yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제19115호                    관          보          2017. 10. 23.(월요일)
     표준번호                             제정사유 및 주요 내용
                  o 「전파법」47조의2제4항에 따른 전자파흡수율 측정기준(국립전파연구원고시 제
   KS C 3370-1 o 귀에 2017-8호 별표1)와 국가표준 내용을 일치화하기 위해 제정
                         근접하여 사용하는 휴대용 무선 설비의 전자파흡수율 측정을 위해 필요한
                    사항 규정
                  o「전파법」제47조의2제4항에 따른전자파흡수율 측정기준(국립전파연구원고시 제
   KS C 3370-2 o2017-8호    별표2)와 국가표준의 내용을 일치화하기 위해 제정
                    인체에 근접하여 사용하는 휴대용 무선 설비의 전자파흡수율 측정을 위해 필요한
                    사항 규정
부칙 : 2017년 10월 23일부터 시행한다.
※ 제정된 정보통신분야 국가표준은 「e나라표준인증 사이트(http://standard.go.kr)」을 통해 전문 보
  기가 가능하며, 「한국표준정보망 사이트(http://www.kssn.net)」를 통해 구매하실 수 있습니다.
◉국립전파연구원고시제2017-12호
 「산업표준화법」제11조 및 같은 법 시행령 제23조,「정보통신표준 개발·운영 세칙」 제5조에 따라
정보통신분야 국가표준을 다음과 같이 고시합니다.
    2017년 10월 23일
               국립전파연구원장
                         정보통신분야 국가표준 폐지
1. 표준번호 및 표준명
 연번        표준번호                         표준명
   1 KS C IEC 62233 전기자기   적합성(EMC) - 인체노출을 고려한 가전제품 및 유사기기의
                      전기자기장 측정방법
                      전기자기적합성(EMC) - 휴대용, 인체부착형 무선통신기기의 무선전기
   2 KS C IEC 62209-1 자기장 인체조사량 측정절차 및 측정기기 - 제1부 : 휴대용기기의 전
                      자파흡수율(SAR) 측정절차
2. 폐지 사유 및 주요 내용
 o (KS C IEC 62233) 국내 기술기준*과 국가표준 일치화를 위해 KS C 3369(MOD IEC 62233)를 대
   체 제정함에 따라 기존 국가표준 폐지
  *「전파법」제47조의2제3항에 따른 전자파강도 측정기준(국립전파연구원고시 제2017-7호 별표2)
  o (KS C IEC 62209-1) 국내 기술기준*과 국가표준 일치화를 위해 KS C 3370-1(MOD IEC
     62209-1)를 대체 제정함에 따라 기존 국가표준 폐지
  *「전파법」47조의2제4항에 따른 전자파흡수율 측정기준(국립전파연구원고시 제2017-8호 별표1)
                                 부칙
2017년 10월 23일부터 시행한다.
                                  57
제19115호                        관          보             2017. 10. 23.(월요일)
일련 변경     소 재 지      지 공부상면적(㎡)             소 유 자              소유권이외의 권리
번호      면 리 지 번 목 면적 편입면적 성 명                   주 소       성 명      주 소   권리의 비고
                                                                         명세
    폐지 산이면 상공리 산144-                        전라남도 해남군 산이 목포원예 목포시 대성동 근저당 지적선
                 2 임 5,256.0 5,256.0 김유원 면 상공리103 농업협동     조합      71-5   권 변경
548                                                       목포원예 목포시 대성동
                         -        -                       농업협동     71-5  지상권
                                                           조합
                                                          목포원예 전라남도 목포시 근저당
                         -        -                       농업협동 상동250-5    권
                                                           조합
    폐지 산이면 상공리 산145 임 9,350.0 9,350.0 김유원 전라남도    해남군 산이 목포원예    목포시 대성동 근저당 지적선
                                              면 상공리103 농업협동조합      71-5   권 변경
549                                                       목포원예 목포시 대성동
                         -        -                       농업협동     71-5  지상권
                                                           조합
                                                          목포원예 전라남도 목포시 근저당
                         -        -                       농업협동 상동250-5    권
                                                           조합
    폐지 산이면 상공리 산146 임 16,860.0 16,860.0 권경자 목포시 옥암동 395-1                    지적선
                                                                              변경
                                            하남시 창우동 521 꿈
550                      -        - 권경순 동산신안아파트
                                               419-1801
                                            서울 강동구 상일동
                         -        - 권정식 187 주공아파트
                                               719-303
    폐지 산이면 상공리 산147 임 32,231.0 32,231.0 권경자 목포시 옥암동 395-1                    지적선
                                                                              변경
                                            하남시 창우동 521 꿈
551                      -        - 권경순 동산신안아파트
                                               419-1801
                                            서울 강동구 상일동
                         -        - 권정식 187 주공아파트
                                               719-303
◉환경부고시제2017-190호
 「먹는물관리법」 제36조제1항에 따른 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」(환경부고시 제
2017-116호, 2017.6.15) 일부를 다음과 같이 개정합니다.
        2017년 10월 23일
                      환경부장관
                         수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 일부개정
수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 일부를 다음과 같이 개정한다.
제1편 제2장 Ⅰ. 응집제 1. 폴리염화알루미늄 4.1.2 분석절차 중 4.1.2.6을 다음과 같이 한다.
4.1.2.6 정제수 20 mL를 취하여 200 mL 삼각플라스크에 넣고 이하 4.1.2.4~4.1.2.5와 동일하게 바탕시험
을 행한다.
제1편 제2장 Ⅰ. 응집제 6. 황산제이철의 <성분규격 기준>의 표 중 2가철 항목의 기준 “3% 이상”을
“3% 이하”로 한다.
제1편 제2장 Ⅱ. 살균․소독제 6. 현장제조염소의 <제조기준>을 다음과 같이 한다.
이 품목은 현장제조염소 발생기로 소금을 전기분해하여 생성된 차아염소산, 차아염소산나트륨 또는
이들의 혼합물로 구성된 액체로서, 원료가 되는 소금은 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처
고시)(12-6 식염의 식품유형 중 재제소금(재제조소금), 정제소금, 기타소금)에 적합한 것을 사용하여
야 한다.
                                     40
제19115호                   관         보           2017. 10. 23.(월요일)
제1편 제2장 Ⅳ. 기타제제 2. 활성탄 9.6 분석절차의 9.6.1 시료 현탁액의 조제를 다음과 같이 한다.
이 품목을 건조시켜 KS 325호체(45 ㎛)를 90% 이상 통과할 때까지 분쇄한 후, 체를 통과한 시료를 다시
건조하여 0.2 g을 정밀히 달아 200 mL의 부피플라스크에 물 100 mL로 씻어주면서 옮겨 준 다음 물을
넣어 200 mL로 하여 세게 흔들어 섞는다. 이 현탁액 1 mL는 시료 1 mg을 함유한다. 초음파를 사용하여
혼합하여도 된다.
제1편 제2장 Ⅳ. 기타제제 2. 활성탄의 10.0 ABS를 10.0 ABS가로 하고, 10.4.1 시료현탁액의 조제를
다음과 같이 한다.
9.0 페놀가의 9.6.1 시료현탁액의 조제에 따른다.
제1편 제2장 Ⅳ. 기타제제 2. 활성탄 11.0 메틸렌블루 탈색력 11.3 기구 및 장치의 10.3.1과 10.3.2를
각각 11.3.1과 11.3.2로 한다.
제1편 제2장 Ⅳ. 기타제제 2. 활성탄 11.0 메틸렌블루 탈색력 11.4 분석절차 11.4.1 시험조작을 다음과
같이 한다.
11.4.1.1 이 품목을 건조시켜 KS 325호체(45 ㎛)를 90% 이상 통과할 때까지 분쇄한 후, 체를 통과한 시료
를 다시 건조하여 0.2 g을 여러 개의 100 mL 마개달린 삼각플라스크에 넣는다.
제1편 제2장 Ⅳ. 기타제제 2. 활성탄 12.0 요오드 흡착력 12.4 분석절차의 12.4.1을 다음과 같이 한다.
12.4.1 이 품목을 건조시켜 KS 325호체(45 ㎛)를 90% 이상 통과할 때까지 분쇄한 후, 체를 통과한 시료
를 다시 건조하여 0.5 g을 100 mL 마개달린 갈색 삼각플라스크에 넣고 여기에 0.1 N 요오드용액 50 mL
를 정확히 넣고 진탕기(약 200회/분)에서 15분간 진탕한다.
제1편 제2장 Ⅳ. 기타제제에 11. 티오황산나트륨을 별지와 같이 신설한다.
                                         부칙
이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
제2장 품목별 기준 및 규격
 Ⅳ. 기타제제
   11. 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, Na2S2O3 5H2O)
<성분규격 기준>
        항목                                기준
                                  1종                     2종
        성상                   무색의 결정              무색투명한 액체
       확인시험                    확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
         pH                     6.5~8.5                6.5~8.5
     티오황산나트륨                  95 % 이상                  50±1 %
      황산나트륨                    5 % 이하               2.5 % 이하
       물불용물                   0.3 % 이하              0.15 % 이하
      비소(As)               0.5 mg/kg 이하          0.25 mg/kg 이하
        납(Pb)               5 mg/kg 이하           2.5 mg/kg 이하
      카드뮴(Cd)              0.1 mg/kg 이하          0.05 mg/kg 이하
       크롬(Cr)               5 mg/kg 이하           2.5 mg/kg 이하
      수은(Hg)               0.1 mg/kg 이하          0.05 mg/kg 이하
      셀레늄(Se)               2 mg/kg 이하            1 mg/kg 이하
       니켈(Ni)               5 mg/kg 이하           2.5 mg/kg 이하
      안티몬(Sb)               2 mg/kg 이하            1 mg/kg 이하
                                41
제19115호                     관         보           2017. 10. 23.(월요일)
<사용기준>
오존접촉조 다음에 사용하며, 잔류하는 티오황산나트륨에 의해 잔류염소가 소모되지 않도록 주의해야
한다. 특히, 0.1 mg/L(Na2S2O3 로서)를 초과하는 농도로 사용하는 경우에는 정수지의 잔류염소를 모니터
링하고 필요시 대응방안을 강구하여야 한다.
1.0 확인시험
1.1 시약 및 표준용액
1.1.1 차아염소산나트륨 용액 (1 %)
유효염소 농도를 알고 있는 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite, NaOCl, 분자량 74.44) 용액을 희
석하여 유효염소 1 %의 차아염소산나트륨용액을 준비한다. 용액의 유효염소 측정은 차아염소산나트
륨의 유효염소 측정방법에 따른다. 이 용액은 냉장보관하여 7일간 보관 가능하다.
