干涉測量術 httpstermsnaeredutwdetailb300dd7ca0b216022a11474a2bb26b46又稱干涉量度學，簡稱干涉術、干涉法，是透過由波的疊加（通常為電磁波）引起的干涉現象來獲取資訊的技術；其將載有被測物資訊的探測光與參考光干涉，形成空域或者時域干涉條紋，從而實現光感測、光學計量和各種光學測試技術。例如：進行精密距離和時間的測量。 干涉術這項技術對於天文學、光纖、工程計量、光學計量、海洋學、地震學、光譜學及其在化學中的應用、量子力學、核物理學、粒子物理學、 等離子體物理學、遙感、、表面輪廓分析、微流控、應力與應變的測量、測速以及驗光等領域的研究都非常重要。 干涉儀（interferometer）廣泛應用於科學研究和工業生產中對微小位移、折射率以及表面平整度的測量。在干涉儀中，從單個光源發出的光會分為兩束，經不同，最終交匯產生干涉。所產生的干涉圖紋能夠反映兩束光的光程差。在科學分析中，干涉儀用於測量長度以及光學元件的形狀，精度能到奈米級。它們是現有精度最高的長度測量儀器。在傅立葉變換光譜學中，干涉儀用於分析包含與物質相互作用發生吸收或散射資訊的光。由兩個及以上的望遠鏡組成，它們的訊號匯合在一起，結果的解析度與直徑為元件間最大間距的望遠鏡的相同。 基本原理 依據疊加原理，波匯合的結果具有能夠反映波原始狀態的性質。干涉測量術正是基於這一點。當兩束頻率相同的光疊加時，它們產生的條紋取決於它們的相位差：相位相同時會產生增強條紋，相反則會產生減弱條紋。兩種情況之間則會產生中間強度的條紋。這些條紋可以用來分析這兩束波的相對相位關係。絕大多數的干涉儀利用的是可見光等電磁波。 單束入射相干光在干涉儀（如圖一中的邁克耳孫干涉儀）中會經過分光鏡分為兩束。這兩束光在到達探測器重新匯聚前會各自經過不同的路徑，即光路。光路的不同會導致它們相位產生差異。干涉條紋正是產生於由此引入的相位差。如果單束光分為兩路，這兩路光的相位差就可以表徵任何可能影響它們光程的因素。這些因素包括路徑長度的改變或是路徑上折射率的變化。 圖二中，當觀察者透過分光鏡觀察反射鏡 M1 時，可以看到反射鏡 M2 的像 M2。所產生的圖紋可以解釋為光源 S 的兩個虛像 S1 和 S2 所發出的光而產生的干涉紋。干涉紋的特徵取決於光源的性質以及反射鏡與分光鏡的具體朝向。在圖二 a 中，光學元件的朝向使得 S1 與 S2 在觀察者眼前排成一線，所產生的干涉紋則為圓心位於 M1 和 M2 法線上的一組同心圓。而當 M1 和 M2 之間如在圖二 b 那樣存在一定傾角時，干涉紋則會變為雙曲線形，而在 M1 和 M2 重疊時，軸向附近的圖紋會變為彼此平行、均勻分佈的直線。而當 S 不是圖中的點光源，而是具有一定空間外延的光源時，圖二 a 中的圖紋則需要在無限遠處才能觀察到，而圖二 b 中的圖紋則位於反射鏡上。 當使用白光時，干涉儀則會產生如圖三中的彩色圖紋。中心的條紋在光程相同時產生。其或亮或暗取決於兩束光在光學系統中傳播時所經歷的倒相次數。 分類 干涉儀與干涉測量術可以依據以下原則分類： 零差檢測與外差檢測 零差檢測使用的是波長相同的兩束波。它們的相位差會導致檢測儀上光強的變化。這種檢測涉及兩束光匯合後光強的測量以及干涉紋樣式的記錄。本條目中的干涉儀絕大多數屬於此類。 外差檢測用於改變輸入訊號的頻率範圍或增強輸入訊號（通常會用到主動）。頻率為 f1 的較弱的輸入訊號會和頻率為 f2 的產生自的較強的參考訊號混合在一起。這種非線性的混合會產生兩個新訊號，一束的頻率為兩束輸入訊號頻率之和 f1 f2，另一束的頻率則為兩束輸入訊號的頻率差 f1 f2。這些新頻率稱作外差。通常檢測只會用到其中一種頻率，另一束則會自混流器輸出時被過濾掉。輸出訊號的強度與輸入訊號的振幅之積成比例。 外差技術最為廣泛而重要的應用時美國工程師埃德溫霍華德阿姆斯特朗於 1918 年發明的超外差收音機。在這種收音機的電路中，由天線接收到的射頻訊號會與本地振盪器產生的訊號混流，然後透過外差技術轉換為較低的訊號。