原子線濾波器是物理科學中用於過濾電磁輻射的高效光學帶通濾波器，工作過程精準，而且訊號損失極小。原子線濾波器的工作原理是吸收或共振原子蒸氣光譜線，所以也稱原子共振濾波器。 原子線濾波器主要分三大類：吸收－再發射原子線濾波器、法拉第濾波器，以及福格特濾波器。吸收－再發射濾波器的面世時間最早，所以通常簡稱 原子線濾波器，另外兩種大多采用全稱 法拉第濾波器 和 福格特濾波器。原子線濾波器可以根據不同需求採用不同設計和工作機制，但基本策略相同：利用金屬蒸氣狹窄的吸收譜線或共振譜線來過濾光，除特定頻率能透過外，其他光線都被阻擋。 原子線濾波器在光學上可以起到鎖相放大器的作用，通常在需要有效檢測窄帶訊號（幾乎都是雷射）的科學應用中使用，如果沒有這樣的裝置，窄帶訊號就會被日光之類寬頻資訊源遮擋。除光學雷達經常使用外，人們還在研究原子線濾波器對雷射通訊系統的潛在用途。與干擾濾波器和利奧濾光器之類常規電介質濾光器相比，原子線濾波器效果最為理想，但因結構更加複雜導致只能在抑制背景的檢測環境中使用，實現抑制強烈背景資訊源，檢測弱訊號的目的。與同屬高階濾光器的法布里－珀羅干涉儀相比，法拉第濾波器更加堅固耐用，而且 15 萬美元的單價只有前者六分之一。 歷史 原子線濾波器的前身是 20 世紀 50 年代尼古拉斯布隆伯根設計的紅外量子計數器，是根據約瑟夫韋伯理論設計的量子力學放大器，能以極小噪音檢測紅外線輻射。X 射線和伽馬射線放大器實現零自發輻射後，韋伯認為可以將技術應用到紅外光譜。布隆伯根詳細描述這種裝置，並稱為 紅外量子計數器。 無論射線放大器、伽馬射線放大器還是紅外量子計數器，使用的介質都是晶體和過渡金屬離子雜質，吸收低能量光並重新發射成可見光。到 20 世紀 70 年代，人類又在 原子蒸氣量子計數器 中使用原子蒸氣檢測紅外電磁輻射，因為這種方式比之前使用金屬鹽和晶體效果更好。 接下來，科學家利用紅外線放大器的基本工作原理開發被動鈉原子線濾波器。這種設計及緊隨其後的設計尚欠成熟，量子效率都很低，響應速度慢。由於這便是原子線濾波器的原始設計，許多文獻便專門用 原子線濾波器 代指吸收－再發射原子線濾波器。1977 年，傑裡吉爾布瓦克斯、克里斯托弗克萊因和約翰韋塞爾製出第一臺主動原子線濾波器。 法拉第濾波器在 1978 年前面世，與當時的吸收－再發射原子線濾波器相比 進步顯著。1992 年 8 月 26 日，詹姆斯門德斯和埃裡克科雷瓦獲得福格特濾波器專利，比之前兩種濾波器更先進。福格特濾波器更加緊湊，很容易設計成與永磁體一起使用。1996 年，法拉第濾波器已開始結合光學雷達使用。 特徵 原子線濾波器的技術定義是 超窄帶、大接收角的各向同性濾光器，其中 超窄帶 指能夠透過裝置的狹窄頻率範圍，原子線濾波器的通頻帶大多在 0001 奈米量級。大接收角指裝置的接收角很大（接近 180），是原子線濾波器的重要引數；光線以一定角度射入基於反射層和折射層間距工作的傳統電介質濾光器時，有效間隔會發生變化。 濾波器的確切引數（溫度、磁場強度、波長等）能按具體需要調整。由於系統結構極其複雜，各項引數需用計算機計算。 輸入 輸出 原子線濾波器能在電磁波譜的紫外線、可見光和紅外線頻率範圍工作。吸收－再發射原子線濾波器工作時必須改變光線頻率，被動裝置還需轉至低頻（即紅移）來節約能源，這也導致被動裝置通常無法在紅外線頻率工作，因為輸出頻率太低，已經沒有意義。如果配合光電倍增管，那麼 原子共振濾波器的輸出波長應該能夠保持在特定光譜區，確保商用、大範圍、長壽命的光電倍增管能保持最高靈敏度。這類應用下，主動原子線濾波器功能更便捷，比被動原子線濾波器更具優勢，產生接近紫外線的輸出波長，這樣的光譜區能讓功能完善的光電倍增管保持最高靈敏度。 