yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제16503호                 관          보           2007. 5.11. (금요일)
 5.3 저온시험
  9.4의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
 5.4 습열 사이클 시험
  9.5의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
 5.5 공급전압과 주파수의 정적편차 시험
  9.6의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
 5.6 순간 전압강하 시험
  9.7의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
 5.7 전기적 과도시험
  9.8의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
 5.8 전기자기장 시험
  9.9의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
 5.9 정전기 방전 시험
  9.10의 방법에 따라 시험한 후의 측정치가 최대허용오차 이내에 있어야 한다.
6. 시험장치
 곡물수분측정 시험에 필요한 기본 시험장치는 다음과 같다.
 6.1 저울 저울은 최소한 1mg의 정확도를 가져야 한다.
 6.2 분쇄기 분쇄기는 다음과 같은 특성을 가져야 한다.
  a) 수분을 흡수하지 않는 재질이어야 한다.
  b) 청소하기 쉬운 구조이며, 불필요한 공간이 최소로 되어야 한다.
  c) 가능한 한 외부공기와 접촉이 없고, 열 발생 없이 분쇄를 빠르고 균일하게 할 수 있어야 한
   다.
  d) 7.1에 나타낸 크기의 입자를 얻기에 적절한 것이어야 한다.

 6.3 건조용 시료접시(metal dish) 건조용 시료접시는 시험조건하에서 부식되지 않는 금속재질의
  것으로서, 곡물시료의 단위면적당 질량의 분포가 0.3g/㎠을 넘지 않는 유효면적을 가진 것이어
  야 한다.
 6.4 건조로(drying oven) 건조로는 정상 작동상태에서 200℃까지 제어할 수 있는 가열능력을 가
  져야 한다. 통풍성능은 정밀한 수분측정을 할 수 있도록 충분하여야 한다.
 6.5 데시케이터(desiccator) 데시케이터는 건조제(실리카겔 등)를 포함하고 있어야 한다.
 6.6 포화염 용액조(saturated salt solution chamber) 시료를 조화하기 위한 장치로서 조안에 있
  는 포화염의 용액과 조안 공기중의 수분은 평형상태를 유지하므로, 조안은 일정한 습도를 유지
  한다.
7. 곡물 시료의 준비

 7.1 분쇄를 필요로 하지 않는 곡물 표 1에 나타낸 입자크기의 분포를 갖는 곡물시료는 측정전에
  분쇄할 필요가 없다. 곡물시료를 완전히 섞은 후 곡물시료(8.2)를 채취한다.

                                265
제16503호                 관         보      2007. 5.11. (금요일)
 7.2 분쇄를 필요로 하는 곡물
  7.2.1 일반 시료가 표 1에 규정한 입자크기 특성을 갖지 않을 경우, 사전조정을 하지 않는 분쇄
   (7.2.2) 또는 사전조정을 하는 분쇄(7.2.3)를 실시한다.
                 표 1 분쇄할 필요가 없는 곡물 입자크기의 분포

              입자크기 mm                         비율%

                ≤ 1.7                         100

                 > 1.0                        10

                 < 0.5                        50

  7.2.2 사전조정을 하지 않는 분쇄 분쇄과정에서 수분의 변화가 일어날 것 같지 않은 곡물에 대
   해서는 사전 조정 없이 분쇄를 한다[일반적으로 수분(7~17)% 사이의 곡물].
   비고     분쇄 전에 조정된 곡물의 수분범위는 대개 시험실의 20℃ 대기온도에서(40~70)% 상
   대습도에 해당한다.
  표 1에 나타낸 크기의 입자크기를 얻기 위해서 분쇄기(6.2)를 조절한다. 소량의 시험실 샘플을
  분쇄하고 버린다. 그리고 즉시 시험재료로 요구되는 것보다 좀 많은 양(약 5g)의 샘플을 분쇄하
  고, 즉각 8.2.2에 따라 처리한다.
  7.2.3 사전조정을 하는 분쇄 분쇄과정에서 수분의 변화가 일어날 수 있는 곡물[일반적으로 수
   분 7% 미만, 또는 17% 초과인 곡물]은 수분이(7~17)%를 가질 수 있도록 분쇄 전에 사전조
   정을 하고 분쇄를 한다. 만일 수분이 17% 초과(대부분의 경우)의 경우라면 5g(8.2.2 참조)보
   다 약간 더 많은 시료를 제공하기 위하여, 충분한 양의 곡물시료를 1mg의 정확도로 측정하
   고, 건조로(6.4)에서 온도를(45~50)℃로 일정시간 동안 건조하여 측정에 적절한 수분범위로
   조정하고, 시험실 온도까지 이 시료를 냉각시킨다. 조정후에는 시료를 1mg의 정확도로 측정
   한다. 곧바로 그것을 분쇄하고, 표 1에 나타낸 입자크기가 얻어지도록 분쇄기를 조절하고, 신
   속히 분쇄하고 즉시 8.2.2에 따라 처리한다.
8. 시험절차