之後這個中頻訊號會經放大以及濾波，由從中提取出音訊訊號輸送到揚聲器。是外差技術向可見光頻段的延伸。 雙光路與共光路 在雙光路干涉儀中，參考光束與待檢光束沿各自的光路傳播。邁克耳孫干涉儀、、馬赫 曾德爾干涉儀皆屬此類。待檢光束與樣品相互作用後，再和參考光束重新匯合產生用以分析的干涉圖紋。 中則是參考光束與樣本光束在共同的光路傳播。圖 4 展示了、光纖陀螺儀、以及這四種共光路干涉儀。這類干涉儀還有澤尼克相襯顯微鏡、菲涅耳雙稜鏡、零面積薩奈克干涉儀及散射板這幾類。 波前分割與波幅分割 波前分割干涉儀會在一個點或一條狹縫分割波前（可以理解為將一束光分割為兩束空間相干光），之後讓波前的這兩個部分分別經不同光路傳播之後再匯合。圖五展示了楊氏干涉和這兩種波前分割機制。波前分割還有菲涅爾雙稜鏡、比耶雙透鏡以及這幾種機制。 1803 年進行的楊氏干涉實驗在光的波動理論為公眾接受的過程中舉足輕重。如果實驗中使用的是白光的話，干涉結果中心會是由相長干涉（由於兩束干涉光的光路相同）造成的白色光帶，兩側則是亮度逐漸降低的對稱彩色光帶。除了連續的電磁輻射外，單光子以及電子間也會發生楊氏干涉。電子顯微鏡能夠觀測到的巴基球同樣也能楊氏干涉。 中則是由光源與光源的掠射像發出的光（分別是圖中的藍線與紅線）發生干涉。所產生的干涉紋並不對稱。離反射鏡最近的由同光路產生的光帶卻並不是亮的而是暗光帶。漢弗萊勞埃德在 1834 年透過這個效應證明了前表面反射光束的相位發生反轉的現象。 波幅分割干涉儀則利用部分反射鏡透過分割待測光波波幅將其分為幾束，然後在重新匯聚。圖六展示了、 馬赫－曾德爾干涉儀以及法布里－佩羅干涉儀。波幅分割干涉儀還有邁克耳孫干涉儀、、雷射不等光程干涉儀以及幾種。 斐索干涉儀可以用於檢測。一個參考平面放在待檢平面之上。兩個平面之間有狹小的空隙。參考平面上表面稍稍傾斜（傾斜角在一度之內）避免後表面的干擾。待檢平面與參考平面間的空隙使得兩個平面可以成一定的傾角。這個傾角可以增添一個可控的相位梯度以形成干涉紋。人們可以以此來控制干涉紋的排布與方向，得到近乎平行的干涉紋序列而非複雜的輪廓線漩渦。不過平面的分離需要照明光準直。圖六展示了一束準直單色光照明兩個平面。分束器令干涉紋可以在軸向上觀測到。 馬赫 曾德爾干涉儀相對於邁克耳孫干涉儀來說則更為靈活。每個光路只需走一次即可，而干涉紋也可在隨需要在任意平面上產生。通常來說，干涉紋會被放在與待測物體相同的平面內，以使兩者可以同時被拍攝到。如果要使用白光來產生干涉紋的話，由於其相干長度有限（在微米量級），光路必須精細調整，否則不會產生可見的條紋。如圖六所示，參考光束的光路中必須放置補償單元以與待測單元匹配。同時分束器的朝向也需要精準調節。分束器的反射平面的朝向必須調整至能使待測光束與參考光束透過的玻璃的量相同。這種朝向可使兩束光都經歷兩次前表面反射，以使相位反轉數一致。最終兩束光的光程相等，產生相長的白光干涉條紋。 法布里 佩羅干涉儀的核心是一對部分鍍銀的玻璃光學平面。兩個平面相距幾毫米或幾釐米的距離，且鍍銀面相對放置。這個裝置可以用具有兩個平行反射面的透明的法布里 佩羅標準具代替。與斐索干涉儀類似，平面需要稍稍傾斜。典型配置中是由放置在凸透鏡焦平面的散射光源提供照明。如果另一側沒有對應的平面的話，那麼這樣放置會使凸透鏡產生光源的倒像，也就是說所有從點 A 發出的穿過光學系統的光會在點 A 匯聚。圖六中只描繪了從 A 點發出的一束光的情況。隨著光線穿過對應的平面，它會多次反射產生多條透射光，由凸透鏡彙集，投射到螢幕上的 A 點。整個干涉紋會是一組同心亮環。亮環的銳度取決於平面的反射率。如果反射率較高的話，所得到的結果 Q 因子也會比較高（也就是說精細度較高），人們將會看到單色光在暗背景上產生一組窄亮環。圖六中，精細度較低的影像由反射率為 004（未鍍銀的表面）的平面產生，高精細度影像對應的反射率則為 095。 邁克耳孫和莫雷（1887）以及同時期其他科學家都是用過干涉技術來測定以太的特性。