MRT artefaktlari

MRT artefaktlari (-sunʼiy ravishda yaratilgan)-MRT tekshiruvi jarayonida sunʼiy xatolar, tasvir sifatini sezilarli darajada yomonlashtiradi. MRT artefaktlari mutaxassisning tasvirni yetarli darajada baholash qobiliyatiga yomon taʼsir koʻrsatadi (olinayotgan tasvir sifatin pasaytiradi), shuningdek, tasvirdagi kasalik illyuziyasini yaratishi mumkin [1][2]

Artefaktlar guruhlari

MRT artefaktlari 4 asosiy guruhlarga boʻlinadi:

 Magnit maydonida yuz beradigan xatoliklar
 Radiochastota artefaktlarining gradient bilan bogʻliq
 Harakat va oqim yonalish artefaktlari
 Tasvirni qaytadan ishlash va yaratish artefaktlari

Magnit maydonida yuz beradigan bilan bogʻliq artefaktlar 
Bu MR tomogrammalarining artefaktlari boʻlib, ular atrofdagi ferromagnitli narsalarning tomografning magnit maydoniga taʼsiridan kelib chiqadi, ular yaqin joyda turgan mashinalar, liftlar va shunga oʻxshash narsalar boʻlishi mumkin. Ushbu turdagi artefaktlar yuzaga kelmaslik uchun tomograf joylashgan xonani siljitish va ekranlash kerak.

Mahalliy heterojenlik artefaktlari 
Magnit maydonning notoʻgʻriligi yaqin atrofdagi ferromagnit narsalardan kelib chiqadi. Bunga sabab boʻluvchi narsalar metall narsalar boʻlib tasr doirasidagi intensivligini buzilishi mumkin. Buning uchun tomografiya tekshiruvidan oʻtayotgan insonlarga birinchi navbatda barcha tashqi metall buyumlarni (zargarlik buyumlari, soatlar va metall dan ishlangan.. hk) olib tashlash tavsiya etiladi. Shu bilan birga, baʼzi qotishmalar tomograflarda foydalanish uchun noqulaydir, masalan, zamonaviy implantlar.

Sezuvchanlik artefaktlari (susceptibility) 
Toʻqima va organlarning magnitlanishning yuqori darajasi tufayli yuzaga keladi. Bu tasir magnit sezuvchanlik sifatida aniqlanadi. Odatda, toʻqimalar uchun bu koʻrsatkichning qiymatlari kichikdir, ayrim hollada qon ketish holatlari yuz bergan boʻlsa, gemoglobin kontsentratsiyasi yuqori darajada oshadi va ferromagnit boʻlganligi sabab maydon sifatini yomonlashtiradi. Bu esa taʼsir toʻqimalar va havo chegarasida (oʻpka, sinuslar, nazofarenks) paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, maydondagi signal kuchayishi yoki yomonlashishi mumkin. Tasirchanlik effekti gradient aks sado ketma-ketliklariga nisbatan spin ketma-ketligi bilan osonroq yoʻq qilinadi.

R artefaktlari va gradiyant artefaktlari 
Bir biri bilan natijasida kel

chiqadi — bir boʻlak uchun moʻljallangan radiochastota impulslarining yonidagi boʻlakning siljishi bilan aralashuvi. Tasvir kontrastida oʻzgarishlar yuz beradi. Ushbu turdagi artefaktdan himoya qilish uchun interslise intervallarni oshirish yoki anatomik jihatdan qoʻshni boʻlaklarning nomuvofiq qoʻzgʻalishi qoʻllanadi

Chiziqli artefaktlar 
Tasvirning markazida fazani kodlash yoʻnalishi boʻyicha yoʻnaltirilgan yuqori intensivlikdagi chiziqlar paydo boʻlishi bilan ifodalanadi. Transmitterdan qabul qilgichga RF aralashuvidan kelib chiqadi. Pikap har bir proyeksiyaning markazida paydo boʻladi, chunki pikap rezonans chastotasida. Har bir proyeksiyadagi pikap miqdorining kichik oʻzgarishlari fazani kodlash yoʻnalishi boʻyicha koʻrish maydoni boʻylab tarqalgan artefaktni keltirib chiqaradi. Artefaktni qoʻzgʻalish pulsining fazasini almashtirish bilan birga ikkita oʻrtacha bajarish orqali yoʻq qilish mumkin. Tasvirning markazidan uzoqda, fazani kodlash yoʻnalishidagi chiziqning artefakti odatda aniq chastotadagi shovqinning natijasidir. Bu odatda, masalan, tijorat radio va televidenie stantsiyalarining soxta radio chastotasi tufayli yuzaga keladi. Tijoriy tizimlar bilan taʼminlangan RF qalqoni odatda etarli, lekin eshik kontaktlari vaqti-vaqti bilan tekshirilishi va tozalanishi kerak.