1.1.2 요오드화아연-녹말 용액 (zinc iodide-starch test solution)
정제수 100 mL를 끓이고, 여기에 요오드화칼륨(potassium iodide, KI) 용액 (3 → 20) 5 mL와 염화아
연 (zinc chloride, ZnCl2) 용액 (1 → 5) 10 mL를 첨가한다. 이 용액을 저어주면서 끓고 있는 동안,
녹말 5 g을 정제수 30 mL에 첨가하여 균질하게 만든 현탁용액을 첨가한다. 2분간 더 끓이고 식힌 다
음 밀봉하여 냉장 보관한다.
1.1.3 염산 (1+3)
1.1.4 요오드화칼륨 (potassium iodide, KI)
1.2 시험절차
1.2.1 100 mL 비이커에 이 품목 1 g을 넣어 정제수 20 mL와 잘 혼합하여 시험용액으로 한다.
1.2.2 차아염소산나트륨 용액 (1 %) 10 mL를 취하여 정제수 60 mL가 담겨진 250 mL 삼각플라스크
에 넣고, 여기에 염산 (1+3) 5 mL, 요오드화칼륨 3 g을 넣고 밀봉하여 흔들어 섞은 후 어두운 곳에
약 5분간 방치한다. 이 용액 5 mL를 정제수 100 mL가 들어 있는 삼각플라스크에 취하고 여기에 시
험용액을 조금씩 첨가하면 연한 노랑색이 되며, 이때 요오드화아연-녹말용액 1 mL를 넣으면 용액이
청남색이 되고 다시 시험용액을 조금씩 첨가하면 색이 없어진다.
2.0 티오황산나트륨 함량
2.1 개요
티오황산나트륨 시료 용액을 요오드 용액으로 적정하여 시료 중의 티오황산나트륨 함량을 구한다.
2.2 시약 및 표준용액
2.2.1 포름알데히드 용액 (37 %)
2.2.2 0.05 mol/L 요오드 용액 (12.7 g/L)
요오드(iodine, I2) 12.7 g을 mg 단위까지 정확히 측정하여 1 L 부피플라스크에 넣고, 요오드화칼륨
(potassium iodide, KI) 36 g과 정제수 100 mL를 넣어 흔들어 녹인 후, 염산 3방울을 가하고 정제수
로 표선까지 맞추어 준비하고 다음 식에 따라서 요오드 질량 m으로부터 농도 C1을 계산한다.
    C1 (mol/L) = m / 254
2.2.3 1 % 살리실산 용액 (10 g/L)
정제수 100 mL에 1 g의 살리실산을 첨가하여 용해한 용액을 준비한다.
2.2.4 녹말 지시용액 (5 g/L)
1 % 살리실산 용액(2.2.3) 100 mL에 가용성 녹말 5 g을 섞은 후 끓는 정제수 300 ~ 400 mL를 첨가
하고 녹말이 용해될 때까지 끓인 후 다시 정제수로 1 L가 될 때까지 희석한다.
                                          42
제19115호                  관         보         2017. 10. 23.(월요일)
2.3 분석절차
2.3.1 티오황산나트륨 5수화물 (Na2S2O3·5H2O) 약 1.0 g의 시료를 정확히 달아 코니칼 비이커에 옮기
고 정제수 약 50 mL로 녹인다.
2.3.2 포름알데히드 용액(2.2.1) 5 mL를 첨가하고 0.05 mol/L 표준 요오드용액으로 적정한다.
2.3.3 종말점 근처에서 녹말 지시용액 5 mL를 넣고 푸른색이 최소 1분간 유지될 때까지 적정을 계속
하여 적가된 0.05 mol/L 요오드 용액의 양을 기록한다.
2.4 계산
티오황산나트륨 5수화물 (Na2S2O3·5H2O)의 함량은 다음 식에 따라서 계산하여 질량백분율로 나타낸
다.
   티오황산나트륨 5수화물 (%) =  ×  ×  
    여기서 C1 : 요오드용액의 농도 (mol/L)
         V : 적정에 사용된 요오드 용액의 부피 (mL)
         m : 사용한 시료량 (g)
3.0 pH
티오황산나트륨 5수화물 고체시료의 경우 10 g, 액체시료의 경우 20 g을 약 0.1 g까지 달아서 중량을
측정한다. 정제수 80 mL에 녹이고, 100 mL까지 희석하여 pH 미터를 사용하여 20 ℃에서 유리전극법
으로 측정한다.
4.0 물불용물
4.1 개요
4.2 기구 및 장치
4.2.1 도가니형 유리여과기 (1G4)
4.2.2 데시케이터
4.3 분석절차
4.3.1 이 품목 약 10 g을 정확히 달아 정제수 약 100 mL에 녹인 후 미리 무게를 단 도가니형 유리여
과기(1G4)로 여과한다.
4.3.2 여액에 산을 첨가하였을 때 침전물이 보이지 않을 때까지 정제수로 씻는다.
4.3.3 잔류물을 유리여과기와 같이 100 ~ 105 ℃에서 1시간 건조한 다음 데시케이터 안에서 식히고
칭량한다.