他們在搭建系統時採用的是單色光，在實際測定中使用的則是白光。這是由於測定結果會做影像記錄。單色光會產生均勻的干涉紋。儘管干涉儀常在地下室中搭建，然而由於缺乏控制環境溫度的有效手段，實驗者會時常經歷干涉紋的漂移。而馬車經過等等產生的震動也會使干涉紋消失。而當干涉紋重新可見時，觀察者常陷於迷茫之中。雖然白光較低的相干長度會給儀器的搭建帶來麻煩，但瑕不掩瑜，白光能產生鮮明的彩色干涉條紋的特色還是令科學家對其更為青睞。這也是白光用於解決 2pi 模糊 的早期應用例項。 實際應用 光學干涉測量 可見光的干涉測量是干涉測量術中最先發展同時也得到最廣泛應用的類別，早期的實際應用如邁克耳孫測星干涉儀對恆星角直徑的測量，但如何獲取穩定的相干光源始終是限制光學測量發展的重要原因之一。直至二十世紀六十年代，光學干涉測量技術得到了飛速的發展，這要歸功於雷射這一高強度相干光源的發明 Hariharan P 1987a In Progress in Optics EWolf edVol XXIV pp 105164 Elsevier Amsterdam，計算機等數字積體電路獲取並處理干涉儀所得資料的能力大大提升，以及單模光纖的應用增長了實驗中的有效光程並仍能保持很低的噪聲。電子技術的發展使人們不必再去觀察干涉儀產生的干涉條紋，而可以對相干光的相位差直接進行測量。這裡列舉了光學干涉測量在多個方面的一些重要應用。 長度測量 thumb100px 用於測量光程差改變，進而測定氣體折射率的。 長度測量是光學干涉測量最常見的應用之一。如要測量某樣品的絕對長度，最簡明的方法之一是透過干涉對產生的干涉條紋進行計數；若遇到非整數的干涉條紋情形，則可以透過不斷成倍增加相干光的波長來獲得更窄的干涉條紋，直到得到滿意的測量精度為止 Bourdet G L and Orszag A G 1979 Appl Opt 18 225227。常見的方法還包括惠普公司研發的惠普干涉儀 J N Dukes and G B Gordon HewlettPackard Journal 21 No 12 28 Dec 1970，它透過外加一個軸向磁場使氦－氖雷射器 工作在兩個相近頻率，從而發出頻率相差 2 兆赫茲的兩束雷射，再透過偏振分束器使這兩束雷射產生外差干涉。干涉得到的差頻訊號被光檢測器記錄，而待測樣品引起的光程差變化則可以透過計數器表示為光波長的整數倍。惠普干涉儀可以測量在 60 米左右以內的長度，在附加其他光學器件後還可以用於測量角度、厚度、平直度等場合。此外，還可以透過聲光調製的方法得到差頻訊號，並且這種方法能獲得更高的差頻頻率，從而可以從差頻訊號中得到更高的計數。 長度測量的另一類情形是測量長度的變化，常見的方法如藉助聲光調製產生的外差干涉，差頻訊號所攜帶的相位差會被光檢測器記錄，從而得到長度的變化。在測量像熔凝石英這樣熱膨脹係數很低的材料的熱膨脹係數時，還經常用到一種更精確的方法：將兩面部分透射部分反射的玻璃板置於待測樣品的兩端，從而構成一個法布里－珀羅干涉儀。使用兩束髮生外差干涉的雷射，並透過反饋將其中一束雷射的頻率鎖定到法布里－珀羅干涉儀的一個透射峰值頻率上。這樣，當樣品發生熱膨脹而改變法布里－珀羅干涉儀的長度時，透射峰值頻率的變化會引起被鎖定的雷射頻率的相應變化，這一變化也會反映到外差訊號中從而被探測到 Jacobs S F and Shough D 1981 Appl Opt 20 34613463。 光學檢測 光學檢測包括對光學元件和光學系統的檢查和測試，諸如利用等厚干涉條紋來測量玻璃板各處的厚度，以及測量照相機鏡頭的調製傳遞函式等都屬於這類應用。利用等厚干涉來檢測樣品表面是否平整的最常見方法是斐索干涉儀，它利用準直平行光在樣品表面反射後與入射光發生干涉，從而得到等厚條紋。此外，還可以採用從邁克耳孫干涉儀改進而來的特懷曼－格林干涉儀。特懷曼－格林干涉儀也使用準直平行光源，並由於從邁克耳孫干涉儀改進而來，它可以使兩束相干光的光程非常接近，從而相比於斐索干涉儀它對光源的相干長度要求有所降低。 