மீவெப்பநிலை அளவி
[[Image:Gluehfadenpyrometer.jpg|thumb|upright|ஒரு [[ஒளியியல்]] மீவெப்பநிலை அளவி]]
 [[Image:Pyrometer 040824.jpg|thumb|upright|ஒரு மாலுமி காற்றோட்ட அமைப்பின் (ventilation system) [[வெப்பநிலை|வெப்பநிலையை]] சோதிக்கிறார்.]]
 மீவெப்பநிலை அளவி ('''pyrometer''') என்பது ஒரு தொலையுணர்வு (remote-sensing) [[வெப்பநிலைமானி|வெப்பநிலைமானியாகும்]]. அது ஒரு பரப்பின் [[வெப்பநிலை|வெப்பநிலையை]] கண்டறியப் பயன்படுகிறது. வரலாற்றில் பல மீவெப்பநிலை அளவிகள் இருந்துள்ளன. ஆனால் நவீன காலத்தில் பயன்படும் மீவெப்பநிலை அளவிகள், தூரத்திலுள்ள ஒரு பரப்பின் வெப்பநிலையை, அது வெளிப்படுத்தும் [[வெப்பக் கதிர்வீசல்|வெப்பக் கதிர்வீசலின்]] மூலம் ஏற்படும் [[நிறமாலை|நிறமாலையைக்]] கொண்டு அளக்கப்படுகிறது. எனவே மீவெப்பநிலைஅளவியல் (pyrometry) செயல்பாடு சில நேரங்களில் கதிர் வீச்சளவியல் (radiometry) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
 
 மீவெப்பநிலை அளவியிலுள்ள  pyro என்ற கிரேக்க சொல்லிற்கு தீ  (&quot;πυρ&quot;) என்று அர்த்தம். மீவெப்பநிலை அளவி என்பது வௌ்ளொளிர்வை (incandescence) ஏற்படுத்தும் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை அளக்கப் பயன்படுகிறது. [[ஒளி|கட்புல ஒளியை]] உமிழும் ஒரு பொருள், குறைந்த பட்சம் செஞ்சூடான நிலையில் இருக்க வேண்டும்.&lt;ref&gt;{{cite web|title=incandescence|url=http://www.dictionary.reference.com/browse/incandescence|website=Dictionary.com|publisher=Dictionary.com, LLC|accessdate=2 January 2015}}&lt;/ref&gt;
 
 [[அகச்சிவப்புக் கதிர்|அகச்சிவப்பு]] வெப்பநிலை அளவி (infrared thermometer) அல்லது நவீன மீவெப்பநிலை அளவி, குளிர்ந்த வெப்பநிலையையும் அளக்க உதவுகிறது. அகச்சிவப்பு கதிர்வீசலின் பாயத்தை (infrared radiation flux) கணக்கிடவும் பயன்படுகிறது.
 
 == வடிவமைப்பு ==
 
 நவீன மீவெப்பநிலை அளவிகள் ஒரு [[ஒளியியல்]] அமைப்பையும், உணர்கருவியையும் (detector) கொண்டுள்ளது. ஒளியியல் அமைப்பு, வெப்பக் கதிர்வீசலை உணர்கருவியில் குவிக்கிறது. உணர்கருவியின் வெளியீடு குறியீடு (''T'') வெப்பநிலையையும், [[இசுட்டீஃபான்- போல்ட்சுமான் விதி|இசுட்டீஃபான்- போல்ட்சுமான் விதியின்]] அடிப்படையில் ''j''&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt; [[காலற்றிறன்|கதிர் வீச்சுத் திறனையும்]], '''σ''' இசுட்டீஃபான்- போல்ட்சுமான் மாறிலியையும், '''ε'''[[விகிதத் தொடர்பு|விகிதத் தொடர்பையும்]] குறிக்கிறது. 
 :&lt;math&gt;
 j^{\star} = \varepsilon\sigma T^{4}
 &lt;/math&gt;
 
 அதன் வெளியீடு தொலைவிலுள்ள ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை, அப் பொருளைத் தொடாமலே கண்டறியும். [[வெப்பமின் இரட்டை]] மற்றும் [[மின்தடை வெப்பமானி]] போன்ற [[வெப்பமானி|வெப்பமானிகள்]], [[பொருள்|பொருளின்]] மீது வைக்கப்பட்டு ஒரு [[வெப்பச் சமநிலை]] அடைந்த பின்பே வெப்பநிலையை அளக்கிறது.
 
