機械通氣（mechanical ventilation）或 zhcn 機械換氣；zhtw 機械通氣，又稱輔助通氣（assisted ventilation），是利用機械裝置（呼吸機）來代替、改善或控制自主呼吸運動，以維持通 氣和換 氣功能的呼吸支援技術。 機械通氣有助於空氣進出肺部，其主要目標是幫助輸送氧氣和去除二氧化碳，可糾正低氧血癥和高碳酸血癥及其導致的病理生理和代謝改變，對通氣或為呼吸功能不全的患者起到生命支援作用，為基礎疾病的治療創造條件。 使用機械通氣的原因有很多，包括由於機械的或神經系統的原因而要保護氣道，以便能確保肺部有足夠的氧合，或是從肺部去除多餘的二氧化碳。各種醫療衛生提供者都有使用機械通氣，而需要呼吸機的人通常都會在加護病房接受監測。 如果機械通氣涉及在氣管內產生氣道的器械，則稱為侵入性通氣。這可以透過許多器械來實現，最常見的是透過氣管內插管。對於有意識的人的非侵入性通氣，可使用面罩或鼻罩。 機械通氣的兩個主要型別包括正壓通氣和負壓通氣，前者是將空氣透過呼吸道推入肺部，後者是將空氣拉入肺部。機械通氣有許多具體的模式，其專業名稱隨著這幾十年來技術的不斷發展也在不斷修訂。 歷史 希臘醫生蓋倫有可能是第一個描述機械通氣的人：如果你帶走一隻死去的動物，用它的喉部（透過一根蘆葦）吹氣，你會填滿它的支氣管，看著它的肺得到最大的膨脹。 在 1600 年代，羅伯特胡克對狗進行了實驗來證明這一概念。安德雷亞斯維薩里也透過將蘆葦或手杖插入動物的氣管來描述通風。這些實驗都比發現氧氣以及氧氣在呼吸中的作用來得早。 1908 年，喬治坡展示了他的機械呼吸器，他讓狗窒息，似乎讓它們起死回生。這些實驗都展示了正壓通氣。 要實現負壓通氣，必須有低於大氣壓的壓力才能將空氣吸入肺部。這是在 19 世紀後期首次實現的，那時 John Dalziel 和 Alfred Jones 獨立開發了箱式呼吸機，其中透過將患者放置在一個箱子內來實現通氣，該箱子將身體封閉在一個低於大氣壓的箱子中。這臺機器被通俗地稱為鐵肺，它經歷了多次迭代的發展。在 1900 年代小兒麻痺症流行期間，鐵肺的使用變得普遍。 早期的呼吸機的型式是沒有將控制呼吸這個功能 zhhans 整合；zhhant 整合 在裡面，且吸氣和呼氣的比例被限制在 1：1。在 1970 年代，間歇性強制通氣和同步間歇性強制通氣開始被引進。這些通氣方式都有控制呼吸的功能，使得病人可以在呼與吸之間進行呼吸。 用途 當患者的自主呼吸不足以維持生命時，需要進行機械通氣。它也可能在預期其他生理功能即將崩潰或肺部氣體交換無效時出現。由於機械通氣僅用於為呼吸提供幫助，並不能治癒疾病，因此應該依序確認和治療患者的潛在狀況，以便隨著時間的推移得到解決。患者入住 ICU 的主要原因之一是提供機械通氣。在機械通氣中監測患者有許多臨床應用：增強對病理生理學的理解、輔助診斷、指導患者處理、避免併發症和評估趨勢。通常，啟動機械通氣是為了保護氣道或是減少呼吸所需要的努力。 機械通氣的常見特定醫學指徵包括： 外科手術 急性肺損傷，包括急性呼吸窘迫症候群 ARDS、創傷或 COVID19 肺炎 肺出血 呼吸中止伴隨呼吸暫停 低氧血癥 需要插管的急性重症哮喘 阻塞，例如腫瘤 酸 鹼紊亂，例如呼吸性酸中毒 神經系統疾病，如肌肉萎縮症、肌萎縮側索硬化症（ALS）、格林－巴利綜合徵、重症肌無力等。 