4.4 계산
   물불용물 (%) =  질량의 차 g 
               시료의 무게 g 
                            × 

5.0 황산나트륨
5.1 개요
희석한 시료를 용리액과 함께 이온크로마토그래프에 주입하여 음이온교환수지컬럼을 통과한 황산이
온을 분리하고 전기전도도검출기로 검출하여 황산나트륨의 함유량을 구한다.
5.2 시약 및 표준용액
5.2.1 정제수
증류 또는 필터과정에 의해 각 이온을 제거하고 0.2 μm의 막을 통과시킨 물로서 0.2 μS/cm 이하의
전도도 값을 갖는 물로 한다.
                                   43
제19115호                       관           보           2017. 10. 23.(월요일)
5.2.2 억제기(suppressor)용 재생액 (0.0125 M H2SO4)
진한 황산 (sulfuric acid, H2SO4) 2.8 mL를 정제수를 사용하여 4 L로 묽힌다. 재생용액은 서프레서
형태에 좌우되므로 컬럼에 따라 재생용액을 구성한다.
5.2.3 용리액 (0.008 M Na2CO3)
탄산나트륨 (sodium carbonate, Na2CO3) 3.392 g을 물에 녹여 4 L로 한다. 용리액 준비에 사용하는
모든 정제수는 기체를 제거하여 사용하고 작동 중에는 헬륨을 불어 넣어 공기의 유입을 막는 것이
좋다. 박테리아나 조류 (algae) 성장을 최소화하려면 용리액을 어두운 곳에 보관하고 3일 간격으로 새
로 만들어 사용한다. 용리액의 선택은 칼럼과 검출기의 선택에 따라 조건을 달리 할 수 있다.
5.2.4 용리액 (1.7 mM NaHCO3 + 1.8 mM Na2CO3)
탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO3) 0.2856 g과 탄산나트륨 (sodium carbonate, Na2CO3)
0.3816 g을 정제수에 녹여 2 L로 한다. 용리액 준비에 사용하는 모든 정제수는 기체를 제거하여 사용
하고 작동 중에는 헬륨을 불어 넣어 공기의 유입을 막는 것이 좋다. 용리액의 선택은 칼럼과 검출기
의 선택에 따라 조건을 달리 할 수 있다.
5.2.5 황산이온 표준원액 (1000 mg/L)
황산칼륨(potassium sulfate, K2SO4)을 105 ℃에서 건조하여 181.4 mg을 정확히 달아 정제수에 녹여
100 mL로 하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
5.3 기구 및 장치
5.3.1 이온크로마토그래프
5.4 분석절차
5.4.1 전처리
1) 이 품목 약 1 g을 정확히 달아 200 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 넣어 녹여 표선에 맞추고
이를 시험용액으로 한다.
2) 시험용액을 0.2 μm 멤브레인 여과지로 여과한다.
5.4.2 검정곡선의 작성
황산이온 표준원액 (1000 mg/L) 0.2 ~ 5 mL를 단계적으로 100 mL 부피플라스크에 취하고 각각에
정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이하 5.4.3과 동일하게 조작하여 크로마토그램을 작성하고 황산이온의
농도와 피크 높이 또는 면적의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.
5.4.3 측정법
여과한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기조건하에서 크로마토그
램을 측정하여 황산이온에 상당하는 피크의 높이 또는 면적을 구한다.
5.4.4 계산
5.4.2의 검정곡선을 이용하여 구한 황산이온의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 시료 중에 황산나
트륨의 농도를 계산한다.
                              ×  × 
    황산나트륨의 농도 (mg/kg) =           
      여기서 C1 : 검정곡선에서 얻어진 시료의 황산이온 농도 (mg/L)
           V : 시험용액의 부피 (여기서는 200 mL)
           S : 사용한 시료의 무게 (g)
6.0 납, 카드뮴, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬
                                         44
제19115호                     관          보          2017. 10. 23.(월요일)
6.1 개요
시료에 질산을 가하여 전처리한 시료 용액을 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주
입하여 6000 K ~ 8000 K에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를
측정하여 원소의 정성 및 정량분석을 수행하는 방법이다.
6.2 시약 및 표준용액
6.2.1 질산
6.2.2 납 표준원액 (1000 mg/L)
납 (99.9 % 이상) 1.0 g을 취하여 100 mL 비이커에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 녹여 가열하고
질소산화물을 추출한 후 방냉하고 1 L 부피플라스크에 넣고 물로 표선까지 가하여 사용하거나 시판
용 표준용액을 사용한다.
6.2.3 카드뮴 표준원액 (100 mg/L)
카드뮴 (99.9 wt% 이상) 0.1 g을 취하여 100 mL 비이커에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 녹여 가
열하고 질소산화물을 추출한 후 방냉하고 1 L 부피플라스크에 넣고 물로 표선까지 가하여 사용하거
나 시판용 표준용액을 사용한다.
6.2.4 크롬 표준원액 (1000 mg/L)
디크롬산칼륨 (potassium dichlromate, K2Cr2O7)을 150 ℃에서 약 1시간 가열하고 데시케이터 중에서
방냉한다. 0.283 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 약간의 정제수를 넣은 다음 질산 1 mL를 가해 완
전히 녹여준 후 정제수로 표선까지 채워 조제하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
6.2.5 니켈 표준원액 (1000 mg/L)
니켈 금속 (99.9 % 이상) 1.0 g에 염산 10 mL와 질산 (1+3) 10 mL를 넣어 녹이고 정제수 100 mL를
넣고 가열하여 질소 증기를 방출시키기 위해 끓이고 식힌 다음 1 L 부피플라스크에 옮기고 정제수로
표선까지 채워 조제하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
6.2.6 비소 표준원액 (1000 mg/L)
삼산화비소 (arsenic trioxide, As2O3) 0.132 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 수산화나트륨용액 (20
%) 0.5 mL에 녹이고, 정제수 약 40 mL를 넣고 황산 (1+19)으로 중화한 후 정제수를 넣어 100 mL로
하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
6.2.7 셀레늄 표준원액 (1000 mg/L)
이산화셀레늄 (selenium oxide, SeO2) 0.1405 g을 정제수에 녹여 100 mL로 조제하여 사용하거나 시판
용 표준용액을 사용한다.
6.2.8 안티몬 표준원액 (1000 mg/L)
금속 안티몬 (순도 99.999 % 이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 (1+1) 2 mL와 진한 염산 0.5 mL으로
녹여 가열하고 식힌다. 다시 정제수 20 mL와 타타르산 (tartaric acid) 0.15 g을 넣고 흰색 침전물을
녹이기 위해 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수를 표선까지 채워 만들거나
시판용 표준용액을 사용한다.
6.2.9 혼합 표준용액 (납, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬 : 10 mg/L, 카드뮴 : 2 mg/L)
납, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬 각각의 표준원액 (1000 mg/L) 1 mL 및 카드뮴 표준원액 (1000
mg/l) 0.2 mL와 질산 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채워 조제한다.
6.2.10 내부 표준원액 (Y : 1000 mg/L)
산화이트륨 (yttrium(III) oxide, Y2O3) 0.31 g을 취하여 100 mL 비이커에 넣고 염산 3 mL와 소량의
정제수를 가하여 가열 용해하고 방냉 후, 250 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수를 가하여 250
mL로 만들어 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
                                          45
제19115호                      관          보           2017. 10. 23.(월요일)
6.2.11 내부 표준용액 (20 mg/L)
내부 표준원액 2 mL와 질산 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 가하여 조제
한다.
6.3 기구 및 장치
6.3.1 유도결합플라스마-원자발광분광기
6.3.2 가스
액화 또는 압축아르곤으로서 99.99 % 이상의 순도를 갖는 것이어야 한다.
6.3.3 가열판
6.4 분석절차
6.4.1 전처리
1) 산으로 세척한 200 mL 비이커에 이 품목 약 5.0 g을 정확히 달아 정제수 100 mL를 넣어 섞는다.
2) 후드에서 질산 5 mL를 첨가한다.
3) 용액을 끓지 않도록 하여 20 mL 이하가 될 때까지 가열한다.
4) 생성된 침전을 여과지(5A)로 거른다.
5) 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 내부 표준용액 (20 mg/L) 1.0 mL를 넣고 정제수를 가하여 100
mL로 하고 이를 시험용액으로 한다.
6.4.2 검정곡선의 작성
혼합표준용액 (납, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬 : 10 mg/L, 카드뮴 : 2 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를
단계적으로 취하고 질산 5 mL 및 내부 표준용액 (20 mg/L) 1.0 mL를 넣고 정제수를 가하여 100 mL
로 한다. 이하 6.4.3과 동일하게 측정하여 각 금속의 양에 대한 발광광도비의 관계로부터 검정곡선을
작성한다.
6.4.3 측정법
시험용액을 납 220.3 nm, 카드뮴 226.5 nm, 크롬 267.7 nm, 니켈 232.0 nm, 비소 193.7 nm, 셀레늄
196.0 nm, 안티몬 206.8 nm 및 이트륨 224.3 nm, 371.0 nm에서 스펙트럼선 강도를 측정하여 이트륨
에 대한 크롬과 니켈의 발광강도비를 구한다.
6.5 계산
6.4.2의 검정곡선을 사용하여 계산한 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 시료 중에 금속의
농도를 계산한다.
                            × 
    시료 중 금속의 농도 (mg/kg) =    
      여기서 C1 : 검정곡선에서 얻어진 시료의 금속 농도 (mg/L)
           V : 시험용액의 부피 (여기서는 100 mL)
           S : 사용한 시료의 무게 (g)
7.0 수은
7.1 개요
시료에 염산을 가하여 전처리한 시료 용액에 이염화주석을 넣어 금속 수은으로 환원시킨 다음 이 용
액에 통기하여 발생하는 수은 증기를 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방
법이다.
7.2 시약 및 표준용액
7.2.1 염산
7.2.2 질산
                                      46
제19115호                       관           보           2017. 10. 23.(월요일)
7.2.3 염화제일주석 용액
염화제일주석·2수화물 (tin dichloride dihydrate, SnCl2·2H2O) 10.0 g을 염산 30 mL에 녹이고 100 mL
부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다. 이 용액은 사용하는 당일에 준비한다. 사용하는 냉
증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있다.
7.2.4 수은 표준원액 (100 mg/L)
1 L 부피플라스크에 염화수은 (mercury chloride, HgCl2) 0.1354 g을 취해 정제수로 녹이고 질산 10
mL를 넣은 후 정제수를 표선까지 채워 만들거나 시판용 표준용액을 사용한다.
7.2.5 수은 표준용액 (0.1 mg/L)
수은 표준원액 (100 mg/L) 1 mL와 질산 3 mL를 1 L 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채워
조제한다.
7.3 기구 및 장치
7.3.1 원자흡수분광광도계
7.3.2 광원램프
수은 속빈음극램프
7.3.3 냉증기 발생장치
7.3.4 가스
99.99 %의 순도를 갖는 아르곤 또는 질소를 운반 가스로 이용한다.
7.3.5 가열판
7.4 분석절차
7.4.1 전처리
1) 산으로 세척한 200 mL 비이커에 이 품목 약 1.0 g을 정확히 달아 정제수 100 mL를 넣어 섞는다.
2) 후드에서 염산 10 mL를 첨가한다.
3) 용액을 끓지 않도록 하여 20 mL 이하가 될 때까지 가열한다.
4) 생성된 침전을 여과지로 거른다.
5) 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수를 가하여 100 mL로 하고 이를 시험용액으로 한다.
7.4.2 검정곡선의 작성
수은 표준용액 (0.1 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하고 염산 10 mL와 정제수를 가하여 100
mL로 한다. 이하 7.4.3과 동일하게 측정하여 수은의 양에 대한 흡광도와의 관계로부터 검정곡선을 작
성한다.
7.4.3 측정법
원자흡수분광광도계에 설치된 냉증기 발생장치로 바탕시료용액과 시험용액을 염화제일주석용액과 반
응시켜 수은 증기를 발생시킨 후 규사 셀로 주입하여 253.7 nm에서 흡광도를 측정한다. 냉증기 발생
장치의 운영은 사용 장비의 매뉴얼에 따른다.
7.5 계산
7.4.2의 검정곡선을 사용하여 계산한 수은의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 시료 중에 수은의
농도를 계산한다.
                             × 
    시료 중 수은의 농도 (mg/kg) =     
      여기서 C1 : 검정곡선에서 얻어진 시료의 수은 농도 (mg/L)
           V : 시험용액의 부피 (여기서는 100 mL)
           S : 사용한 시료의 무게 (g)
                                        47
제19115호                     관          보          2017. 10. 23.(월요일)
8.0 납, 카드뮴, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬
8.1 개요
시료에 질산을 가하여 전처리한 시료 용액을 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주
입하여 6000 K ~ 8000 K에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를
측정하여 원소의 정성 및 정량분석을 수행하는 방법이다.
8.2 시약 및 표준용액
8.2.1 질산
8.2.2 납 표준원액 (100 mg/L)
납 (99.9 %) 0.1 g을 취하여 100 mL 비이커에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 녹여 가열하고 질소
산화물을 추출한 후 방냉하고 1 L 부피플라스크에 넣고 물로 표선까지 가하여 사용하거나 시판용 표
준용액을 사용한다.
8.2.3 카드뮴 표준원액 (100 mg/L)
카드뮴 (99.9 wt% 이상) 0.1 g을 취하여 100 mL 비이커에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 녹여 가
열하고 질소산화물을 추출한 후 방냉하고 1 L 부피플라스크에 넣고 물로 표선까지 가하여 사용하거
나 시판용 표준용액을 사용한다.
8.2.4 크롬 표준원액 (1000 mg/L)
디크롬산칼륨 (potassium dichlromate, K2Cr2O7)을 150 ℃에서 약 1시간 가열하고 데시케이터 중에서
방냉한다. 0.283 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 약간의 정제수를 넣은 다음 질산 1 mL를 가해 완
전히 녹여준 후 정제수로 표선까지 채워 조제하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
8.2.5 니켈 표준원액 (1000 mg/L)
니켈 금속 (99.9 % 이상) 1.0 g에 염산 10 mL와 질산 (1+3) 10 mL를 넣어 녹이고 정제수 100 mL를
넣고 가열하여 질소 증기를 방출시키기 위해 끓이고 식힌 다음 1 L 부피플라스크에 옮기고 정제수로
표선까지 채워 조제하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
8.2.6 비소 표준원액 (1000 mg/L)
삼산화비소 (arsenic trioxide, As2O3) 0.132 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 수산화나트륨용액 (20
%) 0.5 mL에 녹이고, 정제수 약 40 mL를 넣고 황산 (1+19)으로 중화한 후 정제수를 넣어 100 mL로
하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
8.2.7 셀레늄 표준원액 (1000 mg/L)
이산화셀레늄 (selenium oxide, SeO2) 0.1405 g을 정제수에 녹여 100 mL로 조제하여 사용하거나 시판
용 표준용액을 사용한다.
8.2.8 안티몬 표준원액 (1000 mg/L)
금속 안티몬 (순도 99.999 % 이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 (1+1) 2 mL와 진한 염산 0.5 mL으로
녹여 가열하고 식힌다. 다시 정제수 20 mL와 타타르산 (tartaric acid) 0.15 g을 넣고 흰색 침전물을
녹이기 위해 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수를 표선까지 채워 만들거나
시판용 표준용액을 사용한다.
8.2.9 혼합 표준용액 (납, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늌, 안티몬 : 10 mg/L, 카드뮴 : 2 mg/L)
납, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬 각각의 표준원액 (1000 mg/L) 1 mL 및 카드뮴 표준원액 (1000
mg/l) 0.2 mL와 질산 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 젱제수를 표선까지 채워 조제한다.
