磁共振成像（，簡稱 MRI）是一種基於核磁共振原理、主要用於影像診斷學的醫學成像技術。使用該技術的磁共振成像儀由強磁場、梯度磁場、無線電波、計算機系統四大構件構成，以形成人體內解剖結構和生理過程的影像。與計算機斷層掃描（CT）和正電子發射斷層掃描（PET）不同的是，MRI 不涉及 X 射線或電離輻射的使用。 磁共振成像在醫院和診所廣泛應用於疾病的醫學診斷、分期和隨訪。與 CT 相比，MRI 在軟組織部位（如大腦或腹部）的影像中能提供更好的對比度。然而，它可能會被患者認為不太舒服，因為受試者通常在一個狹窄並帶有噪音的管狀空間中進行長時間的測量，儘管 開放式 MRI 設計大多緩解了這一點。此外，體內的植入物和其他不可移動的金屬可能會造成風險，並可能使一些患者無法安全地進行 MRI 檢查。 磁共振成像的原理是對靜磁場中的人體施加特定頻率的射頻脈衝（即無線電波脈衝），使人體內水中的氫原子核受到其激勵而發生核磁共振，並釋放可被儀器接收的無線電波。由於該訊號在體內不同結構環境中會有不同的衰減，人們可以透過外加梯度磁場檢測，從而以此重建並繪製成人體內部結構與功能影像。現代核磁共振成像儀應用了快速變化的梯度磁場，使其成像速度得到大幅提升，並讓該技術在臨床診斷、科學研究的應用成為現實，推動了醫學、神經生理學和認知神經科學的發展。 名稱 磁共振 成像舊稱 核磁共振 成像（NMR imaging），後因其初次應用於醫學影像時，正處於冷戰時期，民眾誤以為該檢查具有核輻射，與放射性或核醫學技術相關，而改稱 MRI，去掉 nuclear 字樣，但其原理與 NMR 並無不同 McArthur R A 2013 Translational Neuroimaging Tools for CNS Drug Discovery Development and Treatment Elsevier Acad Press p346。中國大陸稱磁共振 成像，臺灣稱磁振 造影，香港稱磁力 共振掃描醫院管理局聯網服務總監歡迎辭。醫院管理局。 原理 概述 磁共振成像是隨著電子計算機、電子學、電路學、超導體等技術的發展而迅速發展起來的一種生物磁學核自旋成像技術。此成像技術利用核磁共振原理，其中 核 指的是氫原子核，因為人體大約 70 是由水組成的，另外有脂肪、蛋白質等，MRI 即依賴這些分子中的氫原子的共振而造影。 當把物體放置在磁場中，用適當的電磁波照射它，以改變氫原子的旋轉排列方向，使之共振，然後分析它釋放的電磁波，由於不同的組織會產生不同的電磁波訊號，經電腦處理，就可以得知構成這一物體的原子核的位置和種類，據此可以繪製成物體內部的精確立體影像。 原子核在進動中，吸收與原子核進動頻率相同的射頻脈衝，即外加交變磁場的頻率等於拉莫頻率，原子核就發生共振吸收，去掉射頻脈衝之後，原子核磁矩又把所吸收的能量中的一部分以電磁波的形式發射出來，稱為共振發射。共振吸收和共振發射的過程叫做 核磁共振。 數學運算 原子核帶正電荷並有自旋這一屬性，其自旋產生磁矩，稱為核磁矩。研究表明，核磁矩 mu 與原子核的自旋角動量 S 成正比，即 mugamma S qquad 1 式中 γ 為比例係數，稱為原子核的旋磁比。在外磁場中，原子核自旋角動量的空間取向是量子化的，它在外磁場方向上的投影值可表示為 I_zmhbar qquad 2 m 為核自旋量子數。依據核磁矩與自旋角動量的關係，核磁矩在外磁場中的取向也是量子化的，它在磁場方向上的投影值為 mu_zmgamma hbar qquad 3 對於不同的核，m 分別取整數或半整數。在外磁場中，具有磁矩的原子核具有相應的能量，其數值可表示為 E mathbf mu cdot mathbf B mu_z B m gamma hbar B qquad 4 式中 B 為磁感應強度。可見，原子核在外磁場中的能量也是量子化的。由於磁矩和磁場的相互作用，自旋能量分裂成一系列分立的能級，相鄰的兩個能級之差 Delta E gamma hbar B。