患有新生兒呼吸窘迫綜合徵的新生兒早產兒 由於肉毒桿菌中毒引起的呼吸肌麻痺而導致的呼吸衰竭 機械通氣通常是作為短期措施。如果患者患有需要長期通氣協助的慢性疾病，則可以在家中或在護理或康復機構中使用它。 風險和併發症 機械通氣通常是一種挽救生命的干預措施，但也會帶來潛在的併發症。直接源於呼吸機設定的正壓通氣的常見併發症包括容積損傷和壓力損傷 。這包括氣胸、皮下氣腫、縱隔氣腫和氣腹。另一個有據可查的併發症是呼吸機相關的肺損傷，其表現為急性呼吸窘迫綜合徵。其他併發症包括膈肌萎縮、心輸出量減少、和氧中毒。機械通氣患者出現的主要併發症之一是急性肺損傷 （ALI） 急性呼吸窘迫綜合徵（ARDS）。 ALIARDS 被認為是導致患者發病率和死亡率的重要因素。 身為重症醫學的一部分，長時間的通氣在許多醫療衛生系統中，是一種有限的資源。基於這個原因，開始通氣和取消通氣的決定可能會有倫理道德的疑慮，並且通常會涉及法律命令，例如拒絕心肺復甦術命令。 機械通氣通常與許多痛苦的程式相關，並且程式本身可能會讓人不舒服。對於需要阿片類藥物治療疼痛的嬰兒，阿片類藥物的潛在副作用包括餵食問題、胃和腸道活動問題、阿片類藥物依賴的可能性和阿片類藥物耐受性。 取下機械通氣 取下機械通氣的時間點 也稱為撤機 是一個重要的考慮因素。需要機械通氣的人若是能夠支援自己的通氣和氧合，則應考慮停止通氣，並應持續評估。在考慮取下時，有幾個客觀引數需要查詢，但並沒有適用於所有患者的具體標準。 快速淺呼吸指數（RSBI，呼吸頻率與潮氣量的比值（fVT），以前稱為 Yang Tobin 指數 或 Tobin 指數，是以 Karl Yang 博士和洛約拉大學醫學中心的 Martin J Tobin 教授的名字命名。是研究最充分和最常被使用的撤機預測因子之一，沒有其他預測因子被證明是更好的。它在機械通氣患者的前瞻性佇列研究中得到描述，該研究發現 RSBI105 次呼吸 分鐘 升與撤機失敗相關，而 RSBI105 次呼吸 分鐘 升預測撤機成功，具有敏感性、特異性、陽性預測值和陰性預測值分別為 97、64、78、95。 進行自發呼吸試驗是為了評估病人能夠在沒有呼吸機的情況下保持穩定和自主呼吸的可能性。這是透過改變模式來實現的，在這種模式下，他們必須觸發呼吸，而呼吸支援只是為了補償氣管內管的額外阻力。 袖帶洩漏測試是為了檢測是否存在氣道水腫，以顯示拔管後喘息的機會。這是透過對袖帶放氣來檢查空氣是否開始在氣管內導管周圍洩漏。 機制 肺的功能是透過氧合和通氣提供氣體的交換。這種呼吸現象涉及氣流、潮氣量、順應性、抵抗性和死腔的生理概念。其他相關概念包括肺泡通氣、動脈 PaCO2、肺泡容積和 FiO2。肺泡通氣量是單位時間內到達肺泡並參與氣體交換的氣體量。 PaCO2 是動脈血中二氧化碳的分壓，它決定了二氧化碳排出體外的能力。肺泡體積是每分鐘進入和離開肺泡的空氣量。機械死腔是呼吸機設計和功能中的另一個重要引數，定義為在機械裝置中使用後再次呼吸的氣體體積。 由於人體咽、喉、食道的解剖結構和需要通氣的情況，在正壓通氣時，往往需要採取額外措施來保護氣道，以使空氣暢通無阻地進入氣管，避免空氣進入食道和胃。