 == வரலாறு ==
 
 [[File:Pyrometer example.png|thumb|left|1852ல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மீவெப்பநிலை அளவி. சூடேற்றப்பட்ட [[உலோகம்|உலோக]] பட்டை (a)  என்ற [[நெம்புகோல்|நெம்புகோலை]] அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறது, இது (b) என்ற குறிமுள்ளை நகர்த்துகிறது,  இது (c) என்ற அளவுகோலின் மேலே நகர்கிறது. (e) என்ற நகராப்பொருள் உலோகப்பட்டையை அழுத்திப் பிடித்துக் கொண்டுள்ளது. (c) உள்ள ஒரு [[சுருள்வில்]] (c) யுடன் இணைக்கப்பட்டு, பட்டை குளிர்ந்தவுடன் தன் நிலையை அடையுமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது.]]
 
 [[சோசியா வெட்ச்வூட்]] என்ற [[மண்பானை]] வினைஞர், தனது சூளையில் முதல் மீவெப்பநிலை அளவியைப் பயன்படுத்தினார்.&lt;ref&gt;{{cite web|url=http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/wedgwood_josiah.shtml |title=History&amp;nbsp;— Historic Figures: Josiah Wedgwood (1730 - 1795) |publisher=[[பிபிசி]] |date=1970-01-01 |accessdate=2013-08-31}}&lt;/ref&gt; [[களிமண்]], சூடேற்றப்படும் அளவு அதன் [[நிறம்|நிறத்தை]] எவ்வாறு பாதிக்கிறது மற்றும்  அதில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் சூளையின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து எவ்வாறு மாறுகிறது எனக் கண்டறிந்தார்.&lt;ref&gt;{{cite web|url=http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery-packs/pack/lives-of-the-wedgwoods/chapter/pyrometer|title=Pyrometer |publisher=[[Wedgwood Museum]] |accessdate=23 August 2013}}&lt;/ref&gt; இதே சோதனை பின்னர் உலோகப் பட்டைகளைக் கொண்டு செய்யப்பட்டது.&lt;ref&gt;{{cite book |last=Draper |first=John William |title=A Textbook on chemistry |date=1861 |publisher=Harper &amp; Bros|page=24 |url=https://books.google.com/books?id=HKwS7QDh5eMC&amp;pg=PA1&amp;dq=draper,+john+william&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=4#v=onepage&amp;q&amp;f=false }}&lt;/ref&gt;
 
 [[File:Silicon grown by Czochralski process 1956.jpg|thumb|upright|ஒரு தொழில்நுட்ப வல்லுநர், 2650°F வெப்பநிலையில் உருக்கப்பட்ட [[சிலிக்கான்|சிலிக்கானை]] மீவெப்பநிலை அளவியைப் பயன்படுத்தி சோதிக்கிறார்.]]
 
