yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
절연내력시
험기
(0 ~ 3 000) V(1분타이머부착)
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
디지탈멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
습도계
(0 ~ 98) % 이상의것
1개
전압조정기(
슬라이닥스)
- AC (0 ~ 250) V
- 정격용량은5 kVA 이상
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
온도계
(0 ~ 100) ℃(최소눈금0.1 ℃)
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
충격시험기두께20 ㎜합판및0.54 ㎏직경51 ㎜강
철구
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
화재신호
발신장치
접속가능한
무선식감지기·무선식중계기·무선식발신
기로부터10개의화재신호또는
화재정보신호를동시에발신가능한
것
1개
무선식감지기·무선식
중계기·무선식발신기
와접속되는
수신기에한함
경종
음량시험
장치
1 m에서음량측정이가능한구조(내부
에음반사방지재부착)
1개
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지측정할수있는것
(최소단위: 1 ㏈이하)
1개
○
충격시험기두께20 ㎜합판및0.54 ㎏직경51 ㎜
강철구
1개
버어니아캘
리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜이
하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
초시계
60초계
1개
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시(0 ~ 3 000) V(1분타이머부착)
1개
○
험기
디지털멜티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
습도계
(0 ~ 98) % 이상의것
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
누
전
경
보
기
전압조정기교류표준발생기
1개
초시계
60 초계
1개
동작시간측
정기
최소단위1/10 초
1개
단락시험기규격규정에적합한것, 2 500 A이상
의용량
1개
변류기에한함
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지측정할수있는것
(최소단위: 1 ㏈이하)
1개
○
주파수계
10 ㎐~ 1 ㎓측정가능한것
1개
○
주파수
변환기
주파수가변범위(60 ± 2) ㎐
1개
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시
험기
(0 ~ 3 000) V(1분타이머부착)
1개
○
경계전로용
부하시험기(0 ~ 220) V, (0 ~ 3 000) A
1개
변류기에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
전력계
0.5 급
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
충격시험기규격규정에적합한것(0.5 ㎏강구
또는최대가속도50 g 가능한것)
1개
디지탈멀티
메타
교류0.1 mV 이상인것, 유효자리3자
리이상
1개
○
습도계
(0 ~ 98) % 이상의것
1개
온도계
시험실온도측정가능한것
1개
버어니아캘
리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜이
하)
1개
○
마이크로메
타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
오실로스코
프
100 ㎒, 측정채널2개이상, 파형비교가능한
것
1대
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
가스
누설
경보
기
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지측정할수있는것
(최소단위: 1 ㏈이하)
1개
○
초시계
60 초계
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
충격시험기충격판두께30 ㎜, 높이표시기1 m
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
항온항습기
- 항온: (-20 ~ 90) ℃이상(최소단위1 ℃이
하)
- 항습: (40 ~ 96) % 이상(최소단위1 % 이
하)
1대
경보농도시
험장치
경보농도시험및잡가스시험챔버
- 교류및직류전원공급가능한구조
- 잡가스시험용히터별도설치
1대
LNG, LPG 또는기타가
스(이소부탄,
메탄,
수
소)를탐지하는경보기
에한함,
시험가스농
도값비교측정요
경보농도시험챔버
- 경보기의정격전압이교류및직류전원
인경우챔버내전원공급이가능한구조
- 챔버내일산화탄소를실외로배출하는장
치
3대
일산화탄소를
탐지하는
경보기에한함
일산화탄소
농도확인장치일산화탄소농도값을확인할수있는장치
3대
일산화탄소를
탐지하는
경보기에한함
버어니아캘
리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜이
하)
1개
○
마이크로메
타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시
험기
(0 ~ 3 000) V(1분타이머부착)
1개
○
디지탈멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
아. 피난기구 시험시설 <개정 2022.4.8.>
음량시험장
치
1 m에서음량측정이가능한구조(내부
에음반사방지재부착)
1개
전압조정기AC (0 ~ 250) V 임의조정가능한것(5
kVA)
1개
주전원이건전지인경우
제외
습도계
(0 ~ 98) % 이상의것
1개
온도계
시험실온도측정가능한것
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
주사기
잡가스시험및경보농도시험용
각1대
분진시험기내용적0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/s 조
정가능
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제>
<삭
제>
종별
품목
규
격
수량
교정
대상
비고
유
도
등
및
비
상
조
명
등
절연내력
시험기
(0 ~ 3 000) V(1분타이머부착)
1개
○
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
디지
탈멀티메타AC, DC, V, mA, Ω측정가능한것
1개
○
조도계
최소단위0.1 ㏓이상
1개
○
버어니어켈
리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜이
하)
1개
○
마이크로메
타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
조도측정용
암실
조도시험에적합한것
1개소
식별도시험
용암실
세로, 가로는해당유도등의외함치수
길이30 ㎝이상, 폭1 m 이상으로내
부에무반사흑색도장또는암막을설
치하여외부의빛을차단한장소
1개
유도등에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
전력계
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
디지탈식(최소단위0.1 W 이상)
1개
○
유도등에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
진열대
정격전압공급이가능한구조
1개
온도계
기기내부온도측정가능한것(최소눈금
0.1 ℃)
1개
○
전압조정기AC (0 ~ 250) V 임의조정가능한것(5 kVA )
1개
초시계
60 초계
1개
소음계
(35 ~ 120) ㏈
1개
○
주파수계
10 ㎐~ 1 ㎓(디지탈식,표시눈금6 단위이
상)
1개
○
오실로스코
프
100 ㎒, 측정채널2개이상, 파형비교가능한
것
1대
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
피
난
사
다
리
토르크렌지40 Nㆍm 이상
1개
○
버니어캘리
퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
줄자
15 m 이상
1개
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위0.1 ㎏이하
1개
○
인장(압축)
강도시험기
강도시험대
:
신청
사다리길이
1.5배
이상
규격하중에1.5배이상
최소단위100 N 이하
1개
○
작동시험장
치
신청사다리길이1.5배이상
1개
시험추
100 ㎏
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
완
강
기
및
간
이
완
인장시험기(1 ~ 20) kN
최소단위1 kN 이하
1대
○
버니어캘리
퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
강하시험장
치
15 m 이상
추무게: 150 ㎏, 75 ㎏, 25 ㎏
1조
저울
당해계량물의1.5배이상
1개
○
자. 자동소화기기 시험시설 <개정 2022.4.8.>
강
기
최소단위0.1 ㎏이하
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
강도시험대15 m 이상
1대
저온조
-30 ℃이하
최소단위1 ℃이하
1대
완강기에한함
외부시설이용이가능
함
고온조
60 ℃이상
최소단위1 ℃이하
1대
완강기에한함
외부시설이용이가능
함
구
조
대
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위0.1 ㎏이하
1개
○
위사경사측
정기
가로50 ㎜, 세로50 ㎜이상
1개
인장시험기20 kN 이상
최소단위10 N 이하
1대
○
동작시험측
정기
3 m 단위로시험
1대
줄자
15 m 이상
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
지
지
대
충격시험장
치
0.5 m 높이에서최대사용하중으로낙
하가능할것
1대
인장시험기규격하중1.5배이상
최소단위10 N 이하
1대
○
버니어캘리
퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
추
최대사용하중(150 ㎏)
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
종별
품목
규
격
수량
교정대상
비고
유수
제어
밸브
나사게이지링게이지ㆍ플러그게이지(신청치에
한
함)
1조
○
작동시험기
가압송수장치: 압력1.4 ㎫이상
작동용방수구
부작동용방수구
1조
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
수압시험기최고사용압력의5배이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
차. 기타 소방용품 시험시설 <개정 2022.4.8.>
스
프
링
클
러
헤
드
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위1 g 이하
1개
○
관용테이퍼
나사(링게
이지)
나사게이지
(호칭15, 호칭20, 호칭25)
1조
○
다이알게이지
(마그네틱베이
스포함)
최소눈금0.01 ㎜
신청하중의2배하중
1개
○
폐쇄형에한함
설계하중시
험기
설계하중2배하중
1개
폐쇄형에한함
작동온도시
험기
표시온도:표시온도의130 % 범위표시
가열온도: 1 ℃/분비율
가압범위: 최대15 ㎪
1대
폐쇄형에한함
수격시험기매초(0.35 ~ 3.5) ㎫압력변동
연속4 000회이상
1대
폐쇄형에한함
정수압시험기최소시험압력3.5 ㎫
1대
폐쇄형에한함
방수량시험기
1)
정류통은
형식승인기준의
별도1에
적합한것
2) 방수압력: (0.1 ~ 1.2) ㎫
3) 측정장치:
분당방수량측정가능
1대
○
검교정은
측정장치,
압력계에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
전기로
(0 ~ 1 000) ℃이상
최소단위1 ℃이하
1대
살수분포
시험장치
방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫
1조
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
감도시험기반응감도별
기류온도(℃),기류속도
(m/s)
1대
폐쇄형에한함
진동시험기전진폭5 ㎜, 진동수35 회/sec
1대
폐쇄형에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
충격시험기추무게: 헤드중량+ 15 g
1대
종별
품목
규
격
수량
교정
대상
비고
소
방
호
스
한계게이지해당호스의내경측정
최소단위1 ㎜이하
1조
버니어캘리
퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위0.1 ㎏이하
1개
○
