Các dạng sóng trên mo ni to r theo dõi bệnh nhân

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Tống Văn Hoàn - Bác sĩ Hồi sức Cấp cứu - Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Mo ni to r là thiết bị quan trọng để theo dõi bệnh nhân trong khoa hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt,... Mo ni to r thể hiện thông số dạng số và dạng sóng để cung cấp những thông tin có giá trị về bệnh nhân cho y bác sĩ. 1. Mo ni to r theo dõi bệnh nhân là gì? Mo ni to r theo dõi bệnh nhân là thiết bị được sử dụng trong các khoa cấp cứu, phòng mổ, phòng chăm sóc đặc biệt,... Đây là thiết bị dùng để đo và theo dõi các thông số sinh tồn của bệnh nhân, phân tích một cách tự động trên máy dựa trên những thông số tiêu chuẩn. Nhờ đó, thiết bị giúp bác sĩ theo dõi và đánh giá tình trạng của người bệnh một cách liên tục. Bên cạnh đó, ngoài chức năng theo dõi và thông báo, mo ni to r theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số nằm ngoài khoảng giới hạn bình thường đã được cài đặt. Các loại mo ni to r theo dõi bệnh nhân gồm: Mo ni to r theo dõi bệnh nhân 5 - 7 thông số: Dùng đo các chỉ số như S p O 2, ECG, EEG, NI B P, E t CO 2,...; Máy theo dõi nồng độ bão hòa oxy trong máu (S p O 2); Máy điện tim: Chức năng theo dõi điện tim; Mo ni to r sản khoa. Thông thường, mo ni to r biểu diễn các thông số theo dõi bệnh nhân dưới 2 dạng là dạng số và dạng sóng. 2. Các dạng sóng trên mo ni to r theo dõi bệnh nhân Việc theo dõi bệnh nhân trong quá trình điều trị rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả trong quá trình chăm sóc, điều trị và phục hồi. Theo đó, các dạng sóng trên mo ni to r rất đa dạng, giúp bác sĩ theo dõi và đánh giá tình trạng của người bệnh một cách liên tục. Cụ thể các dạng sóng trên máy mo ni to r như sau: 2.1 Dạng sóng P le t h Dạng sóng P le t h (viết tắt của từ P le t hy s mo g ra p hy - biểu đồ đo thể tích), thể hiện sự thay đổi thể tích trong một cơ quan hoặc trong toàn bộ cơ thể (thể tích máu hoặc khí). Nó được tạo ra từ tín hiệu thu được của cảm biến đo S p O 2. Tuy nhiên, dạng sóng P le t h không phải là sự dao động của giá trị S p O 2. Giá trị này được thể hiện bằng dạng số trên mo ni to r theo dõi bệnh nhân. Các hãng sản xuất khác nhau sẽ sử dụng những phương pháp khác nhau để hiệu chỉnh tín hiệu từ cảm biến đo S p O 2 nên dạng sóng P le t h trên các mo ni to r theo dõi bệnh nhân cũng có đôi chút khác biệt. Tuy vậy, hầu hết chúng đều có dạng tương tự nhau. Tuy vậy, hầu hết chúng đều có dạng tương tự nhau. Mỗi chu kỳ trên dạng sóng P le t h tương ứng với một nhịp đập của tim: Đường đi lên ứng với quá trình tâm thu, đường đi xuống ứng với quá trình tâm trương. Độ cao của sóng P le t h cho biết dung lượng máu lưu thông trong động mạch còn chiều dài bước sóng cho bác sĩ biết nhịp tim của bệnh nhân. Các dạng sóng P le t h không bình thường sẽ cảnh báo bác sĩ về tình trạng của bệnh nhân. 2.2 Dạng sóng ECG Đây là một trong những dạng sóng quan trọng nhất của mo ni to r theo dõi bệnh nhân. Dạng sóng điện tim bình thường có dạng: Sóng P: Thể hiện quá trình khử cực ở tâm nhĩ trái và phải, kéo dài khoảng 0, 06 - 0, 1 giây. Đoạn P R: Bắt đầu từ sóng P đến điểm bắt đầu phức Q R S, bao gồm thời gian khử cực tâm nhĩ và dẫn đến nút A V, kéo dài khoảng 0, 12 - 0, 20 giây; Phức bộ Q R S: Thể hiện quá trình khử cực tâm thất, kéo dài khoảng 0, 04 - 0, 1 giây. Đoạn S T: Bắt đầu từ lúc kết thúc quá trình khử cực tâm thất đến trước khi bắt đầu quá trình tái cực tâm thất. Sóng T: Thể hiện quá trình tái phân cực tâm thất, là loại sóng rộng và có độ dốc thấp. Sóng U: Bình thường không thấy sóng U trên điện tâm đồ, nếu có thì là sóng nhỏ sau sóng T. Sóng U: Bình thường không thấy sóng U trên điện tâm đồ, nếu có thì là sóng nhỏ sau sóng T. 2.3 Dạng sóng E t CO 2 (Ca p no g ram) E t CO 2 (En d - Ti da l CO 2) là phương pháp đo CO 2 ở cuối kỳ thở ra. Giá trị E t CO 2 bình thường nằm ở khoảng 35 - 45 mmHg. Nếu giá trị E t CO 2 nằm ngoài khoảng này và hình dạng của dạng sóng bất thường, bác sĩ có thể chẩn đoán được một số bệnh lý ở bệnh nhân. 2.4 Dạng sóng huyết áp (B lo o d p re s su re w a ve f o r m) Để theo dõi huyết áp của bệnh nhân liên tục, các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp đo huyết áp xâm lấn (In va si ve B lo o d P re s su re - I B P). Có thể đo huyết áp xâm lấn ở nhiều vị trí trên cơ thể, thông thường nhất là ở động mạch quay, động mạch đùi,... Dạng sóng huyết áp có hình dáng gần giống dạng sóng P le t h vì cả 2 dạng sóng này đều liên quan tới mức độ bơm máu đến động mạch. 2.5 Dạng sóng hô hấp (Re s pi ra t ion w a ve f o r m s) Để vẽ dạng sóng hô hấp, mo ni to r theo dõi bệnh nhân sẽ lấy tín hiệu từ bộ đo ECG. Kỹ thuật thường được áp dụng là đo trở kháng giữa 2 điện cực tim. Dạng sóng hô hấp có hình dạng là các đường cong. Sự biến đổi của đường cong tương ứng với sự thay đổi trở kháng của lồng ngực. Dạng sóng hô hấp có hình dạng là các đường cong. Sự biến đổi của đường cong tương ứng với sự thay đổi trở kháng của lồng ngực. Mỗi chu kỳ bao gồm một đường cong lên xuống, đoạn đi lên ứng với thì thở vào, đoạn đi xuống ứng với thì thở ra. Ngoài một số dạng sóng trên mo ni to r theo dõi bệnh nhân trên, các loại mo ni to r cao cấp hoặc chuyên dụng còn có thể vẽ dạng sóng của các thông số khác (thường chỉ cần theo dõi trong những trường hợp đặc biệt). Nhờ có mo ni to r theo dõi bệnh nhân, bác sĩ sẽ nắm được những thông tin quan trọng về tình trạng của bệnh nhân để theo dõi và can thiệp và xử trí kịp thời các báo động của mo ni to r. XEM THÊM: Tại sao cần phải theo dõi tim thai trong quá trình chuyển dạ bằng mo ni to r Theo dõi nhịp tim thai trong khi chuyển dạ Tim thai có khi nào? Thời điểm siêu âm tim thai lần đầu