 1901 ல் முதல் மறையும் மின்னிழை அணல்மானியை (disappearing filament pyrometer) கால்பார்ன் மற்றும் கார்ல்பாம் (L. Holborn and F. Kurlbaum) இணைந்து உருவாக்கினர்.&lt;ref name=Michalski&gt;L. Michalski et al, ''Temperature Measurement, Second Edition''. (Wiley, 2001), pp. 162–208.&lt;/ref&gt; 
 இக் கருவியில் உள்ள மின்னிழை ஒன்று பார்ப்பவரின் கண்களுக்கும், வெப்பத்தால் ஒளிவிடும் (incandescent) பொருளுக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது. 
 மின்னிழைக்குள்ளே செல்லும் [[மின்னோட்டம்]] மாற்றம் செய்யப்பட்டு, இதன் நிறமும் பொருளின் நிறமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் படி செய்யப்படுகிறது. பின்னர் கொடுக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் அளவைக் கொண்டு வெப்பநிலை கணக்கிடப்படுகிறது.&lt;ref name=Mercer&gt;C. Mercer, ''Optical metrology for fluids, combustion, and solids''. (Kluwer Academic, 2003), pp. 297–305.&lt;/ref&gt; இது பொருளின் வெப்ப உமிழ்திறனின் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது. வெப்ப உமிழ்திறன், பரப்பின் அமைப்பைப் பொறுத்து மாறுபடுவதால், அளவுகளின் துல்லியத்தன்மையைப் பாதிக்கிறது.&lt;ref name=Ng&gt;{{cite journal |author=D. Ng |author2=G. Fralick |last-author-amp=yes |url=http://rsi.aip.org/rsinak/v72/i2/p1522_s1 |title=Use of a multiwavelength pyrometer in several elevated temperature aerospace applications |journal=Review Scientific Instruments |volume=72 |issue=2 |page=1522 |date=2001 |doi=10.1063/1.1340558 |bibcode=2001RScI...72.1522N }}{{Dead link|date=ஆகஸ்ட் 2021 |bot=InternetArchiveBot }}&lt;/ref&gt;
 
 இந்தக் குறைபாட்டை நீக்க இரு நிற மீவெப்பநிலை அளவி உருவாக்கப்பட்டது. இது [[மேக்ஸ் பிளாங்க்|பிளாங்க்]] விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட [[அலைநீளம்|அலை நீளத்தின்]] கதிர் வீச்சு செறிவையும், வெப்பநிலையையும் ஒப்பிடுகிறது.&lt;ref name=Mercer/&gt; இவ்வகை மீவெப்பநிலை அளவிகள் 1939 ல் பயன்பாட்டுக்கு வந்தன.&lt;ref name=Michalski/&gt;
 
 ஒப்பீடு மீவெப்பநிலை அளவிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு, எந்த உலோகத்தின் வெப்பநிலையும், எந்த இரு அலை நீளங்களின் வெப்ப உமிழ்திறனும் எளிதாக அளவிடப்பட்டன.&lt;ref name = Olinger&gt;{{cite conference|url=http://pyrometry.com/farassociates_icipaper.pdf |author=D. Olinger |author2=J. Gray |author3=R. Felice| title=Successful Pyrometry in Investment Casting | conference =  Investment Casting Institute 55th Technical Conference and Expo,|publisher=Investment Casting Institute |date=2007-10-14 | accessdate=2015-04-02}}&lt;/ref&gt;
 
 1992 ல் [[ஐக்கிய அமெரிக்கா|அமெரிக்க]] நாட்டின் தேசிய தர அளவு மற்றும் தொழிற்நுட்ப நிறுவனம் (National Institute of Standards and Technology) பல அலைநீள மீவெப்பநிலை அளவிகள் உருவாக்க திட்டமிட்டது. பொருட்களின் வெப்ப நிலையை துல்லியமாக அளக்க திட்டமடப்பட்டது.&lt;ref name=Michalski/&gt;&lt;ref name=Mercer/&gt;&lt;ref name=Ng/&gt;&lt;ref name = Olinger/&gt;
 
 == பயன்கள் ==
 
 மீவெப்பநிலை அளவிகள், நகரும் பொருட்கள் அல்லது மிக அதிக வெப்பநிலையிலுள்ள தொட முடியாத பொருட்களின் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுகிறது.
 