수압시험기시험압력의4배이상
최소단위
0.1 ㎫이하
1조
수격시험기(0 ~ 2.0) ㎫의압력변동
2 000회이상
1조
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
고무인장
시험기
최대하중이그용량의(15 ~ 85) % 범위
시편의이동속도: (500 ± 25) ㎜/min 이상
1대
○
고무내장호스에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
나사게이지- 링및플러그게이지
1조
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
관창
나사게이지링게이지및플러그게이지
1개
○
버니어캘리
퍼스
200 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
수압시험기2 ㎫이상
최소단위0.1 ㎫이하
1조
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위0.1 ㎏이하
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
방사각도
측정기
최소각도1° 이하
1대
방사형관창에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
소
화
전
나사게이지
관용테이퍼
나사게이지
링게이지및플러그게이지
KS B 0222 에적합한게이지
1조
1조
○
○
버니어캘리
퍼스
200 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
수압시험기5 ㎫이상
최소단위
0.1 ㎫이하
1조
저울
당해계량물의
1.5배이상
(최소단위0.1 ㎏이하)
- <삭
제>
1개
○
옥외소화전제외
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
수력작동
시험기
압력범위(0.35 ~ 1.0) ㎫이상
최소단위0.01 ㎫이하
1대
옥내소화전방수구에
한함
외부시설이용이가능
함
토오크
시험기
105 Nㆍm 이상
최소단위0.1 N 이하
1대
○
옥내소화전방수구에
한함
외부시설이용이가능
함
공
기
호
흡
기
지시압력계20 ㎫이상
최소단위1 ㎫이하
3개
○
저
울
20 ㎏이상
최소단위10 g 이하
1개
○
시야측정기좌우: 80° 이상
상하: 50° 이상
1대
인두
크기: (220 × 155) ㎜
3개
나사게이지링및플러그게이지
각1개
○
고무인장시
험기
4.9 kN 이상
1대
○
외부시설이용이가능
함
항온기
150 ℃이상
최소단위1 ℃이하
1대
저온기
-30 ℃이하
최소단위1 ℃이하
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
기밀성,작동
성,호기저항
등시험기
유량: (0 ~ 200) LPM 가능
(최소눈금: 1 LPM 이하)
각1대
공기유량계(0 ~ 200) L/min 이상
최소눈금1 L 이하
1대
소음계
(40 ~ 130) dB
최소단위1 dB 이하
1대
○
표준체
125 ㎛및300 ㎛
각1개
표면마모
저항시험기
연삭제400 g
(60 ~ 80) g/min
1대
외부시설이용이가능
함
강구
직경22 ㎜, 중량45 g(원형)
3개
공기충전기15 ㎫이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
침수시험기수조깊이1 m 이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
주파수
측정기
(2 000 ~ 4 000) Hz 가능
1대
○
급기호스
강도시험기원판(∅100, 중량50 N)
1대
기
동
용
수
압
개
폐
장
치
⌢
압
력
챔
버
ㆍ
기
동
용
압
력
스
위
치
⌣
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
기능시험기호칭압력1.3배가압
1대
공통
압력스위치성능
시험기
압력변동(0 ~ 설정압력까지)
반복회수자동카운터
1대
압력챔버에한함
기밀시험기시험체를침지할수있는액조
1대
압력챔버에한함
내압시험기압력계5.0 ㎫이상
최소눈금0.2 ㎫이하
1대
압력챔버에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
단자부강도
시험기
단자부나사에(30 ~ 250) Nㆍ㎝가압
1대
압력스위치에한함
충격시험기두께3 ㎝, 한변이40 ㎝정사각형나
무재질시험대
1대
압력스위치에한함
절연저항시
험기
DC 500 V
1대
○
압력스위치에한함
절연내력시
험기
60 Hz, 실효전압(500 ~ 정격전압2배
값에1 000 V 더한값) 가능한것
1대
○
압력스위치에한함
가
저울
당해계량물의1.5배이상
1대
○
카. 소공간용 소화용구 시험시설 <신설 2022.08.04.>
스
관
선
택
밸
브
최소단위1 ㎏이하
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
내압시험기사용압력의4배이상
최소단위0.5 ㎫이하
1대
기밀시험기사용압력의1.2배이상
최소단위5 ㎪이하
1대
기능시험기2.5 ㎫이상
최소단위0.5 ㎫이하
1대
절연저항계DC 500 V
1개
○
솔레노이드식및모터
식작동장치에한함
절연내력계
- AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
- 허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능한
것
1개
○
솔레노이드식및모터
식작동장치에한함
전압조정기(
슬라이닥스)
AC (0 ~ 300) V
정격용량은3 kVA 이상
1개
솔레노이드식및모터
식작동장치에한함
공
기
호
흡
기
의
충
전
기
성능시험기RPM 메타
적외선온도계(0 ~ 1 000) ℃
1대
안전밸브시
험기
최고압력
또는
설계압력
1.1배
이상
1.15배이하의압력
1대
제품에서직접시험할수
있을경우제외
수압시험기시험압력의1.5배이상
1대
소음계
(40 ~ 120) ㏈
1대
○
디지털멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1대
○
절연저항시
험기
DC 500 V
1대
○
절연내력시
험기
(0 ~ 3 000) V
1대
○
품목
규
격
수량
교정
대상
비고
저울
-
당해
측정
총량의
약
1.5배의
것
(소화약제용
최소단위
1
g
이하, 필요수
○
3. 성능인증 대상 소방용품의 시험시설 <개정 2017.5.4., 2022.4.8., 2023.8.10.>
가. 경보기류 시험시설 <개정 2016.1.11., 2022.4.8.>
디지탈식최소단위50 kg 이상은10 g
이하.