用頻率適當的電磁輻射照射原子核，如果電磁輻射光子能量 hnu 恰好為兩相鄰核能級之差 Delta E，則原子核就會吸收這個光子，發生核磁共振的頻率條件是： hnugamma hbar Bgamma hB 2pi mbox oromega2pinugamma B qquad 5 式中 nu 為頻率，omega 為角頻率。對於確定的核，旋磁比 gamma 可被精確地測定。可見，透過測定核磁共振時輻射場的頻率 nu，就能確定磁感應強度；反之，若已知磁感應強度，即可確定核的共振頻率。 系統組成 NMR 實驗裝置 採用調節頻率的方法來達到核磁共振。由線圈向樣品發射電磁波，zhhans 調製振盪器；zhhant 調變振盪器； 的作用是使射頻電磁波的頻率在樣品共振頻率附近連續變化。當頻率正好與核磁共振頻率吻合時，射頻振盪器的輸出就會出現一個吸收峰，這可以在示波器上顯示出來，同時由頻率計即刻讀出這時的共振頻率值。核磁共振譜儀是專門用於觀測核磁共振的儀器，主要由磁鐵、探頭和譜儀三大部分組成。磁鐵的功用是產生一個恆定的磁場；探頭置於磁極之間，用於探測核磁共振訊號；譜儀是將共振訊號放大處理並顯示和記錄下來。 MRI 系統的組成 thumb250px 現代臨床高場（30T）MRI 掃描器 MRI 是一臺巨大的圓筒狀機器，能在受檢者的周圍製造一個強烈磁場區的環境，藉由無線電波的脈衝撞擊身體細胞中的氫原子核，改變身體內氫原子的排列，當氫原子再次進入適當的位置排列時，會發出無線電訊號，此訊號藉由電腦的接收並加以分析及轉換處理，可將身體構造及器官中的氫原子活動，轉換成 2D 影像，因 MRI 運用了生化、物理特性來區分組織，獲得的影像會比電腦斷層更加詳細。醫學檢驗手冊 磁鐵系統 靜磁場：又稱主磁場。當前臨床所用超導磁鐵，磁場強度有 02T 到 70T（特斯拉），常見的為 15T 和 30T；動物實驗用的小型 MRI 則有 47T、70T 與 94T 等多種主磁場強度。另有勻磁線圈（shim coil）協助達到磁場的高均勻度。 梯度場（gradient coils）：用來產生並控制磁場中的梯度，以實現 NMR 訊號的空間編碼。這個系統有三組線圈，產生 x、y、z 三個方向的梯度場，線圈組的磁場疊加起來，可得到任意方向的梯度場。 射頻系統 射頻（RF）發生器：產生短而強的射頻場，以脈衝方式加到樣品上，使樣品中的氫核產生 NMR 現象。 射頻（RF）接收器：接收 NMR 訊號，放大後進入影像處理系統。 計算機影像重建系統 由射頻接收器送來的訊號經 AD 轉換器，把模擬訊號轉換成數字訊號，根據與觀察層面各體素的對應關係，經計算機處理，得出層面影像資料，再經 DA 轉換器，加到影像顯示器上，按 NMR 的大小，用不同的灰度等級顯示出欲觀察層面的影像。 MRI 的基本方法 選擇梯度場 Gz 相位編碼和頻率編碼 影像重建 應用 醫學 檢查目的 偵測及診斷心臟疾病、腦血管意外及血管疾病 胸腔及腹腔的器官疾病的偵測與診斷 診斷及評價、追蹤腫瘤的情況及功能上的障礙 MRI 被廣泛運用在運動相關傷害的診斷上，對近骨骼和骨骼周圍的軟組織，包括韌帶與肌肉，可呈現清晰影像，因此在脊椎及關節問題上，是極具敏感的檢查。 因 MRI 沒有輻射暴露的危險，因此經常被使用在生殖系統、乳房、骨盆及膀胱病的偵測及診斷上。 原理概述 氫核是人體成像的首選核種：人體各種組織含有大量的水和碳氫化合物，所以氫核的核磁共振靈活度高、訊號強，這是人們首選氫核作為人體成像元素的原因。NMR 訊號強度與樣品中氫核密度有關，人體中各種組織間含水比例不同，即含氫核數的多少不同，則 NMR 訊號強度有差異，利用這種差異作為特徵量，把各種組織分開，這就是氫核密度的核磁共振影像。人體不同組織之間、正常組織與該組織中的病變組織之間氫核密度、弛豫時間 T1、T2 三個引數的差異，是 MRI 用於臨床診斷最主要的物理基礎。 