yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
60
8.0 시료채취형먼지측정기기
시료를채취하여먼지농도를측정하는측정기기는굴뚝내유속과같은속도로시료를채취할수있는
기능이있어야한다.
9.0 굴뚝원격자동감시체계의구성
부록3ES01812.1에따르고,배출허용총량관리의통신규격은ES 01813.1에따른다
그림1.측정시스템및측정기기교정의장치구성(예)
[주3]샘플링형에한하여적용한다.
대기오염공정시험기준
ES01802.1a
굴뚝연속자동측정기기설치방법
2011
(InstallationMethodofAutomatedMeasuringInstrument)
1.0 굴뚝유형별설치방법
굴뚝유형별측정기기의설치방법은다음과같으며,불가피하게외부공기가유입되
는경우에측정기기는외부공기유입전에설치하여야하고,표준산소농도를적용
받는시설의가스상오염물질측정기기는산소측정기기의측정시료와동일한시료
로측정할수있도록하여야한다.
1.1 병합굴뚝(commonstack)
2개이상의배출시설이1개의굴뚝을통하여오염물질을배출시,배출허용기준이같은경우에는측정기
기및유량계를오염물질이합쳐진후지점(①의경우)또는
합쳐지기전지점(②의경우)에설치하여
야하고,배출허용기준이다른경우에는합쳐지기전각각의지점에설치하여야한다.
측정기
측정기
측정기
1
2
그림1.병합굴뚝(덕트)에서측정기기설치(예)
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
61
1.2 분산굴뚝(multiplestack)
1개배출시설에서2개이상의굴뚝으로오염물질이나뉘어서배출되는경우에측정기는나뉘기전굴뚝
(①의경우)에설치하거나,나뉜각각의굴뚝(②의경우)에설치하여야한다.
측정기
측정기
1
2
측정기
그림2.분산굴뚝(덕트)에서측정기기설치(예)
1.3 우회굴뚝(bypassstack)
측정기기를①,③의위치에설치하여야되나,설치환경부적합또는기타이유로굴뚝배출가스가우회
되는경우②의위치에설치하되대표성이있는시료가채취되어측정될수있어야한다.(단,②의지점
에먼지측정기기를설치할경우다른항목의측정기는①의지점에설치해야한다)
측정기
측정기
측정기
1
2
3
그림3.우회굴뚝(덕트)에서측정기기설치(예)
2.0 설치환경
2.1 시료채취형
측정기기는주변환경에의한영향을받지않는적절한장소에설치되어야한다.외기온도,수분,먼지,
전원전압불안정,주파수변동,전자파의영향등으로인하여측정기가오작동되거나가동중단될우려가
있는경우에는항온․제습장치,방진장치,정전압장치,접지설치,무정전전원공급장치,유선통신장
치등의시설을설치하여야한다.
2.2 굴뚝부착형
2.2.1 시료채취형에따라설치하며다음사항에대해고려한다.
2.2.2 태양․열원등고온으로인하여측정기기의가동중단․오작동등이우려되는곳에는설치하지
말아야한다.설치가불가피한경우에는이에대한대책을마련하여야한다.
2.2.3 바람․진동으로인하여광학장치및기타다른부품들의조임상태불량이나분실되지않도록하
여야한다.
2.2.4 부식성가스또는액체로부터광학장치와전기시설을보호하기위해내식성재질로된덮개로기
기를견고히봉인하여야한다.
2.2.5 광선의영향을받는측정기기설치시주위광선의영향을받지않도록하여야한다.
2.2.6 경로를이용한먼지측정의경우가급적수분의영향을받지않도록하여야한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
62
3.0 측정및측정공위치
3.1 공통사항
3.1.1 오염물질농도를대표할수있는곳으로굴뚝의굴곡부분이나단면모양이급격히변하는부분을
피하여배출흐름이안정한곳이어야한다.
3.1.2 측정이나유지보수가가능하도록접근이쉬운곳이어야한다.
3.1.3 모든방지시설의후단이어야하나,필요에따라서는전단에설치할수도있다.
3.1.4 측정기기가부착된측정공이외에상대정확도를구하기위하여같은높이(또는
수직선상)로여
분의측정공을2개이상설치하여야한다.
3.1.5 응축된수증기가존재하지않는곳에설치한다.
3.2 먼지측정기
3.1에따라측정공을설치하며난류의영향을고려하여수직굴뚝에설치하는것이원칙이지만,불가피한
경우에는수평굴뚝에도측정공을설치할수있다.
3.2.1 수직굴뚝
3.2.1.1 먼지를측정하는측정기기의측정위치는ES01301.1배출가스중먼지의3.1에따라선정한다.
굴뚝단면형상에따른굴뚝직경환산방법은ES01301.1배출가스중먼지의3.1.1에따른다.
3.2.1.2 광투과법과같이경로를이용한측정기의측정위치가직경의4배이하인경우는그림4와같은
측정위치를선정한다.만약,선정위치가굴뚝이나덕트의수직부로서곡관부로부터하류로직경의4배
이하인곳에위치한다면경로는상류곡관부에의해서정의된평면(상류곡관부와수평인위치)을사용
하고,선정위치가굴뚝이나덕트의수직부로서곡관부로부터상류로직경의4배이하인곳에위치한다
면경로는하류곡관부에의해서정의된평면(하류곡관부와수평인위치)을사용한다.또한선정위치가
굴뚝이나덕트의수직부로서곡관부로부터하류로직경의4배이하이고곡관부로부터상류로1m이하
인곳에위치한다면경로는상류곡관부에의해서정의된평면(상류곡관부와수평인위치)을사용한다.
(a)굴곡이아래쪽에있는경우
(b)굴곡이위쪽에있는경우
(C)굴곡이위,아래쪽에있는경우(1m 이내)
그림4.수직굴뚝에서의측정위치
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
63
3.2.2 수평굴뚝(덕트등)
측정위치는하부직경의4배이상인곳으로하고,시료를채취하는측정기기의채취지점은굴뚝바닥으
로부터굴뚝내경의1/3과1/2사이의단면위에위치하도록한다.배출가스의흐름방향에따라그림5와
같이구분한다.
(a)상향흐름인경우
(b)하향흐름인경우
그림5.수평굴뚝에서의측정위치
다만,경로를이용한측정기기는그림6과같이하부직경의4배이하인지점에설치할수있다.측정위
치는상향흐름인경우에는굴뚝바닥으로부터굴뚝내경의1/2과2/3사이의단면위에위치하여야하
고,하향흐름인경우에는굴뚝바닥으로부터굴뚝내경의1/3과1/2사이의단면위에위치하여야한다.
(a)상향흐름인경우
(b)하향흐름인경우
그림6.경로를이용한측정기기의수평굴뚝에서의측정위치
3.3 가스상물질측정기기
3.3.1 수직굴뚝