常用的方法是：插管，將一根管子插入氣管，這為空氣提供了一條暢通的通道。這可以是透過嘴或鼻子的自然開口插入的氣管內管，也可以是透過頸部人工開口插入的氣管切開術。在其他情況下，一些簡單的氣道操作，口嚥氣道或喉罩氣道，也可以用。如果患者能夠保護自己的氣道並使用無創通氣或負壓通氣，則可能不需要氣道輔助裝置。 鴉片類藥物等止痛藥有時用於需要用在機械通氣的成人和嬰兒。但對於需要機械通氣的早產兒或足月兒，並沒有強而有力的證據表明這些程式也可以使用常規的阿片類藥物或鎮靜劑，然而，一些需要機械通氣的特定嬰兒可能需要使用阿片類藥物等止痛藥。目前尚不清楚可樂定作為需要機械通氣的早產兒和足月兒的鎮靜劑是否安全或有效。 最初當 100 氧氣（100 Fi）用於成人，很容易以計算下一個需要使用的 Fi，並且容易估計分流比率。估計的分流比率是指未被吸收到迴圈中的氧氣量。在正常生理中，氧氣和二氧化碳的氣體交換髮生在肺泡階段。分流的存在是指阻礙這種氣體交換的任何過程，導致吸入的氧氣被浪費，未含氧的血液流回左心室，它是最終為脫氧的血液提供空間的地方。當使用 100 氧氣時，分流度估計為 700mmHg 從測量 Pa 得到的值。對於每 100 mmHg 的差異，分流比率為 5。超過 25 的分流應促使尋找這種低氧血癥的原因，例如主幹插管或氣胸，並應進行相應的治療。如果不存在此類併發症，則必須尋找其他原因，並且應使用呼氣末期正壓（PEEP）治療這種肺內分流。其他導致分流的原因包括： 主要的肺塌陷引起的肺泡塌陷 肺泡中積聚了氣體以外的物質，例如肺炎引起的膿液、急性呼吸窘迫症候群引起的水和蛋白質、充血性心力衰竭引起的水或出血引起的血液 技術 模式 機械通氣利用幾個獨立的系統進行通氣，稱作是模式。模式有許多不同的交付的概念，但所有模式都屬於三個類別之一；體積迴圈、壓力迴圈、自發迴圈。一種相對較新的通風模式是流控（flowcontrolled）通風（FCV）。Enk D Verfahren und Vorrichtung zur Beatmung eines Patienten method and device for ventilating a patient Patent application DE 10 2016 109 528 A1 German Patent Office 24052016FCV 是一種完全動態的模式，沒有明顯的 無流量 時期。它的基礎是創造一個穩定的氣流進入或流出病人的肺部，分別產生一個吸氣或呼氣。這導致了氣管內壓力的線性增加和減少。與傳統的通氣模式相比，由於有控制的呼氣，沒有突然的胸內壓下降。Schmidt J Wenzel C Mahn M et al Improved lung recruitment and oxygenation during mandatory ventilation with a new expiratory ventilation assistance device A controlled interventional trial in healthy pigs Eur J Anaesthesiol 201835 1073644 此外，這種模式允許使用細的氣管導管（約 210 毫米內徑）為病人通氣，因為呼氣得到積極的支援。