Những điều cần biết về máy sốc điện tim và các phương pháp sốc điện

Sốc điện dùng máy sốc điện phóng ra dòng điện một chiều có điện thế lớn, trong một khoảng thời gian rất ngắn (chỉ khoảng 0, 1 giây). Dòng điện được phóng thích khử cực toàn bộ cơ tim của bệnh nhân, giúp cho nút xoang trở lại với vai trò phát nhịp. Sốc điện là thủ thuật y khoa giúp ngăn chặn, chấm dứt nhanh chóng tình trạng rối loạn nhịp tim bằng máy sốc điện. Có hai phương pháp sốc điện thường gặp bao gồm sốc điện phá rung và sốc điện chuyển nhịp. Nguyên lý hoạt động của sốc điện là sử dụng năng lượng điện, giúp khắc phục tình trạng rối loạn nhịp tim, làm tim đập lại bình thường. Đây là thủ thuật đơn giản, giúp cấp cứu nhanh một số trường hợp như rung nhĩ, rung thất,, cuồng nhĩ,... do rối loạn nhịp tim. Cụ thể hơn, máy sốc điện giúp ngăn chặn các rối loạn nhịp nhanh đang kiểm soát khả năng phát nhịp của nhịp xoang, đưa nhịp xoang trở lại bình thường. Lưu ý rằng không nên hiểu sai là máy sốc điện hoạt động bằng cách sử dụng dòng điện để kích thích trái tim đập. Việc tiến hành sốc điện trên phụ nữ có thai (nếu cần thiết) là hoàn toàn an toàn, không làm rối loạn nhịp tim hay ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Việc tiến hành sốc điện trên phụ nữ có thai (nếu cần thiết) là hoàn toàn an toàn, không làm rối loạn nhịp tim hay ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Đối với các bệnh nhân được cấy máy phá rung tự động hoặc, sốc điện có thể được tiến hành an toàn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng bản cực sốc điện cần được đặt cách máy tạo nhịp một khoảng tối thiểu 12 cm. Máy sốc điện phóng ra dòng điện 1 chiều giúp chấm dứt các rối loạn nhịp tim Phân loại và cấu tạo máy sốc điện tim Thiết bị được sử dụng trong thủ thuật sốc điện là máy sốc điện. Thiết bị này phát ra dòng điện 1 chiều, giúp điều trị các rối loạn nhịp tim. Có 3 loại máy sốc điện: Máy sốc điện cầm tay (Ma nua l De f i b ri l la to r s). Máy sốc điện bên ngoài tự động (Au to ma te d E x te rna l De f i b ri l la to r s). Máy sốc điện chuyển nhịp cấy dưới da tự động (Au to ma ti c Im p lan ta b le Ca r di o ve r te r De f i b ri l la to r). Cấu tạo của máy sốc điện bao gồm 8 phần chính: Bộ phận tạo xung điện. Đây là một tụ điện, tích điện từ nguồn điện xoay chiều. Nhờ vậy nó có khả năng phóng ra dòng điện với tính chất theo yêu cầu. Bản sốc điện. Bộ phận này có kích cỡ thay đổi tùy theo sốc ngoài lồng ngực hay bên trong, là người lớn hay trẻ em. Dây điện cực có từ 3 đến 5 điện cực. Bộ phận này có kích cỡ thay đổi tùy theo sốc ngoài lồng ngực hay bên trong, là người lớn hay trẻ em. Dây điện cực có từ 3 đến 5 điện cực. Màn huỳnh quang giúp hiển thị thông tin sóng điện tim và các thông số kỹ thuật. Nút ấn chọn cách thức sốc điện đồng bộ (S Y N C = s y n ch ro ni z a t ion). Nút lựa chọn mức năng lượng (được tính bằng j o u le s hoặc w a t t). Các mức năng lượng từ 5 đến 50 j chủ yếu dùng khi mở lồng ngực rồi sốc điện trực tiếp lên tim. Sốc điện ngoài lòng ngực dùng mức năng lượng cao hơn. Nút nạp điện (CHA R GE). Cấu tạo cơ bản của máy sốc điện Tổng quan về sốc điện chuyển nhịp và sốc điện phá rung Có 2 loại sốc điện gồm: Sốc điện chuyển nhịp: Máy sốc điện phát ra dòng điện đồng bộ với phức hợp Q R S của người bệnh giúp chuyển nhịp. Sốc điện phá rung: Máy phóng ra dòng điện ngẫu nhiên ở bất kỳ chu chuyển tim nào của người bệnh (không đồng bộ). Khi được chỉ định thực hiện biện pháp sốc điện để cấp cứu tim mạch, bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn và lời dặn của bác sĩ, nhằm đảm bảo thủ thuật có khả năng thành công cao nhất. Sốc điện phá rung còn gọi là sốc điện không đồng bộ, do phát ra dòng điện tác động vào bất kỳ pha nào trong hoạt động của tim. Sốc điện phá rung còn gọi là sốc điện không đồng bộ, do phát ra dòng điện tác động vào bất kỳ pha nào trong hoạt động của tim. Chỉ định sốc điện phá rung: Nhịp nhanh thất vô mạch. Chống chỉ định sốc điện phá rung: Nhịp tự thất rời rạc; Hoạt động điện vô mạch. Lưu ý rằng khi thực hiện sốc điện phá rung không được ấn nút S y n c. Vì nếu ấn nút này, dòng điện không phóng ra mà sẽ tích tụ trong tụ điện. Mức năng lượng khi thực hiện sốc điện phá rung: Máy sốc điện 1 pha: 360 J. Máy sốc điện 2 pha: từ 120 J đến 200 J tùy loại máy (tiến hành theo khuyến cáo của nhà sản xuất và chỉ định của bác sĩ). Nếu lần sốc điện đầu tiên không thành công, lần sốc tiếp