當施加一射頻脈衝訊號時，氫核能態發生變化，射頻過後，氫核返回初始能態，共振產生的電磁波便發射出來。原子核振動的微小差別可以被精確地檢測到，經過進一步的計算機處理，即可能獲得反應組織化學結構組成的三維影像，從中我們可以獲得包括組織中水分差異以及水分子運動的資訊。這樣，病理變化就能被記錄下來。 人體 23 的重量為水分，如此高的比例正是磁共振成像技術能被廣泛應用於醫學診斷的基礎。人體內器官和組織中的水分並不相同，很多疾病的病理過程會導致水分形態的變化，即可由磁共振影像反應出來。 MRI 所獲得的影像非常清晰精細，大大提高了醫生的診斷效率，避免了剖胸或剖腹探查診斷的手術。由於 MRI 不使用對人體有害的 X 射線和易引起過敏反應的造影劑，因此對人體沒有損害。MRI 可對人體各部位多角度、多平面成像，其分辨力高，能更客觀更具體地顯示人體內的解剖組織及相鄰關係，對病灶能更好地進行定位定性。對全身各系統疾病的診斷，尤其是早期腫瘤的診斷有很大的價值。 優點 與 1901 年獲得諾貝爾物理學獎的普通 X 射線或 1979 年獲得諾貝爾醫學獎的 zhhans 計算機層析成像；zhhant 電腦斷層影像；（ CT）相比，磁共振成像的最大優點是它是目前少有的對人體沒有任何傷害的安全、快速、準確的臨床診斷方法。如今全球每年至少有 6000 萬病例利用核磁共振成像技術進行檢查。具體說來有以下幾點： 對軟組織有極好的分辨力。對膀胱、直腸、子宮、陰道、骨、關節、肌肉等部位的檢查比 CT 優勝； 各種引數都可以用來成像，多個成像引數能提供豐富的診斷資訊，這使得醫療診斷和對人體內代謝和功能的研究方便、有效。例如肝炎和肝硬化的 T1 值變大，而肝癌的 T1 值更大，作 T1 加權影像，可區別肝部良性腫瘤與惡性腫瘤； 透過調節磁場可自由選擇所需剖面。能得到其它成像技術所不能接近或難以接近部位的影像。對於椎間盤和脊髓，可作矢狀面、冠狀面、橫斷面成像，可以看到神經根、脊髓和神經節等。不像 CT 只能獲取與人體長軸垂直的橫斷面； 對人體沒有 zhhans 電離輻射；zhhant 遊離輻射； 損傷； 原則上所有自旋不為零的核元素都可以用以成像，例如氫（1H）、碳（13C）、氮（14N 和 15N）、磷（31P）等。 缺點及可能存在的危害 雖然 MRI 對患者沒有致命性的損傷，但還是給患者帶來了一些不適感。在 MRI 診斷前應當採取必要的措施，把這種負面影響降到最低限度。其缺點主要有： 和 CT 一樣，MRI 也是解剖性影像診斷，很多病變單憑核磁共振檢查仍難以確診，不像 zhhans 內窺鏡；zhhant 內視鏡； 可同時獲得影像和病理兩方面的診斷； 對肺部的檢查不優於 X 射線或 CT 檢查，對肝臟、胰腺、腎上腺、前列腺的檢查不比 CT 優越，但費用要高昂得多； 對胃腸道的病變不如 zhhans 內窺鏡；zhhant 內視鏡； 檢查； 掃描時間長，空間分辨力不夠理想； 由於強磁場的原因，MRI 對諸如體內有磁金屬或 zhhans 起搏器；zhhant 心律調節器； 的特殊病人不能適用。 MRI 系統可能對人體造成傷害的因素主要包括以下方面： 強靜磁場：在有鐵磁性物質存在的情況下，不論是埋植在患者體內還是在磁場範圍內，都可能是危險因素； 隨時間變化的梯度場：可在受試者體內誘導產生電場而興奮神經或肌肉。外周神經興奮是梯度場安全的上限指標。在足夠強度下，可以產生外周神經興奮（如刺痛或叩擊感），甚至引起心臟興奮或心室振顫； 射頻場（RF）的致熱效應：在 MRI 聚焦或測量過程中所用到的大角度射頻場發射，其電磁能量在患者組織內轉化成熱能，使組織溫度升高。RF 的致熱效應需要進一步探討，臨床掃描器對於射頻能量有所謂「特定吸收率」（specific absorption rate SAR）的限制； zhhant 噪音；zhhans 噪聲：MRI 執行過程中產生的各種 zhhans 噪聲；zhhant 噪音；，可能使某些患者的聽力受到損傷； 化學 MRI 在化學領域的應用沒有醫學領域那麼廣泛，主要是因為技術上的難題及成像材料上的困難，目前主要應用於以下幾個方面： 在高分子化學領域，如碳纖維增強環氧樹脂的研究、固態反應的空間有向性研究、聚合物中溶劑擴散的研究、聚合物硫化及彈性體的均勻性研究等； 在金屬陶瓷中，透過對多孔結構的研究來檢測陶瓷製品中存在的沙眼； 在火箭燃料中，用於探測固體燃料中的缺陷以及填充物、增塑劑和推進劑的分佈情況； 在石油化學方面，主要側重於研究流體在岩石中的分佈狀態和流通性以及對油藏描述與強化採油機理的研究。 其他進展 核磁共振分析技術是透過核磁共振譜線特徵引數（如譜線寬度、譜線輪廓形狀、譜線面積、譜線位置等）的測定來分析物質的分子結構與性質。它可以不破壞被測樣品的內部結構，是一種完全無損的檢測方法。同時，它具有非常高的分辨本領和精確度，而且可以用於測量的核也比較多，所有這些都優於其它測量方法。因此，核磁共振技術在物理、化學、醫療、石油化工、考古等方面獲得了廣泛的應用。 zhhans 磁共振顯微術；zhhant 磁共振顯微術；（MR microscopy MRMμMRI）是 MRI 技術中稍微晚一些發展起來的技術，MRM 最高空間解析度是 4μm，已經可以接近一般光學顯微映象的水平。MRM 已經非常普遍地用作疾病和藥物的動物模型研究。 zhhans 活體磁共振能譜；zhhant 活體磁共振頻譜；（in vivo MR spectroscopy MRS）能夠測定動物或人體某一指定部位的 NMR 譜，從而直接辨認和分析其中的化學成分。 諾貝爾獲獎者的貢獻 核磁共振的研究在近代取得很多的成果，相關工作曾榮獲多個諾貝爾獎。1946 年，美國物理學家費利克斯布洛赫 Felix Bloch 和愛德華米爾斯珀塞爾 Edward Mills Purcell 在質子中證明了這一現象。他們於 1952 年榮獲諾貝爾物理學獎。 核磁共振的相關研究還曾獲得兩項諾貝爾化學獎。1991 年，瑞士人理查德恩斯特（Richard Ernst）因其對高解析度核磁共振波譜方法的貢獻而獲的諾貝爾化學獎。2002 年，同樣來自瑞士的庫爾特維思裡希 Kurt Wüthrich 因其開發的核磁共振波譜技術用於測定溶液中生物大分子的三維結構而獲獎。 2003 年 10 月 6 日，瑞典卡羅林斯卡醫學院宣佈，2003 年諾貝爾生理學或醫學獎授予美國化學家 zhhans 保羅勞特伯；zhhant 保羅勞特伯； 和英國物理學家彼得曼斯菲爾德，以表彰他們在醫學診斷和研究領域內所使用的核磁共振成像技術領域的突破性成就。 勞特伯在紐約州立大學石溪分校化學系當副教授時看到因為儀器老舊，研究生與博士後研究員實驗皆做不出理想結果，於是苦思解決之道。zhhans 勞特布林；zhhant 勞特伯； 的貢獻是，在主磁場內附加一個不均勻的磁場，把梯度引入磁場中，從而創造了一種可視的用其他技術手段卻看不到的物質內部結構的二維結構影像。他描述了怎樣把梯度磁體新增到主磁體中，然後能看到沉浸在重水中的裝有普通水的試管的交叉截面。除此之外沒有其他影像技術可以在普通水和重水之間區分影像。透過引進梯度磁場，可以逐點改變核磁共振電磁波頻率，透過對發射出的電磁波的分析，可以確定其訊號來源。 曼斯菲爾德進一步發展了有關在穩定磁場中使用附加的梯度磁場理論，推動了其實際應用。他發現磁共振訊號的數學分析方法，為該方法從理論走向應用奠定了基礎。這使得 10 年後磁共振成像成為臨床診斷的一種現實可行的方法。他利用磁場中的梯度更為精確地顯示共振中的差異。他證明，如何有效而迅速地分析探測到的訊號，並且把它們轉化成影像。曼斯菲爾德還提出了極快速的梯度變化可以獲得瞬間即逝的影像，即 zhhans 平面回波掃描成像；zhhant 面迴訊成像；（echoplanar imaging EPI）技術，成為 20 世紀 90 年代開始蓬勃興起的功能磁共振成像研究的主要手段。 值得一提的是，2003 年諾貝爾物理學獎獲得者們在超導體和超流體理論上做出的開創性貢獻，也為開發核磁共振掃描器提供了提供了重要的理論支援。