8.2.10 내부 표준원액 (Y : 1000 mg/L)
산화이트륨 (yttrium(III) oxide, Y2O3) 0.31 g을 취하여 100 mL 비이커에 넣고 염산 3 mL와 소량의
정제수를 가하여 가열 용해하고 방냉 후, 250 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수를 가하여 250
mL로 만들어 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.
                                          48
제19115호                      관          보           2017. 10. 23.(월요일)
8.2.11 내부 표준용액 (20 mg/L)
내부 표준원액 2 mL와 질산 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 가하여 조제
한다.
8.3 기구 및 장치
8.3.1 유도결합플라스마-원자발광분광기
8.3.2 가스
액화 또는 압축아르곤으로서 99.99 % 이상의 순도를 갖는 것이어야 한다.
8..3 가열판
8.4 분석절차
8.4.1 전처리
1) 산으로 세척한 200 mL 비이커에 이 품목 약 5.0 g을 정확히 달아 정제수 100 mL를 넣어 섞는다.
2) 후드에서 질산 5 mL를 첨가한다.
3) 용액을 끓지 않도록 하여 20 mL 이하가 될 때까지 가열한다.
4) 생성된 침전을 여과지(5A)로 거른다.
5) 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 내부 표준용액 (20 mg/L) 1.0 mL를 넣고 정제수를 가하여 100
mL로 하고 이를 시험용액으로 한다.
8.5.2 검정곡선의 작성
혼합표준용액 (납, 크롬, 니켈, 비소, 셀레늄, 안티몬 : 10 mg/L, 카드뮴 : 2 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를
단계적으로 취하고 질산 5 mL 및 내부 표준용액 (20 mg/L) 1.0 mL를 넣고 정제수를 가하여 100 mL
로 한다. 이하 8.4.3과 동일하게 측정하여 각 금속의 양에 대한 발광광도비의 관계로부터 검정곡선을
작성한다.
8.4.3 측정법
시험용액을 납 220.3 nm, 카드뮴 226.5 nm, 크롬 267.7 nm, 니켈 232.0 nm, 비소 193.7 nm, 셀레늄
196.0 nm, 안티몬 206.8 nm 및 이트륨 224.3 nm, 371.0 nm에서 스펙트럼선 강도를 측정하여 이트륨
에 대한 크롬과 니켈의 발광강도비를 구한다.
8.5 계산
8.4.2의 검정곡선을 사용하여 계산한 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 시료 중에 금속의
농도를 계산한다.
                            × 
    시료 중 금속의 농도 (mg/kg) =    
      여기서 C1 : 검정곡선에서 얻어진 시료의 금속 농도 (mg/L)
           V : 시험용액의 부피 (여기서는 100 mL)
           S : 사용한 시료의 무게 (g)
9.0 수은
9.1 개요
시료에 염산을 가하여 전처리한 시료 용액에 이염화주석을 넣어 금속 수은으로 환원시킨 다음 이 용
액에 통기하여 발생하는 수은 증기를 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방
법이다.
9.2 시약 및 표준용액
9.2.1 염산
                                      49
제19115호                       관           보           2017. 10. 23.(월요일)
9.2.2 질산
9.2.3 염화제일주석 용액
염화제일주석·2수화물 (tin dichloride dihydrate, SnCl2·2H2O) 10.0 g을 염산 30 mL에 녹이고 100 mL
부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다. 이 용액은 사용하는 당일에 준비한다. 사용하는 냉
증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있다.
9.2.4 수은 표준원액 (100 mg/L)
1 L 부피플라스크에 염화수은 (mercury chloride, HgCl2) 0.1354 g을 취해 정제수로 녹이고 질산 10
mL를 넣은 후 정제수를 표선까지 채워 만들거나 시판용 표준용액을 사용한다.
9.2.5 수은 표준용액 (0.1 mg/L)
수은 표준원액 (100 mg/L) 1 mL와 질산 3 mL를 1 L 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채워
조제한다.
9.3 기구 및 장치
9.3.1 원자흡수분광광도계
9.3.2 광원램프
수은 속빈음극램프
9.3.3 냉증기 발생장치
9.3.4 가스
99.99 %의 순도를 갖는 아르곤 또는 질소를 운반 가스로 이용한다.
9.3.5 가열판
9.4 분석절차
9.4.1 전처리
1) 산으로 세척한 200 mL 비이커에 이 품목 약 1.0 g을 정확히 달아 정제수 100 mL를 넣어 섞는다.
2) 후드에서 염산 10 mL를 첨가한다.
3) 용액을 끓지 않도록 하여 20 mL 이하가 될 때까지 가열한다.
4) 생성된 침전을 여과지로 거른다.
5) 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수를 가하여 100 mL로 하고 이를 시험용액으로 한다.
9.4.2 검정곡선의 작성
수은 표준용액 (0.1 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하고 염산 10 mL와 정제수를 가하여
100 mL로 한다. 이하 9.4.3과 동일하게 측정하여 수은의 양에 대한 흡광도와의 관계로부터 검정곡선
을 작성한다.
9.4.3 측정법
원자흡수분광광도계에 설치된 냉증기 발생장치로 바탕시료용액과 시험용액을 염화제일주석용액과 반
응시켜 수은 증기를 발생시킨 후 규사 셀로 주입하여 253.7 nm에서 흡광도를 측정한다. 냉증기 발생
장치의 운영은 사용 장비의 매뉴얼에 따른다.