3.1에따라설치하며측정위치는굴뚝하부끝에서위를향하여굴뚝내경의2배이상이되고,상부끝단
으로부터아래를향하여굴뚝상부내경의1/2배이상이되는지점으로한다.
3.3.2 수평굴뚝
3.1에따라설치하며측정위치는외부공기가새어들지않고굴뚝에요철부분이없는곳으로서굴뚝의
방향이바뀌는지점으로부터굴뚝내경의2배이상떨어진곳을선정한다.
3.4 먼지와가스상물질을모두측정하는경우측정위치는먼지를따른다.
4.0 측정공및측정작업대설치
측정공및측정작업대의설치규격등은ES 01301.1배출가스중먼지의3.2에따른다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
64
5.0 측정경로및측정점위치
5.1 먼지측정기기
5.1.1 측정점위치
1개의지점에서먼지측정시,측정기기의채취관은ES01301.1배출가스중먼지의3.3에서규정한지점
중굴뚝먼지농도를대표할수있는지점에위치하여야하며,동지점은다음의6.0대표점판단의규정
에서정한방법에따라대표성적정여부에대한검증후확정하여야한다.
5.1.2 측정경로
경로를이용한먼지측정시,그림7(a)와같이측정경로는굴뚝벽면으로부터1m 떨어져형성된내부
영역을통과하거나,그림7(b)와같이굴뚝중심점으로부터형성된단면적의50% 범위내의영역을통
과하여야하고,경로길이의70% 이상이측정영역내에있도록하거나또는그림7(c)와같이중심영역
(굴뚝중심으로부터단면적1% 이하의범위)을통과하여먼지를측정할수있어야한다.
중심영역의50%
(a)벽면으로부터1m 이상떨어짐
(b)경로길이의70%이상
(c)굴뚝단면으로부
단면적1% 이하의영역
그림7.경로를이용한먼지측정시측정점
5.2 가스상물질측정기기
5.2.1 측정점위치(1개지점에서오염물질을측정하는경우)
5.2.1.1 굴뚝내경이2m를초과할때에는,그림8(a)와같이굴뚝벽면으로부터1m 이상떨어진지
점에서대표성을확인한후채취관을설치하여야한다.
5.2.1.2 굴뚝내경이2m 이하일때에는,그림8(b)와같이중심영역(굴뚝중심으로부터단면적1%
이하의범위)에채취관을설치하여야한다.
시료채취관
(a)굴뚝벽면으로부터1m 이상떨어짐
(b)굴뚝중심으로부터단면적1% 이하의영역
그림8. 가스상오염물질측정기기의측정점
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
65
5.2.2 측정경로
경로를이용하여가스상오염물질을측정하는경우에는5.1.2에따른다.
6.0 대표점판단
6.1 판단방법
일정점에서대표점적합여부의판단은다음의공식을이용하여판단하며,산출된결과값이±10% 범
위내에존재하는지점을대표점으로선정하여야한다.
점에서의대표비율
평균
평균
×
(식1)
여기서, Ci:i지점에서의오염물질농도(mg/Sm3)
C평균:오염물질평균농도(mg/Sm3)
6.2 농도산출방법
ES01301.1배출가스중먼지의3.3에따라원형굴뚝의경우12～20개,사각굴뚝의경우9개의지점
으로부터평균농도(C평균)를구하고,각지점에서의농도(Ci)를위의식에대입하여대표지점을선정한다.
7.0 시료채취장치
7.1 가스상장치의구성
가스상장치의구성은채취관,도관,연속자동측정기기순으로이루어지며기체-액체분리관,응축수
트랩등을갖추어야한다.
7.2 채취관
7.2.1 재질
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.2.1에따른다.
7.2.2 치수(규격)
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.2.2에따른다.
7.2.3 여과재
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.2.3에따른다.
7.2.4 채취관의고정용기구
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.2.4에따른다.
7.2.5 보온및가열
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.2.5에따른다.
7.3 도관
7.3.1 재질
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.3.1에따른다.
7.3.2 치수(규격)
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.3.2에따른다.
7.3.3 보온및가열
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.3.3에따른다.
7.3.4 습기제거와기체-액체분리
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
66
7.3.4.1 측정기기에따라서는습기제거와기체-액체분리가필요한것이있다.
7.3.4.2 습기제거
7.3.4.2.1 측정시스템내부의배관및기타장치에응축수가생기지않도록습기를제거하기위하여주
위의조건이나시료의상태에따라서자연공냉식,강제공냉식또는수냉식을사용하며,그림9(a)～(d)
에보기를나타내었다.
7.3.4.2.2 수분의방해를받는측정기의경우에는시료가스중수분이얼지않을정도의온도(1.5℃이
하는안됨)를유지하고,수분을냉각응축시켜서습기를제거하는냉각습기제거도관방법과침투건조
기를이용하여습기를제거한다.
7.3.4.2.3 냉각습기제거도관방법에는공기의냉각중탕방식,물냉각중탕방식또는펠티에소자를쓴
직접냉각방식등을있다.그림9(e)～(g)에그보기를나타내었다. 냉각습기제거도관방법은응축시
수용성오염물질(NH3,HCl,HF)이흡수되므로사용할때주의하고,기온과수온을유지하기위하여온
도계를부착하거나온도조절을나타내는표시등을부착하여야한다.
그림9.냉각습기제거도관
7.3.4.3 기체-액체분리
냉각으로습기를제거하는경우에는시료가스에서응축수를분리하기위해서반드시그림10(a),(b)에
나타낸것과같은구조의기체-액체분리관을냉각도관과응축수트랩사이에놓는다.
7.3.4.4 응축수트랩
응축수를배출시키기위해서그림10(a),(b)에나타낸것과같은트랩을사용한다.트랩속에물과시료
가스와의접촉면적과접촉시간을가급적적게한다.트랩속의물이기체액체분리관까지올라오지않
도록L1을봉한물이터지지않도록L2를충분히크게할필요가있다.또한응축수의원할한배출을