被動原子線濾波器的輸入頻率幾乎必須完全對應蒸氣室的自然吸收光譜線，主動原子線濾波器遠比被動裝置靈活，但激發的蒸氣會促使裝置吸收其他頻率的光。 響應時間和傳輸效率 吸收－再發射原子線濾波器的響應時間直接影響光源向接收器傳送資訊的速率，所以最小響應時間是這類原子線濾波器的重要特徵。吸收－再發射原子線濾波器的響應時間很大程度上取決於蒸氣室內已激發原子的自發衰減。傑裡蓋布瓦克斯曾於 1988 年記載：通常快速自發發射時間約為 30 納秒，說明資訊傳送速率上限約為 30 兆赫茲。 人類想方設法縮短原子線濾波器的響應時間。20 世紀 80 年代後期，人們已經開始用某些氣體來催化蒸氣室電子衰減。1989 年，埃裡克科雷瓦設計出 快速原子線濾波器，能在沒有感光板的情況下檢測發出的熒光。憑藉這些手段，人類已經輕易達到千兆赫茲的傳輸效率。 效用 效率 原子線濾波器本質上是非常高效的濾光器，通常屬 超高品質 類，品質因子在 105 到 106 範圍。這一定程度上是因為 交叉偏振片 能夠以優於 105 的抑制比阻擋背景光。法拉第濾波器的通頻帶通常為數，總輸出可能在總輸入光強度的一半左右。光損耗由不夠完善的透鏡、濾鏡和視窗反射或吸收。 帶通 原子線濾波器帶通一般和蒸氣室多普勒輪廓相等，頻率就在純光源能激發蒸氣室的自然範圍。多普勒輪廓指蒸氣室因分子運動影響發射的多普勒頻移輻射光譜寬度，該數值在原子偏大、溫度偏低時偏小，這樣的系統更為理想。 部分因素會導致實際情況與上述不符，如果能確保傳送光譜寬頻大於多普勒增寬效果就更理想。以追蹤快速加速的目標為例，原子線濾波器的帶通必須在反射光最大和最小值範圍內。目前公認的帶通提升法是向蒸氣室輸入惰性氣體，這樣不但能加寬光譜線，還能提升濾波器傳送效率。 噪音源 原子線濾波器雖然效率很高，但還遠非完美，存在許多會導致錯誤（又稱 噪音）的問題，例如與濾波器工作過程和訊號光源強度無關的電磁輻射。原子線濾波器本身及其內部的熱輻射產生噪音，部分熱輻射直接由濾波器產生，而且正好在第二道寬頻濾光器的帶通範圍內。如果濾波器的輸出設定在紅外線範圍，就會因為絕大多數熱輻射都在紅外光譜範圍內而出現更多噪音。這些熱輻射可能會激發蒸氣，還可能產生裝置用來檢測的輻射。 主動原子線濾波器沒有 狀態選擇 功能，所以比被動裝置更容易產生噪音，持續的輸入可能意外激發錯誤光線擊中的原子直達能量臨界點，進而自發發出輻射。 原子吸收或共振線激發非目標波長，也會產生噪音，雖然多數 附近 躍遷產生的波長至少距目標十奈米，寬頻濾波器足以阻擋，但目標吸收線的精細和超精細結構可能吸收不正確的光譜頻率，然後傳遞至輸出感測器。 關聯現象 輻射俘獲效應可能嚴重影響原子線濾波器效能，所以需要調整裝置。20 世紀 70 年代至 80 年代初，人類利用原子線濾波器開展的原始研究嚴重高估訊號頻寬。研究、分析輻射俘獲效應並最佳化裝置後，情況顯著改觀。 蒸氣室共振線的位置和寬頻是所有原子線濾波器最重要的特徵。受斯塔克效應和塞曼分裂影響，基準吸收線可能 分裂 至更細，可以利用這種效果來調諧檢測器。 因此，操縱電場和磁場可能會改變濾波器的其他特徵（即造成帶通變更）。 型別 吸收－再發射原子線濾波器 吸收－再發射原子線濾波器吸收所需波長的光後發射能繞過寬頻濾光鏡的光，其中被動機型用高通濾波器阻擋所有低能量入射光，蒸氣室吸收的訊號與蒸氣中的極細吸收線重合，室內原子隨即激發。接下來蒸氣室經過更低頻率的熒光再發射光訊號。另外還有低通濾波器阻擋高於熒光頻率的輻射。主動機型利用光泵和電泵作用激發原子吸收或發射不同波長的光。主動原子線濾波器可能需要其他傳統濾光器系統配合。 法拉第濾波器 法拉第濾波器又名磁光濾波器、法拉第色散濾光器或激發法拉第色散濾光器，工作原理是用蒸氣室旋轉光的偏振。