 8.1 측정회수 8.7에 규정된 조건하에서 8.2~8.3에 따라 2번의 측정이 필요하다. 두 결과 사이의
  절대값 차이가 반복성의 한계 r(8.7)보다 클 경우, 그 결과가 요구조건을 만족할 때까지 측정을
  반복한다.
 8.2 곡물시료
  8.2.1 분쇄가 필요하지 않은 곡물시료에 대해서는, 건조용 시료접시(6.3) 안에 있는(5±1)g의
   시료(7.1)를 1mg의 정확도로 측정한다. 시료접시는 미리 건조되고 뚜껑을 포함하여 1mg의
   정확도로 측정해 놓는다.
  8.2.2 분쇄를 해야 하는 곡물시료의 경우에는, 건조용 시료접시(6.3) 안에 있는 7.2.2 또는
   7.2.3으로 얻어진 모든 분쇄물을 1mg의 정확도로 측정한다. 시료접시는 미리 건조되고 뚜껑
   을 포함하여 1mg의 정확도로 측정해 놓는다.

                              266
제16503호               관          보         2007. 5.11. (금요일)
8.3 건조 건조로 온도가(105~107)℃가 되면, 문을 열고 곡물시료(8.2)를 담고 있는 뚜껑이 열
 린 접시를 뚜껑과 함께 건조로(6.4)에 넣고, 건조로 온도가 다시(105~107)℃가 되는 순간부터
 (300±5) 분간 놓아둔다. 이때 건조하는 동안 건조로의 문을 열지 않는다. 건조가 완료되면 건
 조로에서 시료접시의 덮개를 덮고 꺼내어 신속히 데시케이터로 옮긴다.
8.4 질량측정 접시온도가 시험실 온도까지 내려갔을 때(일반적으로 데시케이터에 놓아 둔 후 30
 분~45분 정도) 질량을 1mg의 정확도까지 측정한다.
8.5 수분 계산




 결과는 반복성 요구조건(8.7)을 만족하는 두 측정치의 산술평균값이다. 소수점 이하 두 자리까
 지 계산한다.
8.6 시험 순서
 시험 대상기기와 곡물시료는 시험환경에서 24시간 정도 방치한 다음 실시한다.
 a) 측정하고자 하는 곡물의 선택 버튼을 누른다.
 b) 미리 조화(conditioning)시켜, 병 또는 비닐팩에 담긴 시료를 흔들어 잘 섞는다.
 c) 전기저항식 곡물수분측정기의 경우 다음과 같이 측정한다. 알곡이 충실한 시료를 측정용 시
  료접시에 골고루 펴서 놓고 피시험기기의 시료접시 투입구에 잘 밀어 넣은 후, 분쇄핸들을 돌
  려 측정버튼을 누르면 지시값이 표시된다. 이 때 핸들은 스토퍼에 의해 멈출 때까지 돌린다.
  같은 방법으로 5 회 측정하여 측정값을 기록한다.
 d) 정전용량식 곡물수분측정기의 경우 다음과 같이 측정한다. 곡물수분측정기의 본체에 측정 시
  료통(또는 센서부)를 장착한다. 알곡이 충실한 시료를 시료 안내기 등을 사용하여 측정 시료
  통(또는 센서부)에 곡물시료를 투입시키고 측정한다. 같은 방법으로 5회 측정하여 측정값을
  기록한다.
 e) 병 또는 비닐팩 속에 들어있는 시료를 꺼내어 분쇄기로 분쇄한 후 건조용 시료접시에 질량
  을 측정하여 5g을 넣고 전건법으로 곡물시료의 기준값을 구한다. 이때 주의할 점은 비닐로
  된 장갑을 끼고, 전건법을 실시한다. 또한 시료를 분쇄할 때 주위의 온도와 습도의 영향으로
  생길 수 있는 수분의 흡·탈착을 피하기 위해 신속히 분쇄한다.
  한편, 건조용 시료접시는 건조할 때 반드시 필요한데, 뚜껑이 밀폐가 잘 되고 재질이 가벼운
  알루미늄으로 된 것이어야 하고, 뚜껑을 포함한 시료접시의 질량을 미리 측정하여 그 값을 알
  고 있어야 한다.

                             267
제16503호                관          보          2007. 5.11. (금요일)
  f) 미리 온도조절이 되어 있는 건조로가(105~107)℃가 되는 시점에서 건조시간을 확인한다.
    이때 건조 시작시간을 반드시 확인하고(300±5) 분 후 건조기를 끈다. 건조가 끝나면 건조용
    시료접시의 뚜껑을 건조기 안에서 닫고, 밖으로 빼내어 다시 실리카겔이 들어있는 데시케이터
    안에 넣고(30~45) 분간 자연냉각시킨다.
  g) 뚜껑이 닫힌 채 냉각된 시료접시의 질량을 잰다. 이 질량은 건조된 시료와 그릇의 질량이므
    로 미리 측정해 놓은 시료접시의 질량을 빼면 건조된 시료만으로 질량을 구할 수 있다. 따라
    서 건조전의 시료질량 5 g과 건조후의 시료질량의 관계식으로 기준값을 구한다.
  h) 기준값에서 지시값을 빼면 기준값과의 차이(보정값)을 구할 수 있다.
 8.7 반복성(repeatibility)
  동일 장치를 이용하여 동일 조작자가 동일 시험실에서 동일한 시험재료와 동일한 방법으로 짧
  은 시간간격 안에 수행하여 얻은 2개의 독립적인 시험결과 간의 절대값 차이는 다음 식으로 계
  산한 반복성의 한계 r을 초과하는 경우가 5% 이하이어야 한다.
  r=0.013 m-0.06
  여기서 m:100g 당 질량(g)으로 나타낸 두 시험결과의 평균

 8.8 시험실 조건 곡물수분측정기는 항온ㆍ항습실[(23±2)℃, (40~70)% R.H.]에서 견고한 시험대
  위에 수평으로 올려놓고 시험한다.
9. 시험방법
 9.1 겉모양 및 구조
  9.1.1 겉모양
    곡물수분측정기가 4.1을 만족하는지 육안으로 확인한다.
  9.1.2 구조
    곡물수분측정기가 4.2를 만족하는지 육안으로 확인한다.
 9.2 최대허용오차
  8.6에 따라 시험을 실시한다.
 9.3 내열성 시험
  곡물수분측정기는 다음 시험조건의 내열성 시험에 견디어야 한다.
  -온도:(50±2)℃
  -시간:2 h
  시험은 곡물수분측정기가 안정된 온도(시험실에서 2시간 방치)에 도달된 후 시작한다.
  온도변화율은 가열과 냉각동안 1K/min을 초과하지 않아야 하며, 습도는 20% R.H. 를 초과하
  지 않아야 한다. 세부규정은 KS C 0221 및 KS C 0210에 따른다.
 9.4 저온시험 곡물수분측정기는 다음 시험조건의 저온시험에 견디어야 한다.
  -온도:(-10±2)℃
  -시간:2 h
  시험은 안정된 온도(시험실에서 2시간 방치)에 도달한 후 시작한다.

                               268
제16503호                    관          보               2007. 5.11. (금요일)
 가열과 냉각 동안 온도변화율은 1K/min을 초과하지 않아야 한다. 세부규정은 KS C 0210 및
 KS C 0220에 따른다.

9.5 습열 사이클 시험 곡물수분측정기는 표 2에 주어진 습열조건에서 견디어야 한다.
 시험은 하한온도 및 상한온도 사이의 주기적인 온도변화에 노출시킨다. 온도변화와 하한온도
 상태에서는 95% 이상의 상대습도를 유지하고, 상한온도 상태에서는 93% 이상의 상대습도를
 유지한다.
                              표 2 시험조건

        하한온도                                (25±3)℃

        상한온도                                (50±2)℃

        상대습도                                 ≥ 93%

        순환기간                              12 h + 12 h

        순환회수                                   2

                                            Min. 1h
 다음 시험전의 회복시간
                                            Max. 2h

 곡물수분측정기는 시험동안 스위치를 켜둔다. 세부규정은 KS C 0227 및 KS C 0283에 따른
 다.

9.6 공급전압과 주파수의 정적편차(Static deviations in supply voltage and frequency) 곡물수
 분측정기는 다음 시험조건에서 정격공급전압(Un)으로 부터 아래 편차를 따라야 한다.
 -상한:Umax
 -하한:Umin
 -공급 모드:다음의 a), b) 및 c)항에서 정의됨
 기준조건에서 시험기간은 곡물수분측정기의 오차를 결정하기에 충분해야 한다.
 공급모드:
   a) 단상 정격전압Un 이고 주요 작동을 위한 전자장치
      Umax=1.1Un
      Umin=0.85Un
      f=fnom
      만약, 전원 주파수가 측정을 위해 사용된다면 전원 주파수의 변동은 다음과 같다.
      fmax=1.02 fnom
      fmin=0.98 fnom
      U =Un
      여기서, fnom:공칭주파수
   b)Un1(범위의 하한)부터Un2(범위의 상한)까지의 공칭전압범위를 가지고 주요 작동을 위한 전
      자장치

                                  269
제16503호                  관          보          2007. 5.11. (금요일)
      Umax=1.1Un2
      Umin=0.85Un1
      f=fnom
      만약, 전원 주파수가 측정을 위해 사용된다면 전원 주파수의 변동은 다음과 같다.
      fmax=1.02 fnom
      fmin=0.98 fnom
               Un2+Un1
      U =
                2
  c) 단상 정격전압 Un을 가지며 외부 AC 저전압(< 50 V)인 경우 전자장치
      Umax=1.5Un
      Umin=0.5Un
      f=fnom
      만약, AC 주파수가 측정을 위해 사용된다면 AC 주파수의 변동은 다음과 같다.
      fmax=1.02 fnom
      fmin=0.98 fnom
  d) 단상 정격전압Un을 가지며 외부 DC 저전압(< 50 V)으로 작동하는 전자장치
      Umax=1.75Un
      Umin=0.50Un
  e) 건전지로 작동하는 전자장치
      Umax=Ubatt.max
      Umin=Ubatt.min
      여기서, Ubatt.max는 무부하시 새 건전지의 전압이며, Ubatt.min은 주위온도 20℃에서 제
      조자가 규정한 최저 건전지 작동전압이다.
9.7 순간 전압강하 시험 곡물수분측정기는 다음 시험조건과 같이 순간전압강하시험을 수행한다.
 시험레벨은 30번 사이클 동안 70% 전압이 감소되어야 하며, 각 개개의 전압 감소는 공급전압
 이 “0”이 되는 순간에 시작, 종료를 반복하여야 한다. 두 개의 연속된 전압강하 사이의 시간간
 격은(10±1)초이며 10회 전압강하를 수행한다.
 비고 이 항은 주전압 또는 외부 AC 전압으로 작동하는 전자장치 또는 기기에 대해서만 유효하
 다.
 세부규정은 KS C IEC 61000-4-11(IEC 61000-4-11) 및 KS C IEC 61000-2-2(IEC
 61000-2-2)에 따른다.
9.8 전기적 과도시험
 9.8.1 버스트시험 신호와 DC선에 대하여 다음을 적용한다. 길이가 1.2 m 이상의 영구적인 설
  치인 경우 부분품 또는 외부 케이블과의 상호 연결된 각 케이블은 표 3의 조건에 따라 시험
  한다.

                               270
제16503호            관            보                  2007. 5.11. (금요일)
                     표 3 시험조건
      시험전압                            1.0 kV±10%

   스파크 상승시간                                  5 ns

   스파크 지속시간                               50 ns

  스파크 반복 주파수                             5 kHz

     버스트 시간                              15 ms

     버스트 주기                              300 ms

      시험기간                      양극 60 초 및 음극 60 초

 버스트는 기준으로서의 접지와 일반형태의 간섭이 있는 단자에 연결되며 50 Ω의 출력 임피
 던스를 가진 버스트 발생기에 의해 얻어진다.
 버스트 전압은 양극 또는 음극을 가지며, 하강시간은 과도 진폭의 1/2에 해당하는 점 사이의
 시간 간격으로 정의된다.
 곡물수분측정기는 시험하는 동안 스위치를 켜둔다.
 시험 후 곡물수분측정기의 검사는 버스트에 노출로 인하여 어떠한 정보 또는 판독값의 변화
 가 없어야 하지만, 수분율에 대한 판독값의 가장 낮은 단위의 숫자가 변경될 수 있으나, 변경
 은 한 단위 이하이어야 한다.
 AC 전원선에 대해서는 다음을 적용한다.
 곡물수분측정기의 전원선에 표 4에 주어진 조건으로 시험한다. 버스트 시험은 활선, 중성선,
 접지에 모두 인가한다.
 버스트 전압은 양극 또는 음극을 가지며, 하강시간은 과도 진폭의 1/2에 해당하는 점 사이의
 시간 간격으로 정의된다.
 곡물수분측정기는 시험하는 동안 스위치를 켜둔다.
 시험 후 곡물수분측정기의 검사는 버스트에 노출로 인하여 어떠한 정보 또는 판독값의 변화
 가 없어야 하지만, 수분율에 대한 판독값의 가장 낮은 단위의 숫자가 변경될 수 있으나, 변경
 은 한 단위 이하이어야 한다.
                     표 4 시험조건
   시험전압                          4.0 kV±10%

스파크 상승시간                              5 ns

스파크 지속시간                             50 ns

스파크 반복 주파수                           2.5 kHz

  버스트 길이                             15 ms

  버스트 주기                             300 ms

   시험기간          양극 버스트에 대해 60 초 및 음극 버스트에 대해 60 초

                          271
제16503호                    관         보               2007. 5.11. (금요일)
  세부규정은 KS C IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4) 및 KS C IEC 61000-2-2(IEC
  61000-2-2)격에 따른다.
 9.8.2 서지시험 신호선과 DC선에는 다음을 적용한다. 곡물수분측정기와 연결되어 영구적으로
  설치한 부분품 또는 외부 케이블 연결에서 10 m 이상의 각 케이블은 전기적 서지시험을 실
  시하여야 한다.(표 5 참조).
                   표 5 신호선 및 DC선에 대한 서지시험
         시험전압, 공통모드                                 0.5 kV

         시험전압, 차등모드                       0.5 kV(외부케이블인 경우)

         상승시간(개방회로)                                 1.2 μs

         지속기간(개방회로)                                 50 μs

         상승시간(단락회로)                                  8 μs

         지속기간(단락회로)                                 20 μs

  서지가 신호선과 연결되었을 때, 40 Ω의 임피던스는 서지발생기의 출력에 연결되며 각 선은
  각각 3개의 음극성과 양극성의 과도를 따른다.
  곡물수분측정기는 시험하는 동안 스위치를 켜둔다.
  시험후 곡물수분측정기의 검사는 서지에 노출로 인하여 어떠한 정보 또는 판독값의 변화가
  없어야 하지만, 수분율에 대한 판독값의 가장 낮은 수자는 많아야 한 단위까지 변경될 수 있
  다.
  AC 전원선에 대하여 다음을 적용한다.
  AC 전원선의 서지시험은 표 6에 따른다.
                      표 6 AC 전원선에 대한 서지시험
       시험전압:(L1+G), (N+G)                      2.0 kV±10%

           시험전압:(L1+N)                         1.0 kV±10%

  곡물수분측정기는 시험하는 동안 스위치를 켜둔다.
  시험 후 곡물수분측정기의 검사는 서지에 노출로 인하여 어떠한 정보 또는 판독값의 변화가
  없어야 하지만, 수분율에 대한 판독값의 가장 낮은 수자는 많아야 한 단위까지 변경될 수 있
  다.
  세부규정은 KS C IEC 61000-4-5에 따른다.

9.9 전기자기장 시험 곡물수분측정기 및 1.2 m 이상의 외부케이블은 표 7에 주어진 26MHz~1
 000MHz의 주파수 범위의 RF영역에 노출되어야 한다.
                            표 7 시험조건
       주파수 범위                         26MHz~1 000MHz

       시험레벨                                10 V/m

        변조                             AM(1 kHz) 80%

                                272
제16503호                   관            보              2007. 5.11. (금요일)
  규정된 주파수 범위는 2개로 나누어진다.
  -26MHz~200MHz
  -201MHz~1 000MHz
  권장하는 전송 안테나는 26MHz~200MHz의 주파수 범위에서는 바이코니컬(Biconical) 안테
  나와 201MHz~1 000MHz의 주파수 범위에서는 대수주기형(Log-periodic) 안테나이다. 주파
  수 범위는 표 7을 사용하는데, 1 kHz 사인파에 따라 변조된 80% 신호 진폭을 갖는다. 시험은
  두 개의 직각 위치에서 조합형 안테나를 가지고 연속적으로 수행한다. 세부규정은 KS C IEC
  61000-4-3(IEC 61000-4-3)에 따른다.

 9.10 정전기 방전 시험 전자장치를 갖는 곡물수분측정기는 표 8에 주어진 시험조건에서 다른 정
  전기 전위를 가진 물체로부터 직접 곡물수분측정기의 표면으로 정전기 전하가 이동되도록 해야
  한다.
                              표 8 시험조건

              방전 전압                             대기±8 kV, 접촉±4 kV

               방전율                               단일 방전(single shot)

          방전위치당 방전수                                     ±10 회

  방전은 사용자가 정상적으로 접근할 수 있는 곡물수분측정기의 어느 표면에도 적용할 수 있다.
  방전전극은 가능한 한 방전이 일어날 때까지 곡물수분측정기에 접근하며, 가능하다면, 다음 방
  전전에 제거된다. 접촉 방전은 공기 방전이 일어나는 모든 표면에서 이루어지며 접촉은 수분측
  정기가 놓여진 수직결합판(VCP)과 수평결합판(HCP)에 대해 이루어진다. 연속방전 사이의 시간
  간격은 10 초 이상이다.
  곡물수분측정기는 시험하는 동안 스위치를 켜둔다.
  시험 후 곡물수분측정기의 검사는 노출로 인하여 어떠한 정보 또는 판독값의 변화가 없어야 하
  지만, 수분율에 대한 판독값의 가장 낮은 수자는 많아야 한 단위까지 변경될 수 있다. 세부규정
  은 KS C IEC 61000-4-2 및 KS C IEC 61000-2-2의 규격에 따른다.

 9.11 전원 주파수 자기장 시험 곡물수분측정기는 전원 주파수의 자기장에 노출시킨다. 자기장 세
  기(field strength)는 표 9에 주어져 있다.
                             표 9 자기장 세기

   전원 주파수의
                                              100 A/m
    자기장 세기

  최대허용오차 측정은 각각 노출 시작시 시작하여 노출 종료시 끝나게 되며, 주요결함이 발생하
  지 않아야 한다. 세부규정은 KS C IEC 61000-4-8에 따른다.
10. 표기 및 사용설명서

 10.1 표기 곡물수분측정기에는 보기 쉬운 위치에 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표기하여
  야 한다.

                                    273
제16503호                    관         보             2007. 5.11. (금요일)
  10.1.1 곡물수분측정기의 형식승인번호 표시
  10.1.2 제조자명 또는 그 약호
  10.1.3 제작연도 및 기물번호
  10.1.4 계량에 관한 법률 시행규칙 제9조에 의한 정밀도 등의 표시사항
  10.1.5 원산지(영문표기)
  10.1.6 소비자 상담을 위한 전화번호
 10.2 사용설명서 사용설명서에는 다음 사항이 포함되어 있어야 한다.
  10.2.1 측정범위
  10.2.2 시료 채취 요령
  10.2.3 측정방법
  10.2.4 점검방법
  10.2.5 건전지 교환 요령
  10.2.6 사용상 주의사항
  10.2.7 곡물 종류 보정표(아날로그 곡물수분측정기의 경우만 적용)
  10.2.8 온도보정표(온도보정이 내장되어 있지 않을 때만 적용)
  10.2.9 소비자 상담을 위한 전화번호
11. 형식승인 시험
 11.1 시험항목
  형식승인 시험항목은 본 기준에서 요구하는 4.(겉모양 및 구조) 및 5.(성능)의 전 항목으로 구조
  에 적합한 것에 한하여 성능시험을 실시한다.
 11.2 시료의 크기
  곡물수분측정기에 대한 시료의 크기 및 판정기준은 아래 표와 같다. 시료의 크기는 검사에 필
  요한 최소수량이며, 형식승인기관은 추가로 시료를 요구할 수 있다.
                                                 판   정   기    준
    품        목       시료의 크기(n)
                                           Ac(합격)            Re(불합격)

   곡물수분측정기               3                   0                    1

 11.3 제출서류 및 자료
  11.3.1 곡물수분측정기는 다음과 같은 자료를 제출하여야 한다.
   -기술적 특성과 작동원리에 대한 설명서
   -곡물수분측정기의 그림과 사진
   -계량적 영향을 미칠 수 있는 부분품은 구성부품의 설명서와 품목 리스트
   -조립도 및 부품도
   -보정장치가 부착된 것은 보정방법에 대한 설명서
   -검정증인과 전기적 봉인장치에 대한 설명서

                                 274
제16503호              관         보       2007. 5.11. (금요일)
 11.4 형식승인의 변경

  11.4.1 형식승인된 제품이 형식의 일부변경(기능부가를 포함)으로 측정결과나 성능(사용중)에

      영향을 미치거나 그러할 우려가 있을 경우에는 추가로 승인을 받아야 한다.

  11.4.2 곡물수분측정기의 형식변경이 측정결과에 영향을 미치지 않을 경우(곡물 종류의 변경

      또는 추가 등)에는 초기승인에 포함된 제품으로 본다.

  11.4.3 추가 또는 변경의 승인을 위한 제품시험은 변경의 정도에 따라 본 기준의 일부 또는 전

      부를 실시할 수 있다.

  11.4.4 형식승인 변경절차 및 범위는 “계량기 형식승인 신규 및 변경처리 규정”에 따른다.

제2장    곡물수분측정기의 검정·검사기준

 이 기준은 계량에 관한 법률 제20조 및 제23조의 규정에 의한 곡물수분측정기의 검정에 대하여

 규정한다.

1. 적용범위 계량에 관한 법률 시행규칙 제17조 및 제20조에서 규정하고 있는 곡물수분측정기에

 대하여 적용한다.

2. 검정·검사의 종류

 2.1 초기검정 제작 및 수입된 계량기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한

  다.

 2.2 수시검사 초기검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 계량기가 수리 전 계량기

  의 성능과 동등하다고 인정하는 검사로 시·도지사가 실시하는 검사를 말한다.

 2.3 재검정 초기검정 후 유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다.
3. 검정·검사 방법 및 절차

 3.1 초기검정 및 재검정

  계량기의 제작업자, 수입업자 또는 유효기간이 만료될 계량기를 법정계량에 사용하고자 하는

  자는, 계량에 관한 법률 시행규칙 별지 제16호서식의 계량기검정신청서와 그 계량기를 지정검

  정기관에 제출하여야 한다. 재검정 신청시 계량기의 성능유지를 위해 관련부품이 교체(수리의

  범위는 시행령 별표 6 참조)되었을 경우 교체된 부품명과 교체사유를 작성하여 함께 제출한다.

  계량기검정신청서의 구분란에 제작은 “제작”, 수입은 “수입”, 유효기간이 만료될 계량기의 재검

  정은 “재검정”으로 기재한다.

 3.2 수시검사

  계량기를 수리한 후 법정계량에 사용하고자 할 경우 당해 계량기를 수리한 수리업자는, 계량에

  관한 법률 시행규칙 별지 제16호서식의 계량기검정신청서와 세부 수리내용(수리일시, 수리개소,

  수리내용 등) 및 그 계량기를 시·도지사에게 제출하여야 한다. 계량기검정신청서의 구분란은

  “수시”로 기재한다.

 3.3 계량기의 검정은 오차와 구조로 구분하여 실시한다.
                            275
제16503호                  관             보             2007. 5.11. (금요일)

⊙전라북도교육청고시제2007-7호
      『전북익산부천중외 9교 민간투자시설사업 실시계획 승인 고시』
 전북익산부천중외 9교 민간투자시설사업에 대한 실시계획을 승인하였기에 사회기반시설에 대한
민간투자법 제15조제2항 및 학교시설사업촉진법 제4조제7항의 규정에 의거 승인내용을 고시하고
관계도서는 전라북도교육청 교육시설과에 비치하여 이해관계인에게 보입니다.
      2007년 5 월11일
                 전라북도   교육감
1. 사업의 명칭 : 전북익산부천중외 9교 민간투자시설사업
2. 주무관청 : 전라북도교육청
3. 사업시행자의 주소 및 성명

 -주    소 : 서울시 서초구 서초동 1706-5
 -성    명 : 전북서부학교관리주식회사 대표이사 윤여인
4. 사업개요

 -사업면적 : 34,963.70㎡(건축연면적)
 -사업기간 : 2007년 2 월~2008년 5 월
5. 사업시행지의 위치 및 사업규모
                                                                민간투자
                                                부지면적            사업규모
구분      학 교 명    위                      치
                                                 (㎡)      사업연면적         준 공
                                                            (㎡)         예정일
학교
       익산부천중 익산시 어양동 7-1번지                       11,726     10,842.71   08.01
신축

       익산오산초 익산시 오산면 오산리 11번지외4                  20,801      2,704.66   08.05

       군산문창초 군산시 산북동 2701번지                      16,005      2,141.95   08.05

       김제공덕초 김제시 공덕면 동계리 702-2번지외1               23,795      2,162.90   08.05

       김제난산초 김제시 백구면 영상리 343번지외5                 23,191      2,480.46   08.05
교사
개축
       김제백석초 김제시 흥사동 543-1번지                     17,063      2,537.11   08.05

       김제죽산초 김제시 죽산면 죽산리 498-1번지                 30,046      2,444.76   08.05

       부안부안초 부안군 부안읍 동중리 173-3번지외1               23,900      4,542.08   08.05

       부안부안중 부안군 부안읍 서외리 410-1번지외3               18,121      3,644.60   08.05

체육
관신     정읍동신초 정읍시 상동 280번지외2                      14,752      1,461.87   08.05
 축

 계       10교                                    199,400     34,963.70

                                  298
제16503호                  관         보             2007. 5.11. (금요일)


     지방자치단체
⊙전라북도교육청고시제2007-6호
      『전북전주전라중외 6교 민간투자시설사업 실시계획 승인 고시』
 전북전주전라중외 6교 민간투자시설사업에 대한 실시계획을 승인하였기에 사회기반시설에 대한
민간투자법 제15조제2항 및 학교시설사업촉진법 제4조제7항의 규정에 의거 승인내용을 고시하고
관계도서는 전라북도교육청 교육시설과에 비치하여 이해관계인에게 보입니다.
      2007년 5 월11일
                 전라북도   교육감
1. 사업의 명칭 : 전북전주전라중외 6교 민간투자시설사업
2. 주무관청 : 전라북도교육청
3. 사업시행자의 주소 및 성명

 -주    소 : 서울시 서초구 서초동 1706-5
 -성    명 : 전북동부학교관리주식회사 대표이사 윤여인
4. 사업개요

 -사업면적 : 19,951.86㎡(건축연면적)

 -사업기간 : 2007년 5 월~2008년 5 월
5. 사업시행지의 위치 및 사업규모
                                                            민간투자
                                            부지면적            사업규모
구분     학 교 명     위                      치
                                             (㎡)       사업연면적        준 공
                                                         (㎡)        예정일

      전주전라중 전주시 덕진구 덕진동 1가 1200외 7필지          22,807     4,531.00   08.05


      전주중앙중    전주시 덕진구 진북동 1가 301-19번지        21,076     3,239.52   08.05


      남원보절초    남원시 보절면 신파리 856-1외 4필지         15,976     2,437.65   08.05

교사
      임실삼계초    임실군 삼계면 삼계리 185외 6필지           16,037     2,318.22   08.05
개축

      장수산서초    장수군 산서면 동화리 208외 4필지           24,171     2,546.49   08.05


      장수장계중    장수군 장계면 장계리 301외 5필지           15,452     3,095.40   08.05


      순창옥천초    순창군 순창읍 남계리 362-2외 1필지         12,206     1,783.58   08.05


 계       7교                                 127,725     19,951.86


                                  297
제16503호                          관           보           2007. 5.11. (금요일)

⊙경상남도공고제2007-275호
 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제32조의 규정에 의거 방지시설업 등록사항을 아래
와 같이 공고합니다.
       2007년 5 월 4 일
                   경상남도지사
       수질방지시설업 신규등록 공고
1. 업체명 : (주)삼목토건
2. 대표자 : 김월금
3. 영업소 소재지 : 경남 김해시 내동 1080-4(☎055-328-2340)
4. 업   종 : 수질방지시설업
5. 등록번호 : 제 수질-52호
6. 등록일자 : 2007년 5 월 3 일


⊙경상남도공고제2007-280호
 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제32조의 규정에 의거 방지시설업 등록사항을 아래
와 같이 공고합니다.
       2007년 5 월11일
                   경상남도지사
       수질방지시설업 신규등록 공고
1. 업체명 : 호전종합건설(주)
2. 대표자 : 유주열
3. 영업소 소재지 : 경남 고성군 영현면 연화리 973-5(☎055-674-0294)
4. 업   종 : 수질방지시설업
5. 등록번호 : 제 수질-53호
6. 등록일자 : 2007년 5 월 4 일



⊙부천시공고제2007-387호
       기계식주차장치안전도인증 공고
 주차장법 제19조의7 제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 기계식주차장치의 안전도를 인증하고
동법시행규칙 제16조의6 제4항의 규정에 의거 이를 공고합니다.
       2007년 5 월11일
                   부   천    시   장
□기계식주차장치안전도인증내용

인증번호       신   청   인    사       업       장   명   칭   종   류   및   방   식    발 급 일
           권순범         경기 부천시 원미구 상
 부천                                  DK-LP-    다단식, 7단 승강횡행식              2007.
          대덕엔지니어       동 499-4 오토갤러리
제5-6호                                PIT7-59 (PIT) 59대형【중량1850㎏】          05.07
          링주식회시            빌딩505호

                                        299
제16503호
관
보
2007. 5.11. (금요일)
299
⊙경상남도공고제2007-275호
환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제32조의 규정에 의거 방지시설업 등록사항을 아래
와 같이 공고합니다.
2007년 5 월 4 일
경상남도지사
수질방지시설업 신규등록 공고
1. 업체명 : (주)삼목토건
2. 대표자 : 김월금
3. 영업소 소재지 : 경남 김해시 내동 1080-4(☎055-328-2340)
4. 업  종 : 수질방지시설업
5. 등록번호 : 제 수질-52호
6. 등록일자 : 2007년 5 월 3 일
⊙경상남도공고제2007-280호
환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제32조의 규정에 의거 방지시설업 등록사항을 아래
와 같이 공고합니다.
2007년 5 월11일
경상남도지사
수질방지시설업 신규등록 공고
1. 업체명 : 호전종합건설(주)
2. 대표자 : 유주열
3. 영업소 소재지 : 경남 고성군 영현면 연화리 973-5(☎055-674-0294)
4. 업  종 : 수질방지시설업
5. 등록번호 : 제 수질-53호
6. 등록일자 : 2007년 5 월 4 일
⊙부천시공고제2007-387호
기계식주차장치안전도인증 공고
주차장법 제19조의7 제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 기계식주차장치의 안전도를 인증하고 
동법시행규칙 제16조의6 제4항의 규정에 의거 이를 공고합니다.
2007년 5 월11일
부  천  시  장
□기계식주차장치안전도인증내용
인증번호
신  청  인
사      업      장
명    칭
종  류  및  방  식
발 급 일
부천
제5-6호
권순범
대덕엔지니어
링주식회시
경기 부천시 원미구 상
동 499-4 오토갤러리
빌딩505호 
DK-LP-
PIT7-59
다단식, 7단 승강횡행식
(PIT) 59대형【중량1850㎏】
2007.
05.07
제16503호                     관            보            2007. 5.11. (금요일)
1. 응시자격:2007년12월31일 현재「부동산 가                ※법령면제자(경력자)는 방문 또는 우편접수
 격공시 및 감정평가에 관한 법률」제24조 각호                   만 허용
 의 1에 해당하는 결격사유가 없는 자                      나. 방문(우편)접수

 ※「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」                  (1) 접 수 처:한 국 감 정 평 가 협 회(우 편 번 호

  개정·공포(2007. 4.27, 3개월후 시행)에 따              137-851 서 울 특 별 시 서 초 구 방 배3동

  라 금년도 시험에는 개정된 같은법 제24조                    1022-5 전화:02-581-2291)

  (결격사유: 별첨1)가 적용되며,아울러, 동                  (2) 접수기간:2007년 5 월21일(월)~5 월

  결격사유에 해당되는 자는 감정평가사가 될                     25일(금),(09:30~18:00)

  수 없음을 알려 드리니 착오없으시기 바랍니                   (3) 기   타

  다.                                         -응시원서는 직접 제출하거나, 빠른 등기
2. 응시원서 교부 및 접수기간                               우편을 이용하되 수취자의 주소(통?반까

 가. 인터넷 접수:2007년 5 월17일(목)~5 월                  지명기), 성명 및 우편번호를 기재하고

  26일(토)                                        우표(빠른등기)를 첨부한 반송용 규격봉

 나. 방문(우편)접수:2007년 5 월21일(월)~5                  투를 동봉하여야 함

  월25일(금)                                    -응시원서가 교부처(인터넷 포함)에서 교

3. 응시원서 접수방법 및 교부처                              부하는 소정의 양식이 아니거나 첨부된

 가. 인터넷 접수                                      사진이 동일원판이 아닌 경우 등 흠결이

  (1) 방     법:한 국 감 정 평 가 협 회 홈 페 이 지           있는 경우에는 접수하지 않음

   (http://kapanet.or.kr)를 통하여 접수            -응시원서는 개별접수(단체접수 불허)하여

  (2) 접수기간:2007년 5 월17일(목) 09:30                야 하며, 우송에 의한 경우에는 접수마

   ~5 월26일(토) 18:00까지 접수                        감일자 우체국 소인분까지 유효함.

 다. 응시원서 교부처
지 역     기        관       명       주                       소       전 화 번 호

       한국감정평가협회              서울시 서초구 방배3동 1022-5                02-581-2291

       한국감정원                 서울시 강남구 삼성동 171-2                  02-2189-8000
서 울
                             서울시 종로구 적선동 80
       (주)나라감정평가법인                                              02-737-8871
                             (적선현대빌딩 808호)
                             부산시 동구 초량동 1157-5
       한국감정원                                                    051-462-0401
                             (한국감정원빌딩 12층)
부 산
                             부산시 부산진구 전포2동 607-1
       (주)경일감정평가법인                                              051-802-7773
                             (적십자회관 3층)
                             대구시 동구 신천동 111
       한국감정원                                                    053-754-7642
                             (영남타워 15층)
대 구
                             대구시 수성구 지산동 1054-3
       (주)대화감정평가법인                                              053-766-8866
                             (복음빌딩 4층)

                                     289