தரவு மின்முனை
'''தரவு மின்முனை''' அல்லது மேற்கோள் மின்முனை என்பது நிலைத்த நன்கு அறிந்த [[மின்முனை மின்னிலை]]யை உடைய [[மின்முனை]] ஆகும்.  மின்முனை மின்னிலையின் உயர்நிலைப்புத் திறம் [[குறைப்புவேற்றம்|குறைப்புவேற்ற]] அமைப்பைப் பயன்படுத்தி பெறப்படுகிறது. இவ்வமைப்பில்  குறைப்புவேற்ற வினையில் பங்குபெறும் ஒவ்வொரு கரைசலின் [[பொந்திகையுற்ற அல்லது நிறைவுற்ற]] [[செறிவு|செறி வும்]] எப்போதும் மாறாமல் இருக்கும்.&lt;ref&gt;{{Cite book
 | edition = 2
 | publisher = Wiley
 | isbn = 0-471-04372-9
 | last = Bard
 | first = Allen J.
 |author2=Faulkner, Larry R.
  | title = Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications
 | date = 2000-12-18
 }}&lt;/ref&gt;
 
 தரவு மின்முனைகள் பல வழிகளில் பயன்படுகின்றன. இதில் மிக எளியமுறை [[மின்வேதிக் கலத்தை]] உருவாக்க, அரைக்கலமாகத் தரவு மின்முனையைப் பயன்படுத்துதலே ஆகும்.  இது அரைக்கலத்தின் [[குறைப்பு மின்னிலை]]யைக் கண்டறிய வழிவிடுகிறது. தனித்த பிரிநிலை மின்முனையின் மின்னிலையை, அதாவது  ([[தனிப்பிரி மின்முனையின் மின்னிலை]])யை, அளக்கும் துல்லியமான நடைமுறை உத்தியை  இனிமேல்தான் உருவாக்கவேண்டும்.
 
 == நீர்மவகைத் தரவு மின்முனைகள் ==
 
 பொது தரவு மின்முனைகளும் செந்தர நீரக (Hydrogen) மின்முனையுடன் ஒப்பிட்ட மின்னிலைகளும்:
 
 * [[செந்தர நீரக மின்முனை]] (செநீமி) (E=0.000 V) Hஇன் வினைத்திறம்&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt;=1
 * [[இயல்பு நீரக மின்முனை]] (இநீமி) (E ≈ 0.000 V)  Hஇன் செறிவு&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt;=1
 * [[மீளியல்பு நீரக மின்முனை]] (மீநீமி) (E=0.000 V - 0.0591*pH)
 * [[நிறைவுற்ற கலோமல் மின்முனை]] (நிகமி) (E=+0.241 V நிறைவுற்றது)
 * [[செம்பு-செம்பு(II) சல்பேட்டு மின்முனை]](செசமி) (E=+0.314 V)
 * [[வெள்லிக் குளோரைடு மின்முனை]] (E=+0.197 V நிறைவுற்றது)
 * [[pH-மின்முனை]] ( [[pH]] செறிவுற்ற கரைசல்களில்)
 * [[பல்லாடியம்-நீரக மின்முனை]]
 * [[இயங்கியல் நீரக மின்முனை]] (இநீமி)
 * [[இதளியச் சல்பேட்டு|இதள்-இதளியச் சல்பேட்டு மின்முனை]] (E=+0.64 V in sat'd K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;, E=+0.68 V in 0.5 M H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;) (இசமி)
 
 &lt;gallery&gt;
 
 Image:Standard hydrogen electrode 2009-02-06.svg|செந்தர நீரக மின்முனை
 Image:CopperSulphateElectrode.png|Cu-Cu(II) தரவு மின்முனை
 Image:Ag-AgCl Reference Electrode.jpg|Ag-AgCl தரவு மின்முனை
 
 &lt;/gallery&gt;
 
 '''பகுதி-தரவு மின்முனை''' (பதமி) மேலே கூறிய சிக்கல்களைத் தவிர்க்கிறது.  ஃபெர்ரோசின் அமைந்த பதமி அல்லது அதைப் போன்ற [[அகச் செந்தர]] ([[கொபால்ட்டோசின்]])பின்புலமாக அமைந்த ஃபெர்ரோசீன் நீர்மம் அல்லாத பணிகளுக்குக் கருத்தியலாக ஏற்றதாகும். மேலும்  நீர்மம் அல்லாத பயன்பாடுகளுக்கு  1960களின் தொடக்கத்தில் இருந்தே பல காரணங்களுக்காக ஃபெர்ரோசீன் பரவலாக ஏற்கப்பட்டுவருகிறது. இதோடு 1984இல், IUPACயும்  செந்தரக் குறைப்புவேற்ற இணையாக ஃபெர்ரோசீனைப் பரிந்துரைத்து உள்ளது.&lt;ref&gt;{{Cite journal
 | doi = 10.1351/pac198456040461
 | volume = 56
 | issue = 4
 | pages = 461–466
 | last = Gritzner
 | first = G.
 |author2=J. Kuta
  | title = Recommendations on reporting electrode potentials in nonaqueous solvents
 | journal = Pure Appl. Chem.
 | accessdate = 2009-04-17
 | year = 1984
 | url = http://iupac.org/publications/pac/56/4/0461/
 }}&lt;/ref&gt;  பதமி மின்முனையைச் செய்வது எளிது. இதில் ஒவ்வொரு செய்முறைத் தொகுப்புக்கும் புது மேற்கோள் தரவைப் பயன்படுத்தலாம்.. ஒவ்வொரு முறையும் புதியதாகச் செய்துகொள்வதால் மின்முனையின் தேக்கச் சிக்கலோ பேணுதற் சிக்கலோ இல்லை.  பிறவற்றைவிட இதன் செலவும் குறைவே.
 
 பதமியைச் செய்யும் வழிமுறை:{{citation needed|date=July 2011}}
 
 ==மேலும்காண்க==
 
 *[[வட்டிப்புவகை வோல்டா-அளவியல்]]
 *[[வினை மின்முனை]]
 *[[துணை மின்முனை]]
 *[[செந்தர மின்முனை மின்னிலைகளின் பட்டியல்]]
 
 == மேலும் படிக்க ==
 
 *{{Cite book
 | edition = 1st
 | publisher = Academic Press
 | last = Ives
 | first = David J. G.
 |author2=George J. Janz
  | title = Reference Electrodes, Theory and Practice
 | year = 1961
 }}
 *{{Cite book
 | edition = 1
 | publisher = Royal Society of Chemistry
 | isbn = 0-85404-661-5
 | last = Zanello
 | first = P.
 | title = Inorganic Electrochemistry: Theory, Practice, and Application
 | date = 2003-10-01
 }}
 *{{Cite book
 | edition = 2
 | publisher = Wiley
 | isbn = 0-471-04372-9
 | last = Bard
 | first = Allen J.
 |author2=Larry R. Faulkner
  | title = Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications
 | date = 2000-12-18
 }}
 == மேற்கோள்கள் ==
 {{reflist}}
 
 ==வெளி இணைப்புகள் ==
 
 * [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac201072u carbon graphene nanofiber junction reference electrode]
 * [http://www.gamry.com/application-notes/electrodes-cells/reference-electrodes The Ideal Reference Electrode]
 * [http://www.gamry.com/application-notes/electrodes-cells/care-of-vycor-porous-glass-frits Care of Vycor® Porous Glass Frits] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150924020655/http://www.gamry.com/application-notes/electrodes-cells/care-of-vycor-porous-glass-frits |date=2015-09-24 }}