Harakat artefaktlari 
Koʻpincha qorin boʻshligʻini. MRI tasviri harakatlanayotganda xiralashadi, „arvohlar“paydo boʻlishi mumkin. Anatomik tuzilmalarning chegaralari noaniq boʻlib qoladi, chunki tasvirlar harakatlanayotganda oʻrtacha boʻladi. Kichik jarohatlar qorayishi mumkin. „Arvohlar“ — bu turli joylarda paydo boʻlishi mumkin boʻlgan asosiy tasvirning qisman nusxalari paydo boʻladigan artefaktlar. Artefaktlarning sababi — „arvohlar“ — pulsatsiyalanuvchi suyuqlik oqimlari[2].

Oqim 
Manba — qon va miya omurilik suyuqligining pulsatsiyalanuvchi oqimlari. Tomogrammaning chiziqlarida oqim tezligi bir xil boʻlmaudi. Oqiuvchanlik artefaktlari qon tomirlarining pozitsiyalaridan oqib oʻtuvchi ustunlar kabi kuzatiladi. Venoz qon oqimi artefaktlarni hosil qilishiga sabab boʻladi, ammo ular ancha kuchsiz, chunki venoz pulsatsiya zaifroq.

MRI artefaktlari - bu o'rganilayotgan hududning to'qimalar parametrlariga mos kelmaydigan tasvirdagi noto'g'ri signal intensivligi. Shuni ta'kidlash kerakki, deyarli har qanday MRIda ma'lum artefaktlar mavjud. Barcha turdagi artefaktlar uch guruhga bo'lingan:

1) fiziologik (fiziologik harakatlar tufayli);

2) tizimli (uslubiy);

3) apparat (o‘lchash).

Artefaktlarning mavjudligi usulning diagnostika imkoniyatlarini pasaytiradi, ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilishni qiyinlashtiradi. Materialni taqdim etish jarayonida biz ham uslubiy, ham apparat, ham fiziologik artefaktlarning paydo bo'lish sabablarini muhokama qildik va endi biz har xil turdagi artefaktlarni yo'q qilish yoki minimallashtirishning asosiy usullarini tizimlashtirdik (jadval).

O'lchov uskunasi to'g'ri sozlanganda apparat artefaktlari yo'q qilinadi.

Ularning paydo bo'lishida siz muhandislik xizmatiga murojaat qilishingiz kerak.

Tizim artefaktlarini yo'q qilishning asosiy usullari:

a) PP hajmini o'zgartirish;

b) xom ma'lumotlar matritsasining o'lchamini oshirish (tasvir matritsasining o'lchamiga nisbatan Nx yo'q (ortiqcha namuna olish);

c) IP takrorlash sonining ortishi (NEX).

"Qo'ng'iroq" ni (turli to'qimalar orasidagi chegaralarda tasvirning xiralashishini) bartaraf qilish uchun fazali kodlashlar sonini ko'paytiring yoki IP protokolini o'rnatayotganda "xom" ma'lumotlarni qayta ishlash uchun og'irlik funktsiyasi/filtr turini o'zgartiring.

Kimyoviy siljish va begona metall buyumlar tufayli tizim artefaktlari faqat kuchli magnit maydonga ega bo'lgan mashinalarda paydo bo'ladi; ular zaif magnit maydonlarda ko'rinmaydi.

Fiziologik artefaktlar tashxis uchun eng muhim hisoblanadi. Tasvirda ular to'qimalardan, masalan, qon oqimining tez harakatlanuvchi qismidan yoki ko'z harakatidan yoki metall mavjudligidan signalning "to'lqinlari" yoki "yo'qolishi" ko'rinishida ko'rinadi.

Davriy artefaktlar "arvohlar" ning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi - fazalarni kodlash yo'nalishidagi anatomik tuzilmalarning bir nechta konturlari, chunki fazalarni kodlash fiziologik harakatlar vaqtlari bilan taqqoslanadigan TR oralig'ida sodir bo'ladi. Bunday buzilishlarni minimallashtirish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

a) dastlabki to'yinganlik (nafas olish harakatlaridan kelib chiqadigan artefaktlar, katta tomirlarda qon pulsatsiyasi va suyuqlik pulsatsiyasi);

b) fiziologik sinxronizatsiya (nafas olish va yurak);

c) qo'shimcha gradient impulslar (qon oqimi va CSF oqimidan kelib chiqqan artefaktlar) yordamida to'qimalar harakatining kompensatsiyasi;

d) fazalarni kodlash gradienti yo'nalishini o'zgartirish (ko'z harakati tufayli artefakt).

Signalni qayta ishlash va tasvirlash artefaktlari

Kimyoviy siljish artefaktlari 
Rezonansli chastotalarning bir-biridan ajralib turadigan muhitdagi farqlaridan kelib chiqqan chastotaga bogʻliq artefakt. Yogʻli va suvli muhitda protonlarning chastotalari 3,5 m ga farq qiladi. Yuqorin kuchli maydonlar oqish yoʻnalishi boʻyicha bir necha pikselga siljishini yuzga keltiradi.