另一類廣泛應用於檢測光學元件表面、光學系統像差以及測量光學傳遞函式的干涉儀是剪下干涉儀 Hopkins H H 1955 Opt Acta 2 2329，它將待測樣品出射的波前分成兩個，並使其相互錯開一定距離（這段距離被稱作剪下），兩個波前重疊的部分即產生干涉圖樣。剪下干涉儀分為切向剪下、法向剪下和旋轉剪下等型別：切向剪下干涉儀通常是一塊平行平面板或略呈角度的劈尖，準直光源入射到平行平面板上就形成了兩束錯開的相干光；而法向剪下干涉儀則類似於斐索干涉儀和特懷曼－格林干涉儀。剪下干涉儀的優點是省去了作為參考的光學表面，結構簡單且兩束相干光的光程基本相等，而缺點則是對干涉圖樣的數值分析比較繁瑣。 干涉光譜 光譜儀可分辨的兩條譜線的中心波長與恰好可分辨的波長差的比值，稱作光譜儀的色分辨本領。對利用色散效應的稜鏡光譜儀以及利用衍射效應的光柵光譜儀，其色分辨本領都不會超過 106 的量級。然而若採用法布里－珀羅干涉儀，由於透射峰的半寬等於干涉儀的自由光譜範圍除以它的細度： Delta nu frac rm FSRmathcal F frac c2ndmathcal F 並由干涉條件 2nd mlambda 代入可得 Delta nu frac nummathcal F，其中 nu 是中心頻率。 從而法布里－珀羅干涉儀的色分辨本領為 frac nuDelta nu mmathcal F。一般干涉序 m sim 105，細度 mathcal F 至少在 10 sim 102，從而干涉光譜儀的色分辨本領在 106 至 107 的量級以上。 干涉儀的另一個重要應用是製造波長計，波長計又分為動態波長計和靜態波長計，前者包含活動元件可調節光程差 Kowalski F V Hawkins R T and Schawlow A L 1976 J Opt Soc Am 66 965966，後者則採用光程差為倍數遞增關係的多個邁克耳孫干涉儀或自由光譜範圍為倍數遞增關係的多個法布里－珀羅干涉儀組合而成。此外利用雷射的外差干涉，結合法布里－珀羅干涉儀可以更精確地測量雷射的頻率或比較兩束雷射的頻率高低，並透過聲光調製和光纖延遲還可以測量出雷射的線寬。 天體測量 在邁克耳孫測星干涉儀被髮明以前，恆星直徑的測量始終是天文學上的一個難題，因為已知體積最大的恆星的角直徑也只有 102 角秒。然而即使是邁克耳孫測星干涉儀，其解析度也只能測量某些巨星的角直徑，對質量稍小的恆星就無能為力。正是雷射和外差干涉技術的發明，自二十世紀七十年代起在測星干涉領域引發了一場革新。在這些經改進的干涉儀中，望遠鏡捕捉到的星光與本地的雷射發生外差干涉，兩者頻率非常接近，從而產生了射電頻域內的拍頻訊號；並且由於這個拍頻訊號的光強來自星光和雷射光強的乘積，這種干涉從而能獲得更高的解析度 Nieuwenhuizen H 1970 Mon Not Roy Astron Soc 150 325335。此外這些實驗大多使用了波長為 106 微米的二氧化碳雷射，這也是由於較長的波長能提高外差干涉的解析度 Siegman A E 1966 Proc IEEE 54 13501356。1974 年，約翰森、貝茨和唐尼斯建造了一臺基線長度為 55 米的差頻干涉儀，使用了功率為 1 瓦特並經過穩頻的二氧化碳雷射，其工作波長為 106 微米 Johnson M A Betz A L and Townes C H 1974 Phys Rev Lett 33 1617 1620。他們用這臺干涉儀對一系列紅外線源進行了觀測，包括 M 型超巨星、米拉變星，並取得了一些星周塵殼的溫度和質量分佈等資訊 Sutton E C Storey J W V Betz A L Townes C H and Spears D L 1977 Astrophys J Lett 217 L97Sutton E C 1979 In High Angular Resolution Interferometry Proceedings of Colloquium No 50 of the IAU pp 1611614 University of Sydney Sydney。