Barnes T Enk D Ventilation for low dissipated energy achieved using flow control during both inspiration and expiration Trends Anaesth Crit Care 201924512 一般來說，為特定患者選擇使用哪種機械通氣模式取決於臨床醫生們對模式的熟悉程度以及某個機構中的某項裝置的可用性。 通風的型別 正壓 現代的正壓呼吸機的設計，主要是基於二戰期間軍方為高空戰鬥機飛行員提供氧氣的技術發展。隨著帶有大容量低壓力的袖帶的安全氣管內管被開發出來，這種呼吸機取代了鐵肺。在 1950 年代的斯堪的納維亞半島 和美國的小兒麻痺症流行期間，正壓呼吸機的普及率上升，是現代通氣治療的開端。透過氣管切開管，由人工供應 50 氧氣的正壓降低了小兒麻痺症和呼吸麻痺患者的死亡率。然而，由於這種人工干預需要大量的人力，機械正壓呼吸機變得越來越流行。 正壓呼吸機的工作原理是透過氣管內管或氣管造口管增加患者的氣道裡的壓力。正壓會讓空氣流入氣道，直到呼吸機的這次呼吸結束。然後，氣道裡的壓力降至零，此時胸壁和肺部裡彈性的反彈力就會推動潮氣量 透過被動呼氣的哈氣。 負壓機 負壓機械呼吸機製造時有小型、現場型和大型等等形式。小型裝置的著名設計被稱為胸甲，這是一種殼狀物，使用合適的外殼和軟氣囊的組合僅對胸部產生負壓。近年來，該裝置已使用具有多個密封件的各種尺寸的聚碳酸酯外殼和高壓振盪泵製造，以進行雙相胸甲通氣。它的主要用途是用於具有一些殘餘肌肉功能的神經肌肉疾病患者。後來，有更大的型式可以用，特別是在英國的小兒麻痺症醫院，如倫敦的聖托馬斯醫院和牛津的約翰拉德克利夫醫院。 較大的裝置起源於鐵肺，也稱為 Drinker and Shaw 箱，它由 JH Emerson 公司於 1928 年開發，是最早用於長期通風的負壓機器之一。它在 20 世紀得到大幅地改進和使用，主要是由於 1940 年代席捲世界的小兒麻痺症流行。該機器實際上是一個大型細長水箱，將患者包裹到頸部。頸部用橡膠墊圈密封，使患者的臉部（和氣道）暴露在室內空氣中。雖然氧氣和二氧化碳在血液和肺部空隙之間的交換是透過擴散作用進行的，不需要做任何外部工作，但空氣必須被移入和移出肺部以使其可用於氣體交換過程。在自主呼吸中，由呼吸肌在胸膜腔內產生負壓，由此在大氣壓力和胸腔內的壓力之間產生梯度，因而產生了氣流。在鐵肺中，透過泵，空氣被機械抽出，使槽內產生真空，因而產生負壓。這種負壓會導致胸部擴張，從而導致肺內壓降低，並增加環境空氣進入肺部的流量。隨著真空的釋放，槽內的壓力與環境壓力相等，胸部和肺部的彈性反彈力導致被動呼氣。然而，當真空產生時，腹部也會隨著肺一起擴張，切斷迴流到心臟的靜脈，導致靜脈血在下肢彙集。患者可以正常說話和吃飯，並且可以透過一系列精心佈置的鏡子看到世界。有些人可以非常成功地在這些鐵肺中維持數年。 全身設計的一些問題是，比如無法控制吸氣和呼氣的比例以及流速。這種設計還導致血液積聚在腿部。 間歇性腹壓呼吸機 另一種型別是間歇性腹壓呼吸機，它藉由一個膨脹的氣囊從外部施加壓力，強制呼氣，有時稱為吐氣。第一個這樣的裝置是布保二氏人工呼吸器（BraggPaul pulsator）。