這種旋轉是因法拉第效應和異常色散效應，在原子吸收線附近發生，只旋轉具有蒸氣室共振頻率的光，而其他頻率的電磁輻射則由偏振板阻擋。這種現象與塞曼效應（即原子吸收線在有磁場存在時會發生分裂）有關並受其影響增強。 目標輻射偏振的旋轉角與多個因素緊密相關，如磁場強度 B、蒸氣室寬度 d、室內蒸氣的韋爾代常數 mathcal V（由蒸氣室溫度、光線波長決定，有時還受磁場強度影響）。關係方程如下： beta mathcal V Bd 福格特濾波器 福格特濾波器是在法拉第濾波器的基礎上把磁場偏移至與光方向垂直，而與偏振片的偏振成 45 角。福格特濾波器中的蒸氣室相當於半波片，在福格特效應影響下把偏振延緩 180。 通用部件 光線透過原子線濾波器前可能需要經過準直儀，用於矯直入射光線，確保光線接下來能夠透過濾波器的其他部分，但部分情況下也可能不需要準直儀。準直儀後的高通濾波器能阻擋近波長太長的入射光，約佔到全部入射光的一半。法拉第和福格特濾波器則用第一塊偏振片阻擋不符要求的入射光。 出於實用角度考慮，人們還將其他系統結合原子線濾波器的其餘部分使用。例如，法拉第濾波器使用的偏光片實際上已經不會阻擋大部分輻射，因為這些偏光片只能在有限的波長範圍內工作（所以將）寬頻干擾濾波器和法拉第濾波器結合使用。干擾濾波器的帶通可以達到實際濾光器的兩百倍。光電倍增管也經常用於將輸出訊號強度提升到可用水平。雪崩光電二級管效率更高，能夠取代光電倍增管使用。 蒸氣室 雖然每種原子線濾波器的工作原理不盡相同，但配備的蒸氣室都很相似。濾波器蒸氣室的熱力學特徵與裝置品質休慼與共，所以受到嚴格控制（如確保磁場的必要強度）。光線透過氟化鎂之類材料製成的低反向視窗進出蒸氣室，蒸氣室的其他各面可以用任何不透明的材料，但考慮到蒸氣室的溫度通常超過 100C，所用的不透明材料一般是耐熱金屬或陶瓷。 原子線濾波器需要很高的蒸氣室氣壓，所以大部分蒸氣源是鹼金屬，許多鹼金屬還擁有所需光譜的吸收線和共振頻率。常見的蒸氣源金屬包括鈉、鉀和銫，還可能用到氖這樣的非金屬蒸氣。早期的量子計數器使用晶體中的固態金屬離子，這樣的材料應該也能在各種現代原子線濾波器上使用，但估計是因原子蒸氣效果更好，還沒有人嘗試使用晶體。 應用領域 原子線濾波器能夠有效濾除日光，識別微弱的窄帶訊號，所以在光學雷達與其他雷射跟蹤和檢測應用中最為常見。這種裝置還能用於過濾地球的熱背景，檢測抗生素藥效或充當通用過濾器。 雷射跟蹤與通訊 如果沒有原子線濾波器，雷射跟蹤與通訊可能非常困難。增強型感光耦合元件相機必須結合簡單的電介質濾光器（如干擾濾波器）來遠端檢測雷射發射。增強型感光耦合元件的效率不足，而且必須結合可見光譜範圍內的脈衝雷射傳輸。藉助原子線濾波器的優異過濾系統，普通感光耦合元件都能使用更有效率的連續波雷射。人類已經制出帶通約為 0001 奈米的原子線濾波器，改善經過傳統過濾後雷射接收器的背景抑制。新系統總能耗僅為老版本的三十到三十五分之一，所以人們已經提出並開發結合原子線濾波器並支援空基、水下通訊的敏捷雷射通訊應用。 光學雷達 光學雷達向大氣的相應位置發射雷射，然後分析反向散射回來雷射束的多普勒頻移，目標區域的風速、風向可能也要計算。由此可以研究熱結構、中間層的季節變化，以及晝夜或半日週期的潮汐規律。這些資訊對氣象學和氣候學舉足輕重。 如果無法有效追蹤微弱的雷射訊號，每天大氣資料的收集就只能侷限在太陽電磁輻射尚未淹沒雷射訊號之時。在光學雷達上增加原子線濾波器能有效濾除干擾，確保任何時間都能收集資料。人類已經使用法拉第濾波器配合光學雷達超過十年，科學家在此期間對地球中層大氣的瞭解遠超原子線濾波器發明以前。 參見 受激發射 夫朗和斐譜線 瑞利散射 腳註 參考文獻 專利 擴充套件閱讀 Category 光濾波器 Category 氣象儀器和裝置