而今隨著技術和製造工藝的進步，這類干涉儀的基線長度已經可以擴充套件到幾百米的距離，從而克服了最初邁克耳孫測星干涉儀遇到的困難 Tango W J and Twiss R Q 1980 In Progress in Optics E Wolf ed Vol XVII pp 241277 NorthHolland Amsterdam。 天體測量學上的另一個問題是關於天體的位置和運動的測量 Shao M and Staelin D H 1977 J Opt Soc Am 67 8186。透過對恆星進行精確定位，可以將觀測到的射電源位置和它們觀測到的相應光學位置進行比對，從而直接測量它們的視差並建立宇宙距離尺度。此外這種測量還能幫助確定雙星系統軌道的尺寸和形狀。這類干涉儀包括位於亞利桑那州的海軍原型光學干涉儀，它由四個基本部分組成 Y 形，彼此之間的干涉臂長度為 20 米，對天體的定位可以達到毫角秒的量級 Armstrong J T Mozurkewich D Rickard L J Hutter D J Benson J A Bowers P F Elias II N M Hummel C A Johnston K J Buscher D F Clark III J H Ha L Ling L C White N M and Simon R S 1998 Astrophys J 496 550571；以及太陽系外行星天文干涉儀，它透過監視恆星因圍繞其運動的行星而引起的反映運動來研究太陽系外行星 Colavita M M Shao M Hines B E Wallace J K Gursel Y Malbet F Yu J W Singh H Beichman C A Pan X P Nakajima T and Kulkarni S R 1994 Proc SPIE 2200 8997。 引力波探測 引力波是廣義相對論所預言的以光速傳播的時空擾動，雖然引力波與物質的相互作用非常微弱，但已有間接的天體觀測證據表明它確實存在於諸如雙星系統這樣的天體中，並對這類天體的物理性質有著重要影響。對引力波的直接觀測不僅可以驗證廣義相對論，更重要的是提供了一種有別於基於電磁波觀測的傳統觀測天文學的新觀測手段。並且由於電磁波與引力波的不同性質，引力波天文學所研究的將是藉助電磁波無法觀測到的宇宙的另一個側面。自二十世紀七十年代起，人們逐漸認識到基於干涉原理的引力波探測器是一種較有希望成功的設計，這類探測器的基本構成都是一架等臂邁克耳孫干涉儀 Moss G E Miller L R and Forward R L 1971 Appl Opt 10 24952498Weiss R 1972 Quart Prog Rep Res Lab Electron MIT 105 5476：本質上，雷射干涉引力波探測器是對干涉臂的長度變化進行測量，並對所觀測得的資料進行分析，寄希望於尋找到其中引力波所導致的影響。即引力波所導致的干涉臂長度變化與干涉臂長度的比值： frac Delta LL Fh_t Ftimes h_times equiv h t 其中 h_t 和 h_timest 是引力波的兩個偏振態，F 和 Ftimes 是探測器分別對這兩個偏振態的響應，h t 是引力波的應力強度。在實際操作中，來自外界振動、分子熱運動、以及光檢測器讀出的散粒噪聲等噪聲會疊加到觀測資料中，因而對一般來自天體的引力波而言，如要探測到它們要求探測器的靈敏度要優於 1021rm sqrt Hz 並儘可能地降低其他噪聲。