위하여배출관의굵기는6mm 이상으로하는것이좋다.응축수트랩은도관의길이,도관의설치조
건,응축수의양등을고려하여수량및접촉면적을최소화하여야한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
67
[주1]응축수트랩대신에기체,액체분리관아래쪽에드레인펌프를써도좋다.이때드레인이역
류하지않도록주의하여야한다.
[주2]액면을감시할수있게한다.
7.3.4.5 안전트랩
응축수트랩의물이분석계에들어가지않도록필요에따라서그림10(c)의안전트랩을사용한다.안전
트랩을사용할경우에공기가빨려들어가지않도록L3을충분히크게할필요가있다.이때L1은L3보
다길어야한다.그림10(a)의자동배출식트랩을쓰는경우에는
안전트랩을같이써야한다.단,트랩
부분의시료가스가정압일때에는그렇게할필요가없다.
그림10.기체-액체분리관및트랩
7.4 채취부
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의3.4에따른다.
7.5 측정기기에쓰이는기타부품
7.5.1 미세여과지
필요에따라펌프,유량계,분석계등을보호하기위해서여과지또는마이크로유리
솜등의미세여과
지를쓴다.이여과지는먼지외미스트제거에도유용하다.
7.5.2 건조제및흡착제
분석계가시료중의수분,기타의방해성분에의해서측정오차가생기는경우에는냉각도관을쓰는
경우이외에도건조제,흡착제등을쓰는경우가있으나,건조제를주기적으로교체해야하는등불
필요한유지보수작업이요구되기때문에연속자동측정기기에사용하는것은가급적피해야한다.
7.5.3 펌프
7.5.3.1 펌프는굴뚝으로부터분석계까지시료를운반하는데사용된다.연속자동측정기에사용되는
펌프는공기가새거나윤활유유입으로인한오염이없는다이아프램펌프나배출펌프(배기펌프)를
사용한다.흡인유량은0.2～10L/min정도로분석계의종류,도관의굵기,길이등에따라서적절한
것을선정하여야한다.또한필요에따라서는바이패스를쓰고분석계에는소요유량으로시료를도입
한다.
7.5.3.2 분석계는보통대기압에가까운일정압력의시료를유입하도록되어있으므로분석계의입
구쪽에서시료가필요이상으로가압되지않도록하고,또한출구쪽에서는대기압상태로배출되도록
한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
68
7.5.3.3 다이아프램펌프는네오프렌,폴리테트라플루오로에틸렌또는불소고무등의재질로된것을
사용하며,전처리장치전단에설치하여고온상태에서작동해도무방하나시료가스가적절하게여과
되지않거나펌프가적당하게가열되지않는다면전처리장치후단에설치하여야한다.
7.5.3.4 배출펌프는시료채취장치를통해진공을거는베르누이효과를이용한다.배출펌프는일반
적으로여과된플랜트공기나압축실린더가스를사용하여시료를흡인한다.
7.5.4 기타
여러곳에서채취한시료,교정용가스를자동또는수동으로바꾸어서분석계에도입하는경우에는변
환밸브를사용한다.변환밸브에는수동식,전자식,공기식등이있으며모두2방향밸브,3방향밸브등
으로구분하고,유량조절에사용한다.유량계는일반적으로플로우트(float)형을사용한다.
8.0 조립및취급방법
8.1 조립방법
8.1.1 준비사항(부착)
8.1.1.1 채취관
8.1.1.1.1 채취구는측정기기까지의도관길이가가급적짧게되는위치에,또한채취관이배출가스의
흐름에대해서수직이되도록연결한다.
8.1.1.1.2 채취구에는굴뚝외벽으로부터의길이가100～200mm,바깥지름22～60mm 정도의
보통강철관또는스테인레스강관등을써서굴뚝외벽에설치한다.
8.1.1.1.3 채취관은ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법의그림2에나타내는것과같이채취
구에슬리이브식또는플랜지식등의고정쇠를써서고정한다.
8.1.1.2 도관
8.1.1.2.1 도관은가능한짧은것이좋으나부득이길게해서쓰는경우에는이음매가없는배관을
써서접속부분을적게하고받침기구로고정한다.
8.1.1.2.2 냉각도관은될수있는대로수직으로연결한다.부득이구부러진관을쓰는경우에는응
축수가빨리흘러나오기쉽도록경사지게하고시료가스는아래로흐르도록한다.
8.1.1.2.3 냉각도관부분에는반드시기체-액체분리관과그아랫쪽에응축수트랩을연결한다.
8.1.1.2.4 기체-액체분리관은도관의부착위치중가장낮은부분또는최저온도의부분에부착하
여응축수를급속히냉각시키고배관계의밖으로빨리방출시킨다.
8.1.1.2.5 응축수의배출에쓰는펌프는충분히내구성이있는것을쓴다.이때응축수트랩은사용
하지않아도좋다.
8.1.1.2.6 그림9(e)～(g)와같은냉각방식을쓰는경우에는기온과수온을감시하기위하여온도
계를부착거나온도조절을나타내는표시등을부착한다.
8.1.1.2.7 분석계에서의배출가스및바이패스배출가스의도관은배후압력의변동이적은장소에
배관한다.
[주3]이들배출가스는흡수탑등에서처리한다음대기중으로방출하거나굴뚝에되돌려보낸다.
8.1.1.3 측정기기
측정기는가능한한채취구에가까이놓아서도관내의가스흐름이지연되지않도록하며,보수가쉽고
안전한장소에설치한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
69
8.1.2 조립
8.1.2.1 도관의접속에는링조인트,플레아조인트,플랜지식또는구면접속기구등을쓰고,접속부분
은조립한다음새는일이없도록재차단단하게조인다.
8.1.2.2 수분이응축할염려가있을때에는응축․분리하는앞부분에수평이되는부분이없도록한
다.부득이수평부분이생기게될때에는수평부분에수분이응축하지않도록가열또는보온을한
다.
8.1.2.3 응축수트랩은도관의길이및설치조건,응축수양등에의해서필요에따라2개이상을연결
한다.
8.1.2.4 간헐배출식응축수트랩은응축수가고이는시간과양을미리조사하고, 자동배출식응축수
트랩및안전트랩에는미리물을넣어둔다.
8.1.2.5 외기온도가0℃이하가되는곳에시료채취장치를설치하는경우에는응축수가얼지않도
록가열기등을써서보온또는가열을한다.
8.1.2.6 냉각관의냉각능력이적은경우에는그림9에나타내는방식을2개이상결합할수있다.
특히건조제를쓰는경우에는냉각도관뒤에설치한다.
8.1.2.7 건조제를쓰는경우에는건조제의분말이날려서분석계에들어가지않도록건조탑의출구
쪽에미세필터를붙인다.
[주4]건조제를쓰는경우에는건조능력이저하되는한계시간과유량을미리조사한다.
8.1.2.8 도관의가열에전열을쓰는경우에는방수되는구조로하고전기적으로충분히절연한다.
8.1.2.9 도관을조립한다음에는배관계전체에대해서새는곳이없는가시험을한다.
8.1.3 조립의예
8.1.3.1 그림11(a)는배출가스중의아황산가스,일산화탄소,일산화질소,암모니아등을적외선분
석계를써서분석할때조립예이다.
8.1.3.2 그림11(b)는배출가스중의아황산가스,염소,염화수소,암모니아,질소산화물등을용액전
도율법또는흡광광도법등의분석계를써서분석할때조립예이다.
그림11.분석계조립(예)
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
70
8.1.4 누출확인시험
8.1.4.1 배관계의밸브를닫고밀폐하며,밸브가없는경우에는배관접속부분에플러그를붙여서밀폐
한다.이밀폐부분을순차적으로가압또는감압하여일정시간뒤압력의변화를측정해서새는지여
부를조사한다.
8.1.4.2 새서생기는오차를0.1%이하로낮추기위해서는압력의변화가다음조건을만족시키면된
다.
△P〈10× Q
V ×t
(식2)
여기서,△P:압력변화(mmH2O)
Q :시료의채취유량(L/min)
V :배관계의전체용량(L)
t:시험시간(min)
8.1.4.3 가압또는감압은보통200mmH2O 정도로한다.이때,도관이긴경우에는이보다큰압력차
로시험하는것이좋다.이런경우에는배관계의각부품의내압에주의한다.
[주5]다이어프램펌프의다이아프램,트랩,유리로만든부분에주의한다.
8.1.4.4 배관계를가압상태로하여비눗물등을써서새는지의여부를시험한다.
[주6]많이샐때는거품이깨어져서도리어확인이안되는경우가있으므로충분한주의가필요하다.
8.2 취급방법(조작)
8.2.1 작동순서
채취관,도관부의가열,냉각도관부의가동,분석계의작동,펌프의작동순으로작동시킨다.
[주7]각부분이충분히안정된다음에한다.
8.2.2 조정과작동확인
8.2.2.1 원하는유량이되었는지유량계또는압력계로확인하고니들밸브(needlevalve)또는정류량
트랩으로조절한다.
8.2.2.2 가열기의동작을확인한다.
8.2.2.3 냉각도관의동작을확인한다.
8.2.2.4 응축수의방출량을확인한다.
8.2.2.5 펌프의동작을확인한다.(유량의감소,진동및이상음등)
8.2.2.6 분석계의영점및스팬을조정한다.
8.2.2.7 계산값또는화학분석값과측정기에의한분석값사이에큰차이가있는경우에는분석계의
점검과동시에채취관,도관등의부착상태와새는지의여부를점검한다.
8.3 보수와점검
8.3.1 시료채취장치의정상작동을확인하기위해서,다음의보수및점검을정기적으로한다.
8.3.2 필요에따라서교정용가스를습기제거용도관의앞부분에서도입하여분석계의영점및스팬을
교정한다.
8.3.3 가열및냉각부의온도조절이양호한지의여부를점검한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
71
8.3.4 응축수를배출시키고건조제를교환한다.
8.3.5 유량이극도로저하된경우에는여과재의막힘여부또는펌프의이상유무를점검한다.
8.3.6 표시량이급격히내려가고안전트랩에서공기가빨려들어가는경우에는여과재의막힘여부또
는밸브가제대로열려있는지를점검한다.
8.3.7 접속부분을필요에따라다시조인다.
[주8]보수,점검을한경우에는필요에따라서아래사항을보수점검부에기록한다.
․일시,기온,기압,일기
․작업자이름
․분석계의지시또는기록의상태
․응축수의배수상황,안전트랩의물의양
․가열및냉각부의온도조절의작동상황
․도관부의오염
․여과재,건조제의교환
․펌프의작동상황
․유량계또는압력계의점검
․접속부분의점검
․교정용가스의잔류량(또는압력)
․시료채취점주위의배출가스온도,압력및유량
․배출가스발생원설비의조업상태
․기타고장이난부분의수리상황
․기타의분석방법을병용했을때의분석값
8.4 주의사항
8.4.1 측정기기를쓰는경우에는필요에따라서화학분석용의채취구를가까운곳에만든다.
8.4.2 채취관및여과지의보수가쉽고안전하게취급할수있는발판을만든다.
8.4.3 응축수트랩으로부터의응축수배출상황,안전트랩의물량,습기제거장치의작동상황(냉각온도
의확인)을배출가스의성상에따라서정기적으로점검한다.
8.4.4 배출가스의성상에따라서간헐배출식의응축수트랩이나건조제는정기적으로배수․교환을한
다.
8.4.5 응축수로인한분석계의고장또는지시눈금의오차가생기는것을피하기위해서채취관및도
관부의가열이나냉각도관의냉각이안정된다음에펌프를시동한다.
8.4.6 분석계의설치장소에진동이커서측정에오차가생기는경우에는진동방지용고무등을써서진
동을흡수시킨다.
8.4.7 지시값에이상이생기는경우에는그원인이시료채취구쪽에있는지또는분석계쪽에있는지
를판별하기위해서분석계의입구에직접교정용가스를장시간도입하여그지시값을조사한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
72
대기오염공정시험기준
ES01810.1a
부록1 먼지-굴뚝배출가스에서연속자동측정방법
2011
(ParticulateMatter-AutomatedMeasuringMethodinFlueGas)
1.0 성능규격
표1.먼지연속자동측정기기의성능규격
항목
성능
비고
교정오차
상대정확도
응답시간
재현성
10% 이하
주시험법의20%이하
단
측정값이해당배출허용기준의50% 이하인
경우에는배출허용기준의15%이하
최대2분(단,베타선흡수법은15분이내)
최대눈금치의2% 이하
2.0 성능시험방법
2.1 교정오차(calibrationerror)
2.1.1 굴뚝연속자동측정기기의영점을조절한후최대눈금치의약1/4,1/2및3/4정도의지시값을나
타내도록어느한입경의교정용입자를각각발생시켜용기에도입하면서지시값을기록한다.
2.1.2 별도로시료채취기를이용하여구한교정용입자의먼지농도와지시값사이의관계식을구한뒤
관계식을구한측정범위내에서교정용입자를분사하면서5개이상의서로다른먼지농도를시료채취법
과연속자동측정법으로측정하고(식1)에따라교정오차를구한다.
[주1]다만,연속자동측정기기의구조에따라교정입자대신교정용필터(필름)를사용할수있다.
교정오차
교정용　입자의　평균농도