由 Puritan Bennett 所製造的 Pneumobelt 是一種此類裝置的名稱，它在一定程度上已成為該型別的通用名稱。 振盪器 最常用的高頻呼吸機和唯一在美國被批准的是 Vyaire Medical 公司的 3100A。它的工作原理是透過設定振幅和以赫茲為單位的高頻率，使用非常小的潮氣量。這種型別的通氣主要用於常規通氣失敗的新生兒和兒科病人。 高頻噴射呼吸機 第一種為新生兒製造的高頻呼吸機，也是唯一的噴射式呼吸機，是由 Bunnell 公司所製造。它與單獨的持續強制通氣呼吸機（CMV）配合使用，為控制呼吸和 PEEP 增加脈衝空氣。 監控 病人被送入 ICU 的主要原因之一是為了進行機械通氣。監測機械通氣的病人有許多臨床應用：加強對病理生理學的理解、幫助診斷、指導病人管理、避免併發症、並評估趨勢。 通氣的患者之中，在滴定 FIO2 時通常使用脈搏血氧儀。 Spo2 的可靠目標是大於 95。 病人的總 PEEP 可以透過在呼吸機上做呼氣保持來確定。如果它高於設定的 PEEP，這表明有空氣滯留。 高原壓力可以透過做吸氣保持來發現。這顯示了病人的肺部所經歷的實際壓力。 迴圈可以用來觀察病人肺部發生的情況。這包括流量 容積和壓力 容積迴圈。它們可以顯示順應性和阻力的變化。 功能餘氣量可以在使用奇異工作站時被決定。 大多數現代呼吸機都有基本的監測工具。也有獨立於呼吸機工作的監視器，允許在移除呼吸機後對患者進行測量，例如氣管測試。 呼吸機的種類 呼吸機有許多不同的樣式和方法來呼吸以維持生命。有手動呼吸機，例如袋瓣罩甦醒球和麻醉袋呼吸機，需要使用者將呼吸機放在面部或人工氣道上，並用手保持呼吸。機械呼吸機是不需要操作員氣力的呼吸機，通常是計算機控制或氣動控制的。機械呼吸機通常需要透過電池或牆壁插座（直流或交流）供電，儘管有一些呼吸機是在氣動系統上工作，是不需要電源的。有多種可用於通風的技術，分為兩大類（然後是次要的一類），這兩類是較早的負壓機制技術和較常見的正壓型別。 常見的正壓機械呼吸機包括有： 運輸型呼吸機 這些呼吸機體積小，更堅固，可以氣動或透過交流或直流電源供電。 重症監護呼吸機 這些呼吸機更大，通常使用交流電源執行（儘管幾乎所有呼吸機都包含電池以促進設施內的運輸並在發生電源故障時作為備用）。這種型別的呼吸機通常可以更好地控制各種通氣引數（例如吸氣上升時間）。許多 ICU 呼吸機還包含圖形以提供每次呼吸的視覺反饋。 新生兒呼吸機（氣泡式持續性正壓呼吸器（CPAP）、高頻噴射呼吸器（HFJV）、高頻振盪呼吸器（HFOV）） 設計時考慮到早產兒，這些是 ICU 呼吸機的一個專用的次模組，旨在為這些患者提供更小、更精確的通氣量和壓力。這些可能是傳統的或高頻率的型別。 正壓呼吸器（PAP） 這些呼吸機專為非侵入性通氣而設計。這包括在家中用於治療睡眠呼吸暫停或慢性阻塞性肺病等慢性病的呼吸機。 呼吸傳遞機制 觸發 導致機械呼吸機輸送呼吸即是觸發。呼吸可以由患者自己呼吸、或是呼吸機操作員按下手動呼吸按鈕、或是由呼吸機根據設定的呼吸速率和通氣模式觸發。 迴圈 迴圈是導致呼吸從吸氣階段過渡到呼氣階段的原因。當達到設定時間時，或者當根據呼吸型別和設定達到預設流量或在呼吸期間輸送的最大流量的百分比時，可以透過機械呼吸機迴圈呼吸。