 [[உலோகவியல்]] மற்றும் [[உலைக்களம்|உலைக்களப்]] பயன்பாட்டில் வெப்பநிலை என்பது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. [[உருகுநிலை|உருகு வெப்பநிலையில்]] 
 உலைக்களனை நிலைநிறுத்த மீவெப்பநிலை அளவிகள் பயன்படுகிறது. உருக்கிப் பிரித்தெடுத்தல் முறையில் கசடுகளைச் சரியான வெப்பநிலையில் பிரித்தெடுக்க உதவுகிறது. இந்தப் பயன்பாட்டிற்கு வெப்ப மின்னிரட்டை பயன்படுத்தப் படுகின்றன. ஆனால் அவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதும், உயர் வெப்பநிலையில் பயன்படுத்துவதும் இயலாததாக உள்ளது.
 
 [[File:THC 2003.902.127 T. Hignett Optical Pyrometer.tif|thumb|left|1930 ல் கட்டு (Fixed) [[நைட்ரசன்]] ஆராய்ச்சி மையத்தில், [[ஒளியியல்]] மீவெப்பநிலை அளவியைப் கொண்டு கோக் [[உலைக்களம்|உலைக்களனின்]] [[எரிதல்]] வெப்பநிலைக் கணக்கிடப்படுகிறது.]]
 
 1300&amp;nbsp;°C வெப்பநிலையில் [[வெப்பப் பதனிடல்]] முறையில் உருக்கப்பட்ட [[உப்பு (வேதியியல்)|உப்பைப்]] பயன்படுத்தி [[எஃகு]] சுத்தப்படுப்படுகிறது. இந்த வெப்பநிலையை நிலைநிறுத்த மீவெப்பநிலை அளவி உதவுகிறது.&lt;ref&gt;L. Michalski et al., “Temperature Measurement, Second Edition''.(Wiley, 2001), pp. 403-404.&lt;/ref&gt;
 
 ஊதுலைத் திறப்பு மீவெப்பநிலை அளவி  (''tuyère pyrometer'') என்பது ஒரு ஒளியியல் கருவியாகும், ஊதுலைத் திறப்பு வழியாக வரும் காற்றை பயன்படுத்தி வெப்பநிலை அளக்கப்படுகிறது.
 
 [[நீராவி]] [[கொதிகலன்]], மீவெப்பநிலை அளவியுடன் இணைக்கப்பட்டு நீராவியின் [[கொதிநிலை]] அளக்கவும், நீராவியைக் கொதி நீர் நிலைக்கு மேல் வெப்பூட்டுவதற்கான அமைப்பாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 
 சூடேற்றபட்ட வளிக்கூடுடன் (hot air balloon) மீவெப்பநிலை அளவி இணைக்கப்பட்டு, அதன் வெப்பநிலை கண்காணிக்கப்பட்டு, அதன் [[துணி]] [[தீ|தீப்பிடிக்காமல்]] பாதுகாக்கப்படுகிறது.
 
 பரிசோதனைக்குட்படும் [[விசையாழி|வளிமச் சுழலி]]  மீவெப்பநிலை அளவி இணைக்கப்பட்டு, அதன் சுழல்சக்கரம் கொண்டுள்ள தரை வெப்பநிலையை அறியப்படுகிறது.
 
 == மேலும் பார்க்க ==
 * [[வெப்பக் கதிர்வீசல்]]
 
 == மேற்கோள்கள் ==
 {{reflist}}
 
 == வெளியிணைப்புகள் ==
 {{commons category|Pyrometers|பைரோமீட்டர்கள்}}
 * [http://www.freepatentsonline.com/4619533.html The tuyère pyrometer patent]
 * [http://www.omega.com/literature/transactions/volume1/thermometers1.html Infrared and radiation pyrometers]
 * [http://www.freepatentsonline.com/5772323.html A multiwavelength pyrometer patent]
 
 [[பகுப்பு:வெப்பமானிகள்]]
 [[பகுப்பு:அளவிடும் கருவிகள்]]
 [[பகுப்பு:வெப்பவியல்]]
 [[பகுப்பு:கதிர்வீச்சளவியல்]]