×
(식1)






(식2)
여기서,
̅
x:시료채취법으로구한교정용입자의평균농도(또는교정용필터(필름)의농도)

:측정오차(연속자동측정기기로구한먼지농도-시료채취법(교정용필름(필터)으로구
한먼지농도))의평균
C.I.95:95% 신뢰구간
di:각측정치의오차[연속자동측정기기에의한측정값-시료채취법(교정용필름(필터))에
의한측정값]
n:측정횟수
t.975:측정값이참값의95%이내에존재할확률에대한t값으로다음과같다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
73
표2.측정횟수(n)에따른t.975
n
t.975
n
t.975
4
5
6
7
3.182
2.776
2.571
2.447
8
9
10
11
2.365
2.306
2.262
2.228
2.2 상대정확도(relativeaccuracy)
2.2.1 주시험방법(ES 01301.1배출가스중먼지의2.1)에의한방법
주시험방법에따라먼지채취기의흡인노즐이연속자동측정기기의시료채취부와동일선상의지점에오
도록설치한다.연속자동측정기로먼지의농도를측정하면서동시에주시험방법에따라먼지시료를채
취한다.이때연속자동측정기기에의한측정결과는주시험방법으로시료를채취한시간과동일한시간
의평균값으로산출하며,같은방법으로5개이상의측정치를얻는다.각회의측정값을얻기위하여소
요되는시간은1시간이내로한다.상대정확도는(식3)에따라구한다.
상대정확도
주시험법으로구한평균먼지농도