단,
분말소화약제용은
최소눈금
0.001 g이하, 최대달림100 g이상의것
추가)
버니어캘리퍼스- (0 ~ 250) ㎜이상측정가능한것
(최소단위0.05 ㎜이하)
1개
○
나사게이지
- 해당링게이지및플러그게이지
각1개
○
나사식인
경우에
한함
표준온도계
- 온도측정범위(0 ~ 50) ℃이상
(최소단위0.1 ℃이하)
각1개
○
디지털식의
온도계로
대체가능
초시계
- 60초계
1개
소화시험모형
-
당해
소화시험에
적합한
시설
및
소화시험모형
1개
기밀시험기
- 당해소화용구를침지할수있는크기
(고압가스안전관리법에적용받는소화용구
는40 ℃이상, 자동소화장치는사용
상한온도
이상
수온조절이
가능한
것)
1대
기
밀
시
험
해당제품에한함
내압시험기
- 시험압력설정을조절할수있는장치부착
- 시험시간을알수있는타이머장치
부착
- 압력계(최소단위0.1 ㎫이하)
- 1회3개이상의소화기를시험할수있는
것
1대
○
내
압
시
험
해당제품에한함
(고압가스안전검사품제외)
교
정
대
상
은
압력계에한함
표준체
- 425 ㎛, 150 ㎛, 75㎛, 45 ㎛의체
각1개
분말소화약제에
한함
체진탕기
- 진탕회수매분(280 ~ 350) 회,, 진폭
(3 ~ 5) ㎝의것
1대
마개달린실린더- 용량250 mL, 내경40 ㎜(최소눈금2 mL
이하)
1개
종별
품목
규
격
수량
교정
대상
비고
축광
표지
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
마이크로
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
1개
○
메타
하)
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
내충격
시험기
성능인증기준에적합한시험을할수
있는시험기와시험용추
1대
꺽임강도
시험기
도자기질의타일꺽임강도시험이가능한
것
1대
도자기질에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
예비
전원
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
비상
콘센
트설
비
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01㎜이
하)
1개
○
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계(0 ~ 3 000) V (1분타이머부착)
1개
○
표시
등
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
버어니아
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
1개
○
캘리퍼스
이하)
마이크로
메타
(0 ~ 5) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
식별도
시험용
암실
세로, 가로는해당표시등의외함치수
길이30 ㎝이상, 폭1 m 이상으로내
부에무반사흑색도장또는암막을설
치하여외부의빛을차단한장소
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계(0 ~ 3 000) V (1분타이머부착)
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
충격시험기두께20 ㎜합판및0.54 ㎏직경51 ㎜강
철구
1개
소방
용
전선
(내
열전
선
ㆍ 
내화
전선)
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계(0 ~ 3 000) V (1분타이머부착)
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
연소가스
부식성
시험기
성능인증기준에적합할것
1대
내열시험
장치
KS F 2257-1(건축부재의내화시험방법-일
반요구사항)이가능할것
1대
내열전선에한함
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
내화시험
장치
성능인증기준에적합할것
1대
내화전선에한함
온도계
(0 ~ 1 000) ℃이상온도측정이가능
한것
1대
○
탐지
부
초시계
60초계
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
<삭제
<삭
제>
>
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
경보농도
시험장치
경보농도시험및잡가스시험챔버
-교류및직류전원공급가능한구조
-잡가스시험용히터별도설치
1조
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
절연저항계DC 500 V 이상
1개
○
절연내력
시험기
(0 ~ 3 000) V (1분타이머부착)
1개
○
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
주사기
잡가스시험및경보농도시험용
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
비화
재보
방지
기
＜삭
제＞
＜삭
제＞
<삭제
>
<삭제
>
＜삭제＞
비상
경보
설비
의
축전
지
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01
㎜
이하)
1개
○
절연저항계DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것(1분타
임머부착)
1개
○
초시계
60초계
1개
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
＜삭
제＞
＜삭
제＞
<삭제
>
<삭제
>
＜삭제＞
＜삭
제＞
＜삭
제＞
<삭제
>
<삭제
>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
전압조정기(
슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V
- 정격용량은3 kVA 이상
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
자동
화재
설비
의
속보
기
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소눈금단위0.05
㎜이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) ㎜이상(최소눈금0.01 ㎜이
하)
1개
○
절연저항계DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것(1분타
임머부착)
1개
○
초시계
60초계
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
전압조정기(
슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V
- 정격용량은3 kVA 이상
1개
속보기
시험기
속보기의기능시험이가능한것
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
시각
경보
장치
암실
성능인증기준에의한유효광도측정에
적합한것
1개
조도계
측정값최소표시치0.01 ㏓이하
- 최소눈금단위: 0.01 ㏓이하
- 성능인증기준에의한유효광도측정에
적합할것
1개
○
직류전원
공급기
전압조정범위: (0 ~ 50) V 이상(신청
된
시각경보장치
정격전압의
120
%
전압을만족하여야함)
- 최대전류: 5 A 이상
1개
○
디지털
멀티메타
교류전압및전류, 직류전압및전
류(㎃), 저항측정이가능한것
1개
○
초시계
60초계
1개
절연저항계DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
- 허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능
한것
1개
○
충격시험기성능인증기준에
의한
충격시험에
적합한
것
1대
버니어
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1대
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
피난
유도
선
암실
성능인증기준에의한휘도시험측정에적합
한것
1대
식별도
시험용
암실
세로, 가로길이는해당피난유도선표시
부단위길이의30 ㎝이상, 폭1 m 이상
으로내부에무반사흑색도장또는암막을
설치하여외부의빛을차단한장소
1대
진열대
정격전압공급이가능한구조
1개
휘도계
성능인증기준에
의한
휘도시험에적합한
것
1개
○
전압조정기(
슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V
- 정격용량은3 kVA 이상
1개
광원점등식에한함
디지탈
멀티메타
교류전압및전류, 직류전압및전
류(㎃), 저항측정이가능한것
1개
○
직류전원
공급기
- 전압조정범위: (0 ~ 50) V 이상
- 최대전류: 5 A 이상
1개
○
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지측정할수있는것
(최소단위: 1 ㏈이하)
1개
○
절연저항계DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
-AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
-허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능한
것
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
내충격
시험기
성능인증기준에정한시험을할수있
을것
1대
버니어
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜
이하)
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
꺽임강도
시험기
도자기질의타일꺽임강도시험이가능한
것
1대
도자기질에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
비상
문자
동개
폐장
치
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC 0 ~ 300 V 임의조정이가능한것
- 1 KVA 이상
1
디지탈
멀티메타
- 교류전압및전류, 직류전압및전류
(㎃), 저항측정이가능한것
1
○
소음계
- A레인지로30 ㏈~ 120 ㏈측정이가능한
것
1
○
간이음향
측정장치
- 1 m에서음량측정가능한구조
- 내부에음반사방지재부착구조
1
직류전원
공급기
- 전압조정범위; 0 ~ 50 V이상
- 최대전류: 5 A이상
1
○
맥류전원
공급기
- 0 ~ 30 V 전압변동이가능한것
1
초시계
- 60초계
1
절연저항계- DC 500 V
1
○
절연내력
시험기
- AC 0 ~ 3000 V 조정가능한것
- 허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능한것
1
○
버니어캘리퍼스- 0 ~ 150 ㎜이상측정가능한것
(최소눈금단위: 0.05 ㎜이하)
1
○
가스
계소
화설
비용
수동
식
기동
장치
스위치작동력
시험장치
- 누름스위치
방식: 5 ㎏추
- 당김스위치
방식: 인장력측정기(스위치를당기는힘
이5 ㎏이하인지여부측정가능한것)
- 기타스위치
방식: 신청된가스계소화설비용수동식
기동장치의작동스위치가5 ㎏이하의힘
으로작동가능한지를측정할수있는것
1
작동방식에따라해당
시험기1개구비
소음계
- 최소70 ㏈이상측정가능한것
(최소단위1 ㏈이하)
1
○
간이음향
측정장치
- 1 m에서음량측정가능한구조
- 내부에음반사방지재부착구조
1
절연저항계
- DC 500 V
1
○
절연내력
시험기
- AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
- 허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능한
것
1
○
버니어캘리퍼스- (0 ~ 150) ㎜이상측정가능한것(최소
단위0.05 ㎜이하)
1
○
휴대
용비
상조
명등
암
실
- 성능인증기준에의한조도측정이가능한
것
1
조도계
- 표시단위: 0.2 ㏓이하인것
-
성능인증기준의
조도시험기준에
의한
조도측정이가능한것
1
○
충격시험기
- 성능인증기준에의한충격시험이가능한
것
1
디지탈
멀티메타
- 교류전압및전류, 직류전압및전류
(㎃), 저항측정이가능한것
1
○
초시계
- 60초계
절연저항계
- DC 500 V
1
○
축전식에한함
절연내력
시험기
- AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
- 누설전류를1 ㎃이하단위로조정가능한
것
1
○
축전식에한함
직류전원
- 전압조정범위: (0 ~ 50) V 이상
1
○
공급기
- 최대전류: 5 A 이상
버니어캘리퍼스- (0 ~ 150) ㎜이상측정가능한것(최소
단위0.05 ㎜이하)
1
○
소방
전원
공급
장치
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V 임의조정이가능한
것
- 1 kVA 이상
1대
디지탈
멀티메타
- 교류전압및전류, 직류전압및전류
(㎃), 저항측정이가능한것
1대
○
직류전원
공급기
- 전압조정범위: (0 ~ 50) V이상
- 최대전류: 5 A 이상
1대
○
절연저항계
- DC 500 V
1대
○
절연내력
시험기
- AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
- 허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능한
것
1대
○
버니어캘리퍼스- (0 ~ 150) ㎜이상측정가능한것(최소
단위0.05 ㎜이하)
1대
○
충격시험기
- 성능인증기준에의한충격시험이가능한
것
1대
오실로스코프- 기능시험의리플과잡음성능측정이가능한
것
1대
○
부하시험기
- 소방전원공급장치의정격부하를시험할
수있는것
1대
○
간이
형수
신기
소음계
- (40 ~ 120) ㏈까지측정가능한것
(최소단위: 1 ㏈이하)
1개
○
부하시험기
(저항박스)
- (0 ~ 10) A 부하용량조정가능한것
1개
버니어캘리퍼스- (0 ~ 150) ㎜이상측정가능한것(최소
단위0.05 ㎜이하)
1개
○
마이크로메타- (0 ~ 25) ㎜이상(최소단위0.01 ㎜이
하)
1개
○
절연저항계
- DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
- AC (0 ~ 3 000) V 조정가능한것
- 허용전류를1 ㎃이하단위로조정가능한
것
1개
○
디지털
멀티메타
- 교류전압및전류, 직류전압및전류
(㎃), 저항측정이가능한것
1개
○
정류기
- DC (0 ~ 30) V,
(0 ~ 5) A
1개
○
습도계
- (0 ~ 98) % 이상의것
1개
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 250) V 임의조정이가능한
것
- 정격용량은5 kVA 이상
1개
온도계
- (0 ~ 100) ℃(최소눈금0.1 ℃)
1개
나. 소화기류 시험시설 <개정 2022.4.8.>
화재신호
발신장치
-
접속가능한
무선식감지기·무선식중계부
로부터10개의화재신호또는화재정
보신호를동시에발신가능한것
1개
무선식감지기·무선식중계
부와
접속되는
수신부에
한함
종별
품목
규
격
수량
교정
대상
비고
지시
압력
계
정압ㆍ반복
시험기
지시압력계의
성능확인에
적합한
시험기
1대
충격시험기
지시압력계를KS B5305(부르돈관압
력계)에서규정한충격시험기의나무
상자
1대
항온기
(0 ~ 100) ℃이상의것으로서온도조
절가능한것
(최소단위1
℃이하이며, 안정도± 2 ℃)
1대
항온기및저온기의온도범
위가기준의조건을만족하
는것은겸용사용가능
저온기
지시압력계성능인증기준에의한저온
시험에적합한것(최소단위1 ℃이하
를넣을수있는것(안정도± 2 ℃)
1대
항온기
및
저온기의
온도범위가기준의조
건을
만족하는
것은
겸용사용가능
진동시험기상하진폭2 ㎜, rpm 2 000 이상
1대
회전계
진동시험기의rpm측정에적합한것
1대
○
표준온도계온도측정범위(-50 ~ 200) ℃
(최소단위0.1 ℃이하)
각1개
○
디지털식의온도계로대체
가능
버어니어
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜(최소단위0.05 ㎜이하)
1개
○
한계게이지링게이지및플러그게이지
결합나사규격에적합한것
각1개
○
기밀시험기당해지시압력계를침지할수있는크
기
1대
소화
기
가압
용
가스
용기
전기식
지시저울
총중량의
1.5배의
것으로서
최소눈금
0.1 g이하
1대
○
가압용기
내압시험기
작동봉판의파괴압및가압용기의내압측정
용
1대
버니어
캘리퍼스
규격: (0 ~ 150) ㎜(최소단위0.05 ㎜이하)
1개
○
피치게이지나사피치측정
1대
기밀시험조(길이400 ㎜, 폭400 ㎜, 높이400 ㎜)
이상, 온도센서부착40 ℃유지시험
1대
가스
계소
화설
비의
설계
프로
그램
산소농도
측정기
Noise : ± 0.005 % 이하,
측정범위: (0 ~ 25) %
1대
압력센서
당해시험이측정가능한압력범위의
것
6개
온도센서
(-100 ~ 1 000) ℃
6개
온도압력
측정장치
초당10회온도및압력측정이가능하고
데이터를저장할수있을것
1대
버니어
캘리퍼스
규격: (0 ~ 300) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜
1개
○
초시계
디지털식1/100 S
1대
소화시험모형최대면적, 최대높이, 소화시험을할수있는것
1조
외부시설이용이가능함
상업
용주
방자
동소
화장
치
압력센서
당해시험이측정가능한압력범위의것
6개
온도센서
(-100 ℃~ 1 000 ℃)범위내에당해
시험이측정가능한온도범위의것
8개
온도압력측정
장치
초당10회온도및압력측정이가능하고
데이터를저장할수있을것
1대
버어니어캘리
퍼스
규격(0 ~ 300) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜
1대
초시계
디지털식1/100 S
1대
소화시험모형당해소화시험에적합한것
필요수
외부시설이용이가능함
저울
당해소화기및약제총량의약1.5배의것
(소화약제용최소단위1 g 이하, 디지
털식
최소단위50 ㎏이상은10 g 이하.)