透過使用較長的干涉臂同時在兩端分別增加法布里－珀羅諧振腔 Drever R W P Hough J Munley A J Lee S A Spero R Whitcomb S E Ward H Ford G M Hereld M Robertson N A Kerr I Pugh J R Newton G P Meers B Brooks E D III and Gursel Y 1981 In Laser Spectroscopy V A R W McKellar T Oka and B P Stoicheff eds pp 3340 SpringerVerlag BerlinWeiss R 1999 Rev Mod Phys 71 S187S196，以及採用功率回收技術等方法 Meers B J 1988 Phys Rev D 38 23172326Fritschel P Shoemaker D andWeiss R 1992 Appl Opt 31 14121418，可以有效地降低噪聲並提高幹涉儀的靈敏度。 美國路易斯安那州和華盛頓州的雷射干涉引力波天文臺是典型的基於邁克耳孫干涉儀和法布里－珀羅諧振腔的地面引力波探測器，它被寄希望於探測到頻率在 20 赫茲至 10 千赫茲範圍內的引力波訊號。相同架構的地面引力波探測器還有義大利的 VIRGO、德國的 GEO600，日本的 TAMA300 以及計劃中的 LCGT。美國國家航空航天局和歐洲空間局正在合作研發雷射干涉空間天線專案，計劃在太空中進行類似於邁克耳孫干涉儀的雷射干涉，對低頻區域（30 微赫至 01 赫茲）的引力波進行探測。此外，日本正在計劃中的分赫茲干涉引力波天文臺同樣屬於空間計劃，人們寄希望於它能夠探測分赫茲範圍上的引力波，從而填補和工作頻域之間的空白。 射電干涉測量 望遠鏡的角解析度正比於波長除以口徑，而由於無線電波的波長遠長於可見光，這造成單個射電望遠鏡無法達到觀測一般的射電源所需的解析度（例如採用波長為 28 釐米的無線電波進行解析度為 1 毫角秒的觀測，需要達 6000 千米的望遠鏡口徑）。基於這個原因，英國天文學家馬丁賴爾爵士等人於 1946 年發明了射電干涉技術，他們用一架兩根天線組成的射電干涉儀對太陽進行了觀測。射電干涉技術採用多個分立的射電望遠鏡構成陣列，這些望遠鏡在觀測時都對準同一射電發射源，各自觀測所得的訊號彼此用同軸電纜、波導或光纖連線後發生干涉。這種干涉不僅僅是提升了觀測訊號的強度，而且由於望遠鏡彼此間的基線距離很長，從而提升了觀測的有效口徑。由於各個望遠鏡的位置不同，同一波前到達各個望遠鏡的時間因而會存在延遲，這就需要對先到達的訊號進行恰當的延遲以保持訊號彼此之間的時間相干性。此外，構成干涉的望遠鏡數量越多越好，這是由於觀測射電源表面的光強分佈時，兩臺望遠鏡組成的干涉只能觀測到光強分佈的傅立葉變換（即可見度）的各個空間頻率（這裡空間頻率的含義是描述光強在不同方向上變化快慢的傅立葉頻率）中的一個頻率；而採用多個望遠鏡構成陣列，則可以在多個空間頻率上對射電源進行觀測，再對觀測所得的可見度函式進行逆傅立葉變換得到射電源的光強分佈，這種方法叫做合成孔徑。例如，位於新墨西哥州的甚大天線陣由 27 架射電望遠鏡組成，每架望遠鏡由直徑為 25 米的拋物面天線構成，彼此共形成 351 條彼此獨立的干涉基線，最長的等效基線可達 36 千米。 二十世紀六十年代末，隨著射電望遠鏡接收器的效能和穩定性的提高，在全世界（以至地球軌道）範圍內使望遠鏡相距很遠的同一射電訊號之間產生干涉成為可能，這被稱為超長基線干涉。超長基線干涉不需要觀測訊號之間的物理連線，而是在訊號資料本身嵌入被原子鐘校準的時間資訊，之後再將這些資料進行相關性計算。由於這些資料是在相隔很遠的地點觀測到的，等效基線能夠達到非常之長。現在已經執行的超長基線干涉儀包括位於美國本土及海外領地的超長基線陣列（基線長度 8611 千米），以及遍佈歐亞和非洲大陸的歐洲超長基線干涉網。這些干涉陣列平時都進行著獨立的觀測，但在一些特殊專案中可以實現同時性的觀測，從而形成全球性的超長基線干涉。 參見 衍射 摩爾紋 干涉儀列表 參考文獻 Category 觀測天文學 Category 光學儀器