9.5 계산
9.4.2의 검정곡선을 사용하여 계산한 수은의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 시료 중에 수은의
농도를 계산한다.
                             × 
    시료 중 수은의 농도 (mg/kg) =     
      여기서 C1 : 검정곡선에서 얻어진 시료의 수은 농도 (mg/L)
           V : 시험용액의 부피 (여기서는 100 mL)
           S : 사용한 시료의 무게 (g)
                                        50
제19115호          관                  보          2017. 10. 23.(월요일)
◉대구출입국관리사무소고시제2017-65호
 아래 사람들에 대하여 국적법 제3조, 제11조에 의거 대한민국 국적취득을 수리하였기에 고시합니
다.
   2017년 10월 23일
               대구출입국관리사무소장
한국명 생년월일 성별 외국국적          등록기준지   허가일자 부성명 모성명 신고사유
                       대구광역시 북구
송하늘 2016.03.10 여 베 트 남 칠성동2가 409 2017.09.22 송성훈 팜티몽 인지에 의한
                                                 뚜엔 국적취득
◉춘천출입국관리사무소고시제2017-28호
 다음 사람들은 국적법 제15조 규정에 따라 대한민국 국적을 상실하였으므로 고시합니다.
   2017년 10월 23일
                 춘천출입국관리사무소
 한국명 생년월일 성별 외국      국적     등록(예정)가준지    한국국적 상실사유
                                           상실일
 차인경 1976.9.29 여 미국 강원도 춘천시 우두동 329-13 2016.8.26 외국국적취득
 이연숙 1964.3.15 여 미국 서울시 마포구 연남동 487-149 2012.3.2    “
 엄영미 1945.7.4 여 미국 서울시 종로구 궁정동 1          2000.9.7  “
 김창호 1992.8.16 남 캐나다 서울시 서대문구 북아현동 123-7 2011.12.7  “
◉국방시설본부고시제2017-554호
                           국방ㆍ군사시설사업 실시계획 취하승인
1. 관련근거 : 국방부고시 제2016-440호
2. 위 호로 고시된 국방·군사시설사업의 실시계획을「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조에 따
라 다음과 같이 취하 하였기에 고시합니다.
     2017년 10월 23일
                국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 00사 00여단 간부목욕탕 신축
2. 사업의 개요 : 소요부대에 필요한 국방 군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
         사업명                        사업위치            공부상면적(㎡) 사업면적(㎡)
  00사 00여단 간부목욕탕 경기도 포천시외신북면          1필지
                                          심곡리 155-4   8,596    1,855
4. 사업시행기간 : ‘16. 9. 1. ~ ’17. 8. 1.
5. 사업시행자와 그 주소
 가. 사업시행자 : 국방시설본부장(경기북부시설단장)
 나. 주소 : 서울시 용산구 이태원로 22
  ※사업관련 자세한 사항은 경기남부시설단 사업담당(☎ 02-371-2378)에게 문의하여 주시기 바랍니
다.
                                         58
제19115호
관
보
2017. 10. 23.(월요일)
58
한국명생년월일성별외국국적
등록기준지
허가일자부성명모성명
신고사유
송하늘2016.03.10
여
베트남대구광역시북구
칠성동2가
409
2017.09.22 송성훈팜티몽
뚜엔
인지에의한
국적취득
한국명
생년월일
성별
외국
국적
등록(예정)가준지
한국국적
상실일
상실사유
차인경
1976.9.29
여
미국
강원도춘천시우두동329-13
2016.8.26
외국국적취득
이연숙
1964.3.15
여
미국
서울시마포구연남동487-149
2012.3.2
“
엄영미
1945.7.4
여
미국
서울시종로구궁정동1
2000.9.7
“
김창호
1992.8.16
남
캐나다
서울시서대문구북아현동123-7
2011.12.7
“
◉대구출입국관리사무소고시제2017-65호
아래사람들에대하여국적법
제3조, 제11조에의거대한민국국적취득을수리하였기에고시합니
다.
2017년10월23일
대구출입국관리사무소장
◉춘천출입국관리사무소고시제2017-28호
다음사람들은국적법제15조규정에따라대한민국국적을상실하였으므로고시합니다.
2017년10월23일
춘천출입국관리사무소
◉국방시설본부고시제2017-554호
국방ㆍ군사시설사업실시계획취하승인
1. 관련근거: 국방부고시제2016-440호
2. 위호로고시된국방·군사시설사업의실시계획을「국방ㆍ군사시설사업에관한법률」제6조에따
라다음과같이취하하였기에고시합니다.
2017년10월23일
국방시설본부장
1. 사업의명칭: 00사00여단간부목욕탕신축
2. 사업의개요: 소요부대에필요한국방군사시설신축
3. 사업예정지역의위치및면적
사업명
사업위치
공부상면적(㎡)
사업면적(㎡)
00사00여단간부목욕탕
경기도포천시신북면심곡리155-4
외1필지
8,596
1,855
4. 사업시행기간: ‘16. 9. 1. ~ ’17. 8. 1.
5. 사업시행자와그주소
가. 사업시행자: 국방시설본부장(경기북부시설단장)
나. 주소: 서울시용산구이태원로22
※사업관련자세한사항은경기남부시설단사업담당(☎02-371-2378)에게문의하여주시기바랍니
다.