필요수
○
표준온도계온도측정범위(-50 ~ 300) ℃이상(최
소단위0.1 ℃이하), 디지털식도가능
각1대
○
풍속계
소화시험시
풍속(0.1
m/sec
이상)을
측정할수있는것
1대
○
소화시험장
건물규모: 가로10 m 이상× 세로
15 m × 높이15 m 이상
골조: 철골또는철근콘크리트
벽및지붕: 스레트등의불연재료로
방풍조치(초속0.5 m 이
하)
배기: 천정의자연배기또는강제배
기
창문: 환기및채광이가능한크기로서개
폐가능한것
기타: 조명기구, 배수로및상수도설
치
1개소
외부시설이용이가능함
호스
릴이
산화
탄소
소화
장치
저울
- 당해소화약제총량의약1.5배이상일
것(최소단위
100 g 이하)
1대
○
버니어
캘리퍼스
- (0 ~ 250) ㎜이상측정가능한것(최소
단위0.05 ㎜이하)
1개
○
도료밀착성
시험기
- KS M ISO 2409(페인트와바니시-도료
밀착성시험에적합한것)
1대
푸시풀게이지- 10 ㎏이상을측정할수있는것
(최소단위250 g 이하)
1대
○
초시계
- 60초계
1대
과압
배출
구
종합시험장치- 작동시험및기밀유지시험에적합한것
1대
푸시풀게이지- 200 N 이상
(최소단위1 N 이하)
1대
○
버니어
캘리퍼스
- (0 ~ 250) ㎜이상(최소단위0.05 ㎜이하)
1개
○
차압계
- 측정범위최소200 ㎩이상
2개
○
다. 기계류 시험시설 <개정 2017.12.28., 2022.4.8.>
- 최소단위1 ㎩
송풍기
- 성능인증기준에의한성능시험이가능한
것
1대
종별
품목
규
격
수량
교정
대상
비고
소화
전함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
충격시험기추무게: 300 g
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
줄자
2 m 이상
1개
도료밀착성
시험기
KS M ISO 2409(도료와바니시-도료
의밀착성시험방법)에적합한것
1대
외부도장된
소화전함에한함
모서리
날카로움
시험기
(Sharp
Edge
Tester)
성능인증기준에정한시험을할수있
을것
1대
스프
링클
러설
비의
신축
배관
버니어
캘리퍼스
200 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
줄자
5 m 이상
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
내압시험기최고사용압력의1.5배이상
1대
파괴시험기최고사용압력의4배이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
굽힘시험기(0.02 ~ 0.1) ㎫
최소단위0.01 ㎫
1대
수격시험기분당10회이상(0.35 ~ 3.5) ㎫압력
변동, 연속4 000회
1대
압괴시험기최소1 000 N의하중
1조
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
공기
안전
매트
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위0.01 ㎏이하
1개
○
시험탑
15 m 이상
1개
모래주머니무게: 120 ㎏
규격: (800 ㎜× 500 ㎜)
10개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
소방
용밸
브
(개폐
표시
형
밸브
ㆍ 
소방
용릴
리프
밸브
ㆍ 
소방
용푸
트밸
브)
작동시험장치압력계: 최소눈금0.01 ㎫이하
가압송수장치: 유속4.5 m/sec 이상
1조
개폐표시형밸브(버터플라
이)에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
수압시험기최고사용압력의2배이상
1대
인장강도
시험기
100 kN 이상
1대
○
외부시설
이용이
가능
함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
600 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
토오크렌치(10 ~ 380) Nㆍm
1개
개폐표시형밸브에한함
스위치반복
시험기
분당10회on/off 가능
경보장치, 카운터
1대
개폐표시형밸브에한함
소방
용
스트
레이
너
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
수압시험기최고사용압의1.5배이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
소방
용압
력스
위치
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
작동압력
시험기
분당50 ㎪비율로가압
패들형스위치의
경우는
(16
~
40)
L/min 유수량확보
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
절연저항
시험기
DC 500 V
1대
○
절연내력
시험기
(0 ~ 3 000) V
1대
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
줄자
(0 ~ 2) m 이상측정가능한것
1개
소방
용합
성수
지배
관
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
수압시험기최고사용압의5배이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
파괴시험기하중890 N 이상
1대
수격시험기분당10회이상(0 ~ 최고사용압력)까
지압력변동
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
충격시험기강봉: 0.9 ㎏(직경31.7 ㎜)
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제>
<삭
제>
소화
설비
용
헤드
(물
분무
헤드
ㆍ 
분말
헤드
ㆍ 
포헤
드
ㆍ 
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
저울
계량물의1.5배이상
최소눈금1 g 이하
1개
○
관용테이퍼
나사게이지
나사게이지
(호칭15, 호칭20 호칭25)
1조
○
방수량시험기
1)정류통은성능인증기준의별도1에적합한
것
2)방수압력: (0.1 ~ 1.2) ㎫
1대
○
검교정은측정장치에
한함
살수
헤드)
3)측정장치: 분당방수량측정가능
내압시험기방수압력
: 1.4 ㎫이상
1대
○
·검교정은
측정장치에
한함
·살수헤드에한함
전기로
(0 ~ 1 000) ℃
1대
살수헤드에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
포방출량
시험기
신청압력의상한값과하한값
1분간방사량을측정
1개
포헤드에한함
소화
설비
용헤
드(
미분
무헤
드)
관용테이퍼
나사
링게이지
나사게이지
(호칭15, 호칭20, 호칭25)
1조
○
나사가
관용테이퍼나사
인경우에한함
평행
나사게이지링게이지
1조
○
나사가
평행나사인
경
우에한함
다이알게이지
(마그네틱베
이스포함)
최소눈금0.01 ㎜
신청하중의2배하중
1개
○
폐쇄형에한함
설계하중시험기설계하중2배하중
1개
폐쇄형에한함
작동온도시험기
표시온도:표시온도의130 % 범위표시
가열온도: 1 ℃/분비율
가압범위: 최대15 ㎪
1대
폐쇄형에한함
수격시험기
매초(0.34 ㎫~ 설계압력의2배) 압력
변동
연속4 000회이상
1대
폐쇄형에한함
정수압시험기최소시험압력3.5 ㎫
1대
폐쇄형에한함
방수량시험기
1) 정류통은성능인증기준의별도1에적합한
것