×
(식3)
여기서,
:측정오차(연속자동측정기기에의한측정값-주시험법에의한측정값)의평균
C.I.95:(식2)와같다
2.2.2 배출허용기준에의한방법
시료측정값을얻는방법은위의주시험방법(ES01301.1배출가스중먼지의2.1)에의한방법과동일하
며,상대정확도는(식4)에따라구한다.
상대정확도
배출허용기준


×
(식4)
여기서,
:측정오차(연속자동측정기기에의한측정값-주시험법에의한측정값)의평균
C.I.95:(식2)와같다
2.2.3 광투과형먼지연속자동측정기기의경우,상대정확도는주시험방법에의한방법으로실시하거나
배열상태점검또는교정편차점검으로대체할수있다.
2.3 응답시간(responsetime)
정상가동조건하에서영점조절후연속자동측정기기에표준교정판(또는필름)을끼운다.연속자동측정
기기를다시작동시킨뒤끼워진표준교정판(또는필름)보정치의95% 값을출력하는데소요되는시간
을기록한다.같은방법으로3회의평균값을얻고그평균을구한다.
2.4 재현성(reproducibility)
정상조건하에서공기(제로필름)와교정판(또는필름)을번갈아5회이상측정하여연속자동측정기기의
지시값을얻으며,재현성을(식5)에따라구한다.
재현성
최대눈금치