theo nên tăng mức năng lượng lên nếu có thể. Sốc điện chuyển nhịp là sốc điện đồng bộ với phức hợp Q R S của người bệnh. Khi ấn nút đồng bộ (S y n c) trên máy, thiết bị sẽ tự động dò, đánh dấu vị trí sẽ thực hiện phóng điện. Khi ấn nút phóng điện, năng lượng sẽ tích trữ lại tại tụ điện, chờ đến thời điểm có phức hợp Q R S mới phóng điện ra. Sau khi ấn nút, người thực hiện kỹ thuật sốc điện phải giữ nguyên vị trí bản cực sống, cho đến khi phóng điện ra thành công, cần tránh làm nghiên bản điện cực. Chỉ định sốc điện chuyển nhịp: Tim nhanh trên thất do vòng vào lại; Tim nhanh thất ở bệnh nhân huyết động ổn định. Sốc điện chuyển nhịp được chỉ định trong các trường hợp cuồng nhĩ Chống chỉ định sốc điện chuyển nhịp: Máy sốc điện chuyển nhịp bị chống chỉ định tương đối ở người, vì nguy cơ gây thêm rối loạn nhịp tim cho bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân rung thất, tim nhanh trên thất vô mạch, có chỉ định sốc điện từ bác sĩ, cần kết hợp với thuốc li do ca in và bổ sung ion kali,... theo đúng phác đồ điều trị. Mức năng lượng khi thực hiện sốc điện chuyển nhịp: Tùy theo loại máy sốc điện là 1 hoặc 2 pha và dạng rối loạn nhịp mà bệnh nhân đang gặp phải (là rung nhĩ, cuồng nhĩ hay tim nhanh trên thất) mà sẽ có mức năng lượng phóng ra phù hợp. Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc thông tin về và hai phương pháp sốc điện phổ biến là sốc điện chuyển nhịp và sốc điện phá rung. Sốc điện là thủ thuật thường gặp trong cấp cứu bệnh lý tim mạch, giúp điều hòa và duy trì nhịp tim ổn định lại. Sốc điện là thủ thuật thường gặp trong cấp cứu bệnh lý tim mạch, giúp điều hòa và duy trì nhịp tim ổn định lại. Sơ cấp cứu là gì? Nguyên tắc và kế hoạch trong sơ cấp cứu ban đầu Rung thất là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị Thiết bị tái đồng bộ tim và máy khử rung tim dùng khi nào? Nguyễn Thị Hồng Nhung Đã kiểm duyệt nội dung Tốt nghiệp đại học Khoa Dược. Có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Dược phẩm, tư vấn thuốc và thực phẩm chức năng. Hiện đang là giảng viên cho Dược sĩ tại Nhà thuốc Long Châu. Các bài viết liên quan Giảm nguy cơ tim mạch và viêm bằng quả lựu Những bài tập tốt cho tim mạch và một số lưu ý khi luyện tập Lợi ích của tập thể dục đối với người đặt s te nt là gì? Những bài tập thể dục cho người đặt s te nt Nước giúp giảm nguy cơ tim mạch, nhưng cà phê và trà có thể làm tăng Bạn đã biết ăn gì tốt cho tim mạch và huyết áp hay chưa? Chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị tim bẩm sinh chậm tăng cân theo độ tuổi Tim đập nhanh khi nằm nghiêng bên trái có sao không? Cách đo nhịp tim tại nhà an toàn và chính xác Công thức tính nhịp tim đơn giản và chính xác nhà thuốc trên toàn quốc Xem danh sách nhà thuốc Mua thuốc trực tuyến, giao hàng tận nơi dễ dàng và nhanh chóng TỔNG ĐÀI (8: 00 - 22: 00) Góp ý, khiếu nại và tiếp nhận cảnh báo thông tin vi phạm KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI Chính sách đổi trả thuốc Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng Chính sách thanh toán Kiểm tra hóa đơn điện tử Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân Chính sách hoàn hủy đổi trả Vắc xin Thông tin trung tâm bảo hành máy thiết bị y tế từng hãng Thể lệ chương trình “ Tích điểm nhận đặc quyền ” Chính sách đổi trả thuốc Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng Chính sách thanh từng hãng Thể lệ chương trình “ Tích điểm nhận đặc quyền ” Chính sách đổi trả thuốc Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng Chính sách thanh toán Kiểm tra hóa đơn điện tử Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân Chính sách hoàn hủy đổi trả Vắc xin Thông tin trung tâm bảo hành máy thiết bị y tế từng hãng Thể lệ chương trình “ Tích điểm nhận đặc quyền ” TỔNG ĐÀI (8: 00 - 22: 00) Góp ý, khiếu nại và tiếp nhận cảnh báo thông tin vi phạm KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI Mua thuốc trực tuyến, giao hàng tận nơi dễ dàng và nhanh chóng © 2007 - 2025 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm F PT Long Châu Số Đ K K D 0315275368 cấp ngày 17 / 09 / 2018 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM G P thiết lập T T T ĐT T H số 538 / G P - T T ĐT do Sở T T T T Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 03 năm 2025 Địa chỉ: 379 - 381 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. H CM Người chịu trách nhiệm nội dung: