yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
8) 자기우량계의 저수통에 물을 넣어 누수 여부를 검사한다.
9) 싸이폰식우량계는 싸이폰 상태를 검사해야 하고, 배수시간은 13초 이내여야 한다.
10) 우량승의 재료는 유리 또는 이와 동등 이상의 내구성이 있는 것이어야 한다.
11) 우량승의 눈금은 0.1 mm마다 새겨져 있어야 하고 상단에 0.1 mm의 가외눈금과 수수기의 직경이
  표시돼 있어야 한다.
12) 우량승의 눈금선은 중심축에 대하여 직각으로 새겨져 있어야 하고 기차는 ±0.02 mm 이내여야
  한다.
13) 저울형 설량계 수수구의 테두리는 착설이 잘 되지 않는 것이어야 한다.
14) 저울형 자기설량계의 한 눈금이 나타내는 값은 5 mm 이하여야 한다.
15) 저울형 자기설량계는 원활히 작동해야 하며, 펜의 배율조정장치 및 시도조정장치를 갖춘 것이어
  야 한다.
16) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
  야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
2) 강수량계의 수평을 맞춘 후, 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.2. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.




                              - 18 -
[별표 8]


              전자식 기압계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 500~1080 hPa를 갖는 기상관측용 전자식 기압계에 대한 형식승인 시험기준으로
관측단위는 hPa이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±0.5 hPa 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 센서부 형상은 외부 환경과 연결되는 포트를 포함하고 고정물에 부착이 가능한 다양한 형태여야
   한다.
2) 기압계의 외형 및 압력인가 포트는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한
   다.
3) 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.


                            - 19 -
5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험기압은 800 hPa → 850 hPa → 900 hPa → 950 hPa → 980 hPa → 1010 hPa → 1040 hPa로
   높여가면서 측정하고, 다시 1040 hPa → 1010 hPa → 980 hPa → 950 hPa → 900 hPa → 850
   hPa → 800 hPa로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 시험챔버 내에 시험용 기압계와 기준 압력계를 설치한다.
3) 각 시험압력에서 기준 압력값과 전자식 기압계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 기압계의 하우징은 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에 따라 국가공인기
관의 IP64 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
   주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
   만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(800 hPa → 850 hPa → 900 hPa → 950 hPa → 980 hPa → 1010 hPa → 1040
   hPa)을 만족해야 한다.




                                    - 20 -
[별표 9]


              기계식 기압계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 500~1080 hPa를 갖는 기상관측용 기계식 기압계에 대한 형식승인 시험기준으로
관측단위는 hPa이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼 있어야
   한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
종류별 최대허용오차는 다음 표와 같다.

                  표 3 기계식 기압계의 종류별 최대허용오차

                    종 류              오차(hPa)

                    액주형               ±0.5

                    지시형               ±0.7

                    자기형               ±1.3



3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
3.1.1. 외관 및 구조 검사(액주형)
1) 기압계의 지시값은 진동에 의한 변화가 적어야 한다.


                            - 21 -
2) 수은 누출 여부, 기포 여부, 유리관의 흠이 없어야 한다.
3) 수은기압계의 눈금선은 0.1 mm 이하의 굵기로 명확하게 새겨져 있어야 하고 측정 눈금의 범위는
   870~1050 hPa보다 넓어야 한다.
4) 각 부분의 고정나사, 조절나사에 이상이 없고 부척을 상하로 움직일 때 부척과 수은주의 수은면
   을 조절하는 나사 등의 동작이 양호해야 한다.
5) 온도보정을 위한 부착온도계가 부착돼 있어야 한다.
6) 수은조의 양피주머니는 부드러워야 한다.
7) 상아침의 오손 여부와 상아침 끝이 수은면과 접촉한 것이 선명하게 판정될 수 있어야 한다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.1.2. 외관 및 구조 검사(지시형, 자기형)
1) 지시 및 자기기압계의 측정범위는 920~1040 hPa와 같거나 그보다 넓어야 하고 지시값이 눈금으
   로 표시되는 기압계의 눈금선의 굵기는 눈금 간 간격의 1/4 이하가 되어야 한다.
2) 자기기압계의 경우에는 측정범위가 명시돼 있어야 한다.
3) 아네로이드형 지시기압계는 시도 조절장치가 있어야 한다.
4) 선박용 아네로이드형 지시기압계의 각부는 수감부의 받침부 등 불가피한 부분을 제외하고는 비자
   성체여야 한다.
5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험기압은 950hPa, 980hPa, 1010hPa, 1040 hPa로 한다.
2) 시험챔버 내에 시험용 기압계와 기준 압력계를 설치한다.
3) 각 시험압력에서 기준 압력값과 기계식 기압계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.
4) 지시형, 자기형의 경우 측기를 수평에서 수직으로 변동시켰을 때 시도의 변화는 최대허용오차를
   만족해야 한다.
5) 기압측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한
   후 이상이 없어야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 내한성 시험(지시형, 자기형)


                                     - 22 -
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.2. 내열성 시험(지시형, 자기형)
1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.




                           - 23 -
[별표 10]


              전자식 습도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~100 %rh를 갖는 기상관측용 전자식 습도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관
측단위는 %rh이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±3 %rh 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 습도계의 외형 및 수감부가 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
2) 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
3) 감습체를 덮는 방진필터가 있어야 한다.
4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.




                            - 24 -
3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험챔버의 온도는 20 ℃로 설정하고, 시험습도는 30 %rh → 60 %rh → 90 %rh로 높여가면서 측
  정하고, 다시 90 %rh → 60 %rh → 30 %rh로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 시험챔버 내에 시험용 습도계와 기준 온도계 및 기준 노점계를 설치한다.
3) 기준 습도값은 기준 노점계와 기준 온도계의 측정값으로부터 계산한다.
4) 각 시험습도에서 기준 습도값과 전자식 습도계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 습도계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에 따라 국
가공인기관의 IP64 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
   만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(30 %rh → 60 %rh → 90 %rh)을 만족해야 한다.




                                - 25 -
[별표 11]


              기계식 습도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~100 %rh를 갖는 기상관측용 기계식 습도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관
측단위는 %rh이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼 있어야
   한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5 %rh 이내를 만족해야 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 습도계 수감부는 습도에 대하여 예민하고 온도에 대하여 변화가 작아야 한다.
2) 수감부는 공기의 유통이 잘 되어 정확한 주위습도를 측정할 수 있어야 한다.
3) 수감부는 적당한 보호설비가 있어야 하며, 탈부착이 용이해야 한다.
4) 수감부에 모발을 사용할 경우에는 완전 탈지된 것을 사용해야 한다.
5) 수감부와 회전부 상호간에 마찰이 없어야 한다.
6) 습도계의 시도 범위는 0~100%rh로 돼 있어야 하며, 시도의 눈금은 1%rh 이하 단위로 그어져 있
   어야 한다.
7) 습도계는 시도조절 장치가 있어야 한다.



                            - 26 -
8) 습도계는 10%rh나 20%rh 등 중요한 눈금에 숫자가 표시돼 있어야 한다.
9) 펜의 곡률과 자기지의 곡률이 일치해야 한다.
10) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
  야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
11) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험챔버의 온도는 20 ℃로 설정하고, 시험습도는 30 %rh → 60 %rh → 90 %rh로 높여가면서 측
  정하고, 다시 90 %rh → 60 %rh → 30 %rh로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 시험챔버 내에 시험용 습도계와 기준 온도계 및 기준 노점계를 설치한다.
3) 기준 습도값은 기준 노점계와 기준 온도계의 측정값으로부터 계산한다.
4) 각 시험습도에서 기준 습도값과 기계식 습도계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.
5) 습도측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한
  후 이상이 없어야 한다.




                             - 27 -
[별표 12]


              전자식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~360°를 갖는 기상관측용 전자식 풍향계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측
단위는 〬 이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5°이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 풍향계의 지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결돼 있어야 한다.
2) 금속 부분은 부득이한 부분 이외는 녹이 생기지 않는 재질을 사용하고 도금, 도장 등의 녹 방지
   처리가 돼 있어야 한다.
3) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시돼 있어야 한다.
4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.



                            - 28 -
3.2. 성능시험
3.2.1. 기동풍속 시험
1) 풍동장비에 풍향계를 설치하여 0.1m/s에서 천천히 증가시켜 풍향계의 가동 여부를 확인한다.
2) 이때 풍향계는 바람이 불어오는 방향의 90°또는 270°로 설치한다.
3) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.


3.2.2. 오픈각 시험(전위차계식)
1) 오픈각은 보통 0°~ 5°또는 355°~ 0° 사이에 발생하며, 0°기준으로 1°씩 이동시켜 풍향값에
  변화를 확인하여 오픈각을 확인한다.
2) 오픈각은 5°이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.


3.2.3. 최대허용오차 시험
1) 풍향계를 0°에서 360°까지 22.5°씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360°에서 0°까지
  22.5°씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 기준 풍향판의 풍향값과 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 풍향계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에 따라 국
가공인기관의 IP55 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.


                             - 29 -
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
  만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(0°에서 360°까지)을 만족해야 한다.




                           - 30 -
[별표 13]


              초음파식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~360°를 갖는 기상관측용 2차원 초음파식 풍향계에 대한 형식승인 시험기준
으로 관측단위는 〬 이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5°이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시돼 있어야 한다.
2) 초음파식 풍향계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
3) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
4) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험


                            - 31 -
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 5 m/s, 10 m/s, 20 m/s, 30 m/s로 한다.
2) 시험풍속 지점에서 풍향계를 0°에서 360°까지 22.5°씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360°
   에서 0°까지 22.5°씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
3) 각 풍속 지점에서 기준 풍향판의 풍향값과 초음파식 풍향계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만
   족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
초음파식 풍향계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코
드))에 따라 국가공인기관의 IP65 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
   주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
   만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(0°에서 360°까지)을 만족해야 한다.




                                    - 32 -
[별표 14]


              기계식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~360°를 갖는 기상관측용 기계식 풍향계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측
단위는 〬 이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5°이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 풍향계의 지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결돼 있어야 한다.
2) 금속 부분은 부득이한 부분 이외는 녹이 생기지 않는 재질을 사용하고 도금, 도장 등의 녹 방지
   처리가 돼 있어야 한다.
3) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시돼 있어야 한다.
4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.



                            - 33 -
3.2. 성능시험
3.2.1. 기동풍속 시험
1) 풍동장비에 풍향계를 설치하여 0.1m/s에서 천천히 증가시켜 풍향계의 가동 여부를 확인한다.
2) 이때 풍향계는 바람이 불어오는 방향의 90°또는 270°로 설치한다.
3) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.


3.2.2. 오픈각 시험(전위차계식)
1) 오픈각은 보통 0°~ 5°또는 355°~ 0° 사이에 발생하며, 0°기준으로 1°씩 이동시켜 풍향값에
  변화를 확인하여 오픈각을 확인한다.
2) 오픈각은 5°이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.


3.2.3. 최대허용오차 시험
1) 풍향계를 0°에서 360°까지 22.5°씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360°에서 0°까지
  22.5°씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 기준 풍향판의 풍향값과 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.2. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.




                             - 34 -
[별표 15]


              전자식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 전자식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관
측단위는 m/s이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ±0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 풍속계의 각부는 장기간의 사용에 견디는 강도 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.
2) 금속 부분은 회전축 등과 같이 부득이한 부분 외는 녹이 잘 생기지 않는 재질을 사용하고 도금,
   도장 등의 녹 방지 처리가 잘 돼 있어야 한다.
3) 풍속 수감부는 외기에 노출되기 때문에 비, 눈, 먼지 등이 들어가지 않는 구조여야 한다. 회전부
   분과 본체와의 틈 사이의 크기, Cable 접촉부의 구조 등이 견고해야 한다.
4) 수감부는 어느 방향에서든지 동일한 풍속이 감지할 수 있는 구조여야 한다.
5) 풍속계의 3배 또는 풍차가 회전축에 견고하게 부착돼 있어야 한다. 3배식의 경우 3배는 회전축에


                              - 35 -
대하여 직각인 회전면상에 균등하게 나뉘어 있고 흔들림이 없이 부착돼 있어야 한다.
6) 풍정식일 경우 풍정과의 관계 등이 기입돼 있어야 한다.
7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 기동풍속 시험
1) 풍동장비에 풍속계를 설치하여 풍속을 미세 조정하여 점차 올리면서 시험장비의 3배 또는 풍차가
   돌기 시작하는 풍속(기동풍속)을 측정한다.
2) 기동풍속은 1.0 m/s 이하여야 한다.