當達到高壓限值等警報條件時，也可以迴圈呼吸，這是壓力調節容積控制的主要策略。 限制 限制是指呼吸的控制方式。呼吸可能被限定在一個預先設定的最大回路壓力或一個預先設定的最大流量。 呼氣 機械通氣中的呼氣，幾乎都是完全被動的。呼吸機的呼氣閥開啟，允許呼氣流量，直到達到基線壓力 PEEP。呼氣流量由患者因素決定，例如順應性和抵抗性。 作為與呼吸機的連線的人工氣道 有多種程式和機械裝置可以防止氣道塌陷、漏氣和誤吸： 面罩 在復甦和麻醉下的小手術中，面罩通常足以實現密封以防止空氣洩漏。無意識患者的氣道通暢可以透過操作下頜或使用鼻咽或口嚥氣道來維持。這些設計用於分別透過鼻子或嘴，為咽部提供空氣通道。佩戴不當的口罩通常會導致鼻樑潰瘍，這對一些患者來說是個問題。面罩也用於意識清醒的患者的無創通氣。但是，全面罩不能提供防止吸入的保護。在沒有足夠有創通氣能力（或在一些較輕的情況下）的 COVID19 流行病中，可以考慮無創通氣，但建議為護理人員穿上加壓防護服，因為佩戴不當的口罩可能會散發出汙染物質氣溶膠。 氣管插管通常用於持續數小時至數週的機械通氣。一根管子透過鼻子（鼻氣管插管）或嘴（經口氣管插管）插入氣管。在大多數情況下，帶有充氣袖口的管子用於防止洩漏和吸入。帶袖套的插管被認為可以提供最好的防止誤吸的保護。氣管插管不可避免地會引起疼痛和咳嗽。因此，除非患者失去知覺或因其他原因被麻醉，通常會給予鎮靜藥物以提供管子的耐受性。氣管插管的其他缺點包括損傷鼻咽或口咽的黏膜內層以及聲門下狹窄。 聲門上呼吸道 聲門上呼吸道（SGA）是位於氣管上方和外側的任何氣道裝置，可替代氣管插管。大多數裝置透過充氣的面罩或袖帶來隔離氣管以供氧氣輸送。較新的裝置具有用於抽吸的食道埠或用於管交換的埠以允許插管。聲門上氣道與氣管插管的主要區別在於它們不會阻止誤吸。1998 年引入喉罩氣道（LMA）後，聲門上氣道裝置已成為擇期麻醉和緊急麻醉的主流。有許多型別的 SGA 可用，包括食管氣管聯合管（ETC）、喉管（LT）和過時的食管閉孔氣道（EOA）。 環甲膜切開術 對於氣管插管已經失敗、需要緊急氣道處理的患者可能需要一個透過環甲膜上的手術開口插入的氣道。這類似於氣管切開術，但環甲膜切開術保留用於於緊急處理。 氣管切開術 當患者需要數週的機械通氣時，氣管切開術可能提供最合適的氣管通路。氣管切開術是透過外科手術建立的進入氣管的通道。氣管切開插管耐受性良好，通常不需要使用任何鎮靜藥物。對於已患有嚴重呼吸系統疾病的患者，或任何預計難以擺脫機械通氣的患者，即肌肉儲備很少的患者，可在治療期間及早插入氣管造口管。 咬嘴 不太常見的介面，不提供防吸入保護。如果患者無法握住它，有帶法蘭的唇形吸嘴可幫助將它們固定到位。 參見 查爾斯赫德勒（Charles Hederer），肺呼吸器的發明者 注釋 參考 外部連結 關於機械通氣的文章以及技術資訊。 國際呼吸機使用者網路 IVUN ，家庭機械通氣使用者的資訊資源。 機械通氣， （詳細的插圖幻燈片演示），作者 Amirali Nader，FCCP 醫學博士，重症監護醫學，郊區醫院，約翰斯霍普金斯大學醫學院。 Category 呼吸療法 Category 重症醫學 Category 急診醫學 Category 人工呼吸器