2) 방수압력: 설계압력
3) 측정장치:
분당방수량측정가능
1대
○
검교정은측정장치, 압력
계에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
감도시험기반응감도별
기류온도(℃),기류속도
(m/s)
1대
폐쇄형에한함
진동시험기전진폭5 ㎜, 진동수25 회/sec
1대
폐쇄형에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
충격시험기추무게: 헤드중량+15 g
1대
폐쇄형에한함
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
방수
구
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
수압시험기2.0 ㎫이상
최소단위: 0.1 ㎫이하
1대
저울
당해계량물의1.5배
최소단위10 g
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
소방
용
흡수
관
한계게이지흡수관의내경측정
최소단위1 ㎜이하
1개
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
저울
당해계량물의1.5배
최소단위
10 g 이하
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
구부러짐
시험기
80°구부림및조절가능
1대
굴곡성
시험장치
최소단위1 N
1대
압축시험장
치
등분포하중을가할수있는장치
1조
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
<삭제
>
>
수압시험기시험압력의1.5배이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
분기
배관
버니어
캘리퍼스
200 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
본체강도
시험장치
최고사용압력의5배이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
전기로
1 000 ℃이상
1대
줄자
10 m 이상
1개
포소
화약
제
혼합
장치
등
(포
소화
약제
의혼
합장
치)
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
저울
신청계량물의1.5배이상측정가능
최소단위0.1 ㎏이하
1개
○
수압시험기
시험압력의1.5배이상가압한것(파괴
강도시험가능)
1조
기능시험장
치
유량계: 신청치최대, 최소유량범위
펌프: 신청치압력가압
1대
○
외부시설
이용이
가능
함
나사게이지
PT 링게이지및플러그게이지
1조
○
나사형에한함
버니어
캘리퍼스
200 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
포소
화약
제혼
합장
치등
(압
축공
기포
혼합
장치
)
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
수압
시험기
시험압력의1.5배이상가압한것(파괴강도시험
가능)
1조
기능시험장치
유량계: 포수용액신청치최대, 최소유량및
공기량범위
펌프: 신청치압력가압
1대
○
외부시설
이용이
가능
함
나사
PT 링게이지및플러그게이지
1조
○
나사형에한함
게이지
버니어
캘리퍼스
200 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
소화시험모형당해소화시험에적합한것
1조
자동
차압
급기
댐퍼
작동시험장
치
풍도: 1,000 ㎜× 1,000 ㎜× 2,300 ㎜
부속실: 2,300 ㎜× 2,300 ㎜× 2,300 ㎜
1개
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
방연풍속
측정장치
(0 ~ 5) m/s 측정
최소단위0.1 m/s
1개
○
차압계
측정범위최소200 ㎩이상
최소단위1 ㎩
2개
○
송풍기
1.5 HP 이상
1개
절연저항계DC 500 V
1개
○
디지털
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
개폐력반복
시험기
누적카운터설치
1개
절연내력계AC (0 ~ 3 000) V
최소단위
1 ㎃이하
1개
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
산업용
무전기
정격출력4 W, 400 ㎒대역
1대
정격출력및대역의설정
이가능하여기준의조건
을만족하는것은겸용사
용가능
1대
정격출력0.5 W, 400 ㎒대역
생활용
무전기
자동
폐쇄
장치
푸쉬풀게이지200 N 이상
최소단위1 N 이하
1대
○
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
개폐력반복
시험기
누적카운터설치
1대
충격시험기합판두께: (19 ~ 20) ㎜
강철구: 직경51 ㎜, 무게5.4 N
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
기능시험장
치
풍도: 1 000 ㎜× 1 000 ㎜× 2 300 ㎜
부속실: 2 300 ㎜× 2 300 ㎜× 2
300 ㎜
1대
방연풍속
측정장치
(0 ~ 5) m/s 측정
최소단위0.1 m/s
1개
○
차압계
측정범위최소200 ㎩이상
2개
○
송풍기
1.5 HP 이상
1대
절연저항계DC 500 V
1개
○
디지털
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω측정가능한것
1개
○
절연내력계AC (0 ~ 3 000) V 조정
누설전류를1 ㎃이하단위조정
1개
○
가압
수조
식
가압
송수
장치
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
600 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
내압시험기수조: 설계압력의1.5배이상
집합관: 최고충전압력의1.5배이상
각1대
소음계
최소70 ㏈이상측정할것
1개
○
최소단위1 ㏈이하
절연저항계DC 500 V
1개
○
절연내력계(0 ~ 3 000 V)
1개
○
종합성능
시험장치
유량계: 정격토출량의(120 ~ 300) %
1대
다수
인
피난
장비
인장시험기(1 ~ 20) kN
최소단위1 kN 이하
1대
○
버니어
캘리퍼스
600 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
강하시험장
치
15 m 이상
추: 120 ㎏, 75 ㎏× 사용자수, 25 ㎏
1조
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
강도시험대15 m 이상
1대
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭제
>
<삭
제>
캐비
닛형
간이
스프
링클
러설
비
소음계
A레인지로(30 ~ 120) ㏈측정이가능
한것
1개
○
방수성능
시험장치
성능인증기준에적합할것
1대
절연저항계DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ~ 3 000) V
1개
○
승강
식
피난
기
인장시험기(1 ~ 20) kN
최소단위1 kN 이하
1대
○
<삭
제>
<삭
제>
<삭제
>
<삭
제>
버니어
캘리퍼스
150 ㎜이상
최소단위0.05 ㎜이하
1개
○
강하시험장
치
시료설치높이이상
추무게: 120 ㎏, 75 ㎏, 20 ㎏
1조
저울
당해계량물의1.5배이상
최소단위0.1 ㎏이하
1개
○