3.2.2. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60 m/s →
   70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s → 30 m/s → 20
   m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 전자식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 풍속계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에 따라 국
가공인기관의 IP55 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분


                                    - 36 -
주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제2
   호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집
   가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60
   m/s → 70 m/s)을 만족해야 한다.




                                   - 37 -
[별표 16]


              초음파식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 2차원 초음파식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준
으로 관측단위는 m/s이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ±0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 초음파식 풍속계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
2) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 반응속도 시험


                              - 38 -
1) 풍동의 기준 풍속을 10 m/s, 30 m/s, 60 m/s로 변화시키면서 측정한다.
2) 기준풍속이 안정된 후 5초 이내에 오차의 최대값은 ±5 % 이내여야 한다.


3.2.2. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60 m/s →
   70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s → 30 m/s → 20
   m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 각 풍속점에서 초음파식 풍속계를 90°씩 회전시키며 풍속을 측정한다.
3) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 초음파식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한
   다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
초음파식 풍속계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코
드))에 따라 국가공인기관의 IP65 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
   주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제2
   호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집
   가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60
   m/s → 70 m/s)을 만족해야 한다.




                                    - 39 -
[별표 17]


              기계식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 기계식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관
측단위는 m/s이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼 있어야
   한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ±1.0 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 ±10 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 풍속계의 각부는 장기간의 사용에 견디는 강도 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.
2) 금속 부분은 회전축 등과 같이 부득이한 부분 외는 녹이 잘 생기지 않는 재질을 사용하고 도금,
   도장 등의 녹 방지 처리가 잘 돼 있어야 한다.
3) 풍속 수감부는 외기에 노출되기 때문에 비, 눈, 먼지 등이 들어가지 않는 구조여야 한다. 회전부
   분과 본체와의 틈 사이의 크기, Cable 접촉부의 구조 등이 견고해야 한다.
4) 수감부는 어느 방향에서든지 동일한 풍속이 감지할 수 있는 구조여야 한다.
5) 풍속계의 3배 또는 풍차가 회전축에 견고하게 부착되어 있는지 검사한다. 3배식의 경우 3배는 회


                              - 40 -
전축에 대하여 직각인 회전면상에 균등하게 나뉘어 있고 흔들림이 없이 부착돼 있어야 한다.
6) 풍정식일 경우 풍정과의 관계 등이 기입돼 있어야 한다.
7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 기동풍속 시험
1) 풍동장비에 풍속계를 설치하여 풍속을 미세 조정하여 점차 올리면서 시험장비의 3배 또는 풍차가
   돌기 시작하는 풍속(기동풍속)을 측정한다.
2) 기동풍속은 1.0 m/s 이하여야 한다.


3.2.2. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60 m/s →
   70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s → 30 m/s → 20
   m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 기계식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.2. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.




                                    - 41 -
[별표 18]


              전천 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 전천 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m2이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다. 다만, 전천 일사계의 경우 마지막 자리는 0.1W/m2로 한다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 수평계 및 수평조정장치, 신호 출력선, 이중 유리돔(선택사항), 열
   전대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성돼야 한다.
2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코팅이
   입혀진 것이어야 한다.
3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 하
   고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
4) 이중 유리돔은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm 대해 광 투과율이 균일하고 우수한 유리 재질이어야
   하며, 안쪽 공간은 외기로부터 격리돼야 한다.


                            - 42 -
5) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.
6) 일사계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
7) 감도정수가 표기되어 있어야 한다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
  야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 최소 3일간 일출에서 일몰까지 연속적으로 순간 일사값을 측정한다.
2) 30개 이상 자료 중 최소 15계열(1계열은 최소 30개 이상의 순간 일사값)에서 선택돼야 한다.
3) 기준 일사계와 전천 일사계 각 계열 측정 평균값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전천 일사계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에
따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
  만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.




                            - 43 -
[별표 19]


              직달 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 직달 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m2이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 의한다. 다만, 직달 일사계의 경우 마지막 자리는 0.1W/m2로 한다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 신호 출력선, 조준기(선택사항), 수평계 및 수평조정장치(선택사
   항), 열전대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성돼야 한다.
2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코팅이
   입혀진 것이어야 한다.
3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 하
   고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
4) 내부 하우징은 산반란 일사를 흡수하기 위해 우수한 흑색 도료나 코팅이 돼 있어야 한다.
6) 제습제는 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.


                            - 44 -