真空管試験機
次に複雑なのはエミッション試験機で、基本的にカソードをグランドに慎重に接続し、すべてのグリッドとプレートをB +電圧に接続し、フィラメントに正しい電圧を供給し、プレートのいずれかと直列に電流計を接続することにより、真空管をダイオードとして扱う原理である。またはカソード。これは、通常、可変負荷抵抗器によって制御できる特定のプレート電圧に対して、カソードが放出できる電流であるエミッションを効果的に測定する。スイッチは、正しいフィラメント電圧と、フィラメントとカソードに属するピンを選択する必要がある。
古い試験機は、電流計がプレートと直列に接続されている場合はプレート コンダクタンス、電流計がカソードと直列に接続されている場合はカソード コンダクタンスと呼ぶことがある。
エミッション試験機の問題点は次のとおりである。
相互コンダクタンスなど、真空管の重要な特性を測定できない。
実際の負荷、電圧、電流でテストを実行しない。
真空管を静的な条件下でテストするが、これは真空管が実際の電子機器で動作する動的な条件にはほど遠いものである。
グリッド付きの真空管は、通常の状態ではグリッドによって隠されているカソードのホットスポットのために、実際のエミッションを示さない場合がある。