NEID
主たる分散はエシェル回折格子によって行い、エシェル格子で分散した光束を垂直分散素子で二次的に分散し、二次元的な電磁スペクトルのフォーマットとして検出器上に結像させ記録する。垂直分散素子はプリズムを、検出器は1枚のe2v社製9k×9k画素CCDイメージセンサを使用している。真空容器と環境制御システムは温度変化を1ミリケルビン以下に抑制している。NEIDの環境制御システムはHPF分光器のものをベースとしている。ただし、低温環境で運用されていたHPFと異なり、NEIDの運用温度は300ケルビン(摂氏27度)の常温である。
NEIDは精密な視線速度の測定を行うために2種類の較正光源装置を備えている。一つはレーザー周波数コム (LFC) を使用したもので、もう一つはファブリ・ペロー干渉計を使用するシステムである。較正光源は原則としてLFCシステムを使用し、ファブリ・ペロー干渉計システムはLFCが使用できない場合に限って使用する予備系統となっている。
2019年12月13日にファーストライト観測でペガスス座51番星のスペクトルを観測した。2021年後半には試運転を終え科学観測に完全に利用できる状態になった。