×
(식5)
여기서,
:각영점편차및교정판(또는필름)의평균치
C.I.95:(식2)와같다
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
74
대기오염공정시험기준
ES01811.1a
부록2무기가스상-굴뚝배출가스에서연속자동측정방법
2011
(InorganicGas-AutomatedMeasuringMethodinFlueGas)
1.0 성능규격
1.1 아황산가스,질소산화물,염화수소,불화수소,암모니아,일산화탄소
표1.아황산가스,질소산화물,염화수소,불화수소,암모니아,일산화탄소연속자동측정기기의성능
규격
항목
성능
비고
교정오차
상대정확도
응답시간
재현성
배출가스유량에대한
안전성
편향시험
원격검색
5% 이하
주시험방법,기기분석방법의
20% 이하,단측정
값이해당배출허용기준의50% 이하인경우에는
배출허용기준의15%이하
최대5분이하(단,이온전극법일경우10분이내)
최대눈금치의2% 이하
최대눈금치의2% 이하
5% 이하
±5% 이내
1.2 산소
ES 01314.1배출가스중산소측정방법의연속자동측정기에대한성능은표2와같이규정한다.
표2.산소연속자동측정기기의성능규격
항목
성
능
비고
교정오차
상대정확도
응답시간
재현성
배출가스유량에대한안전성
원격검색
5% 이하
주시험법,기기분석방법의10%이하(단측정농도가5.0%
미만인경우에는절대측정오차(┃d┃)평균값이1.0%
이하)
5분이하
최대눈금치의2% 이하
최대눈금치의2% 이하
±5% 이내
1.3 일산화탄소
일산화탄소연속자동측정기기의성능규격은ES01204.1비분산적외선분석법의8에명시된성능을유
지하여야한다.
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
75
2.0 성능규격시험방법
2.1 교정오차
연속자동측정기기에제로가스와스팬가스를주입하여영점조절과스팬조절을한다.
50% 교정가스를주입하여보정치와오차를구한다.같은방법으로5개이상의지시값을구하고(식1)
에따라교정오차를계산한다.
교정오차
교정가스의농도보정치


×
(식1)






(식2)
여기서,

:측정오차(연속자동측정기기로구한농도-보정치)의평균
C.I.95:95% 신뢰구간
di:각측정치의오차(연속자동측정기기에의한측정값-보정치)
n:측정횟수
t.975:측정값이참값의95%이내에존재할확률에대한t값(ES01810.1a의표2참조)
2.2 상대정확도
2.2.1 주시험방법(ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법)에의한방법
ES 01111.1배출가스상물질시료채취방법에따라시료채취관이연속자동측정기기의시료채취부(또는
광로)와동일선상에오도록설치한다.연속자동측정기기로가스상오염물질의농도를측정하면서동시
에ES01111.1배출가스상물질시료채취방법의흡수병또는채취병을쓰는방법(이하채취병법)에따
라시료를채취한후주시험방법으로가스상오염물질의농도를구한다.이때연속자동측정기기에의
한측정결과는채취병법으로시료를채취한시간과동일한시간의평균치로산출한다.같은방법으로5
회이상측정치를구하고(식3)에따라상대정확도를계산한다.
상대정확도
주시험법으로구한측정치의평균


×
(식3)
여기서,
:측정오차(연속자동측정기기에의한측정값-주시험방법에의한측정값)의평균
C.I.95:(식2)와같다
2.2.2 기기분석방법
상대정확도를측정하기위하여자동측정기기를사용할경우에는형식승인을받은측정기기를선정하여
야한다.측정기기의시료채취관은연속자동측정기기의시료채취부(또는광로)와동일선상에위치하도
록설치한다.이때기준측정기기에의한측정결과(5분데이터)는연속자동측정기기로시료를채취한시
간과동일한시간의평균값으로산출한다.같은방법으로9회의측정치를구하고(식4)에따라상대정
확도를계산한다.
상대정확도
기기분석법으로구한측정치의평균