例如，醫學用的核磁共振成像儀器就使用了超導材料。 此外，在 2003 年 10 月 10 日的《紐約時報》和《華盛頓郵報》上，同時出現了佛納（Fonar）公司的一則整版廣告：，應當與彼得曼斯菲爾德和保羅勞特布林分享 2003 年諾貝爾生理學或醫學獎。沒有他，就沒有核磁共振成像技術。 指責諾貝爾獎委員會 篡改歷史 而引起廣泛爭議。事實上，對 MRI 的發明權歸屬問題已爭論了許多年，而且爭得頗為激烈。在學界看來，由於幾個相關人物的長期宣傳，達馬蒂安更多地被描繪成是一個生意人，而不是科學家。不過，有關的答案可能要相當長的一段時間以後才能有定論。 禁忌 孕婦、心臟裝有節律器者、身體任何部位裝置有對磁力有感應的金屬者，需要與醫生進行評估，像是部份心臟節率器可以經過調整之後接受檢查。 美國食品與藥物管理局（FDA）於 2006 年 6 月發出警訊，中末期腎臟疾病及慢性腎衰竭患者使用含釓 MRI 顯影劑可能造成腎因性全身皮膚硬化症 腎因性纖維化皮膚病變（Nephrogenic Systemic FibrosisNephrogenic Fibrosing Dermopathy，NSFNFD）。 備註 相關條目 核磁共振 擴散磁振造影 核磁共振中的弛緩現象 射頻 射頻線圈 梯度磁場 k 空間 磁化準備 反轉回復（inversion recovery） 飽和回覆（saturation recovery） 驅返平衡（driven equilibrium） 取像方法 zhhans 自旋迴波；zhhant 自旋迴訊；（spin echo） zhhans 梯度回波；zhhant 梯度迴訊；（gradient echo） zhhans 平行成像；zhhant 平行影像；（parallel imaging） zhhans 面回波成像；zhhant 面迴訊造影；（echoplanar imaging EPI） zhhans 定常態自由進動成像；zhhant 穩定態自由旋進造影；（steadystate free precession imaging SSFP） 醫學生理性應用 磁振血管攝影（MR angiography） 磁振膽胰攝影（MR cholangiopancreatogram MRCP） 擴散權重影像（diffusionweighted image） 擴散張量影像（diffusion tensor image） 灌流權重影像（perfusionweighted image） zhhans 功能性磁共振成像；zhhant 功能性磁振造影；（ fMRI） 磁敏感加權成像（sensetivity weighted image） 磁共振波譜成像（MR Spectroscopy Imaging） 參考文獻 傅傑青核磁共振 獲得諾貝爾獎次數最多的一個科學專題《自然雜誌》，2003（06）357261 別業廣、呂樺再談核磁共振在醫學方面的應用《物理與工程》，2004（02）34 61 金永君、艾延寶核磁共振技術及應用《物理與工程》，2002（01）4748 50 劉東華、李顯耀、孫朝暉核磁共振成像《大學物理》，1997（10）3639 29 阮萍核磁共振成像及其醫學應用《廣西物理》，1999（02）5053 28 Lauterbur P C Nature 1973 242190 黃衛華走近核磁共振《醫藥與保健》，2004（03）15 葉朝輝磁共振成像新進展《物理》，2004（01）1217 田建廣、劉買利、夏照帆、葉朝輝磁共振成像的安全性《波譜學雜誌》，2002（06）505511 蔣子江核磁共振成像 NMRI 在化學領域中的應用《化學世界》，1995（11）563565 樊慶福核磁共振成像與諾貝爾獎《上海生物醫學工程》，2003（04）：封三 參見 計算機圖形學 視覺化 資訊視覺化 科學視覺化 引用 Category 計算機圖形學 Category 視覺化 H H