<div data-bbox="167 103 244 117" data-label="Page-Header">
<p>제14981호</p>
</div>
<div data-bbox="432 103 453 117" data-label="Page-Header">
<p>단</p>
</div>
<div data-bbox="538 103 560 117" data-label="Page-Header">
<p>보</p>
</div>
<div data-bbox="676 103 833 117" data-label="Page-Header">
<p>2001.12.19. (수요일)</p>
</div>
<div data-bbox="129 533 396 873" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>Class</th>
<th>원래의 주기<br/>(개월)</th>
<th>편할된 신회도<br/>(%)</th>
<th>96.41부터의 새로운<br/>주기<br/>(개월)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C</td>
<td>12</td>
<td>60</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>12</td>
<td>85</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>12</td>
<td>90</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>12</td>
<td>90</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>12</td>
<td>90</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
<td>12</td>
<td>95</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>12</td>
<td>75</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>12</td>
<td>90</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="403 650 423 758" data-label="Caption">
<p>표 6-6: 조정된 신회도</p>
</div>
<div data-bbox="425 726 445 875" data-label="Section-Header">
<p>2.2. 주기 조정에 채택된 전략</p>
</div>
<div data-bbox="446 508 540 875" data-label="Text">
<p>교정 주기 조정의 성공을 위한 가장 중요한 요건은 교정 만족이다. 만일 주기 조정이 일이나 주 단위로 설정되어 있다면, 수백대의 장비들을 갖고 있는 회사들의 경우엔 일년 내내 다른 날짜들로 제교정을 보내야 하는 일들이 아주 빈번하게 일어날 수도 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="540 504 678 875" data-label="Text">
<p>측정기의 취급이나 운송에 드는 추가 인진비들로 인한 비용의 상승 이외, 에도 또한 생산 중단 등으로 인하여 고객들을 어려움에 겪게 될 것이다. 그러므로, 단순화된 절차가 주기 조정에 수반되어 왔으며, 고객들의 불편함을 감소시키기 위해서 주기의 최소 계산단위는 월 단위로 선택되었다. 그러므로 MTE의 사용자들은 그들의 MTE 교정을 월 단위로 계획하고 수행함으로써, 교정에 따른 업무를 상당히 줄일 수 있게 되었다.</p>
</div>
<div data-bbox="683 708 703 875" data-label="Section-Header">
<p>2.3. 주기 조정을 위한 알고리즘</p>
</div>
<div data-bbox="703 504 844 875" data-label="Text">
<p>교정 주기 조정에 대한 알고리즘상의 접근이 표6-7과 같이 진전되었다. 널리 사용중인 현재의 주기와, 이전의 주기 조정 시에 차기 교정일이 늘어났거나, 줄어들었거나 또는 현재 상태로 유지되었거나 간에, 마지막 지난번 주기 분석 결과를 통하여 이득된 신회도가 목표에 맞는지, 목표 이하인지, 또는 목표 이상인지의 여부를 현재의 분석 결과와 함께 분류된 MTE의 모든 각 부류들에 대해 고려한다.</p>
</div>
<div data-bbox="844 504 867 863" data-label="Text">
<p>표6-7의 마지막 열은 월 단위로 지정된 새로운 주기를 가리킨다. 신회도</p>
</div>
<div data-bbox="133 123 209 491" data-label="Text">
<p>조건에 부합되는 목표 신회도에 도달할 기기들에 대해서는 필수적으로, 교정 주기의 조정에 아무런 변화가 없게 될 것이다. 측정된 신회도가 목표값을 초과하였을 경우에는 주기는 늘어날 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="209 123 256 491" data-label="Text">
<p>이와 마찬가지로, 분류된 장비 부류가 신회도 목표값에 이르지 못했을 때에는, 그 부류에 대한 교정 주기는 줄어들게 된다.</p>
</div>
<div data-bbox="258 380 278 491" data-label="Section-Header">
<p>2.4. 최초 주기의 지정</p>
</div>
<div data-bbox="279 123 346 491" data-label="Text">
<p>최초 주기를 정하는 과정 또한 단순화되었고, 새로운 교정대상 측정기들 위한 최초 주기는, 논리적으로 소속되어야 하는 그 부류의 원 주기가 될 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="346 123 464 491" data-label="Text">
<p>새로운 형식의 측정기가 접수되자마자, 그 측정기는 어느 부류에 속해야 하는지에 대해서 교정실무자들이 우선적으로 결정해야 할 것이다. 그 후로부터, 그 부류에서 현재 사용되는 주기가 그 측정기에 적용된다. 그래서, 최초 주기의 지정은 예매하지도 않고, 논리적이고, 임의로연하게 정리될 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="473 148 835 488" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>발표 사용중인 지난번 주기<br/>분석 결과</th>
<th>마지막 주기<br/>분석 결과</th>
<th>현재의 분석 결과</th>
<th>조정된 새로운 주기<br/>(개월)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>알려지지 않음.</td>
<td>MT</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>알려지지 않음.</td>
<td>BT</td>
<td>X-2</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>알려지지 않음.</td>
<td>ET</td>
<td>X+1</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>@</td>
<td>MT</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>M</td>
<td>BT</td>
<td>X-2</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>R</td>
<td>BT</td>
<td>X-1</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>I</td>
<td>BT</td>
<td>X-1</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>M</td>
<td>ET</td>
<td>X+1</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>R</td>
<td>ET</td>
<td>X+1</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>I</td>
<td>ET</td>
<td>X+1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="842 248 862 389" data-label="Caption">
<p>표 6-7: 주기 조정의 알고리즘</p>
</div>
<div data-bbox="479 882 511 895" data-label="Page-Footer">
<p>180</p>
</div>