×
(식4)
여기서,
:측정오차(연속자동측정기기에의한측정값-기기분석법에의한측정값)의평균
C.I.95:(식2)와같다
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
76
2.2.3 배출허용기준에의한방법
시료측정값을얻는방법은주시험방법및기기분석방법에의한방법과동일하며,상대정확도는(식5)에
따라구한다.
상대정확도
배출허용기준


×
(식5)
여기서,
:측정오차(연속자동측정기기에의한측정값-주시험방법에의한측정값)의평균
C.I.95:(식2)와같다
2.3 응답시간(responsetime)
제로가스를주입하여영점조절을한후스팬가스를주입한다.스팬가스보정치의95% 값을출력하는
데소요되는시간을기록한다.같은방법으로3회의측정값을얻고그평균을구한다.
2.4 재현성(reproducibility)
정상조건하에서제로가스와스팬가스를번갈아5회이상측정하여연속자동측정기기의지시값을얻으
며,각각의측정값에대한편차를구하고,재현성을(식6)에따라구한다.
재현성
최대눈금치

×
(식6)
여기서,
:각영점편차및교정편차의평균치
C.I.95:(식2)와같다
2.5 배출가스유량에대한안정성
설정유량내에서스팬가스를주입하고지시값이안정되는것을확인하고그값을A로한다.다음
에설정유량을+5% 변화시킨후,지시값이안정된때의값을B라한다.다음에설정유량을-5%
변화시킨후,지시값이안정된때의값을C라한다.B-A,C-A를3회이상반복측정하여연속자동
측정기기의지시값을얻으며,배출가스유량에대한안정성을(식7)에따라구한다.
배출가스유량에대한안정성
최대눈금치


×
(식7)
여기서,:각B－A,C－A의스팬가스농도의평균치
2.6 편향시험
측정항목의표준가스를측정기기에주입하여측정한값(A)과시료채취점에서가장근접지점에표준가
스를주입시켜측정한값(B)에대하여(식8)로오차율을구한다.
오차율
측정값
│측정값측정값│×
(식8)
2.7 원격검색
관제센터에서자료수집장치의디지털출력포트(DO Port)에서설정된제로교정,스팬교정,퍼지시간에
맞추어표준가스및시료가스를측정부로주입한다.이때5분및30분평균값에교정중상태표시
(status)가반영되도록구성되어야하며ES01811.1a부록2무기가스상-굴뚝배출가스에서연속자동측정
방법의성능규격및ES01812.1부록3굴뚝원격감시체계의구성의3.4.3의규정에따라원격검색에의한
측정기기의검색오차는(식9)에따라구한다.
검색오차
설정측정범위

×
(식9)
여기서,:측정오차(연속자동측정기기의지시값-표준가스농도값)
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
165
공
고
◉영산강홍수통제소고시제2011-94호
하천법제50조제1항및같은법시행령제55조제4항의규정에의거다음과같이하천수사용허가
기간연장을하였기에고시합니다.
2011년11월3일
영산강홍수통제소장
1.제
목:하천수사용허가기간연장
2.사용자:광주광역시서구용두동652-3번지오점규
3.사용목적및개요:농업용수
4.취수지역:광주광역시남구화장동568-7번지내
영산강본류(국가하천)
5.허가량:3,974m3/일
6.유효기간
-당초:2001.10.29～2011.10.28.
-연장:2011.10.29～2016.10.28.
◉부산지방우정청고시제2011-8호
우체국창구업무의위탁에관한법률시행령제9조의규정에의하여우편취급국위탁계약해지및폐국
을다음과같이고시합니다.
2011년11월3일
부산지방우정청장
o우편취급국위탁계약해지및폐국내역
총괄
국명
취급국명
수탁자
설
치
장
소
취급
업무
해지및
폐국일자
사
유
남부산
부산문현1동
장순봉
부산시남구문현1동41
한양아파트상가2동102호
필수
2011.12.1.
자진
해지
◉기획재정부공고제2011-229호
｢한국은행법시행령｣을개정함에있어서국민에게미리알려의견을듣고자그주요내용과취지를
행정절차법제41조의규정에의하여다음과같이공고합니다.
2011년11월3일
기획재정부장관
한국은행법시행령일부개정령(안)입법예고
1.개정이유
한국은행법일부개정에따라대통령령에위임된사항을정하기위하여지급준비금적립대상채무,
한국은행이자료제출을요구할수있는대상, 한국은행의검사및공동검사요구시이행기간등
세부사항을명시하는한편,그밖에현행제도의운영상나타난일부미비점을개선․보완하려는
것임
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
129
일련
번호
소재지
지번
지목
면적(㎡)
소유자
비고
공부
편입
주
소
성
명
480 화성시비봉면
유포리
605
답
3,997.6 1,017.0
유포리336-6
김진구
대로2-7호선
481 화성시비봉면
유포리
604
답
2,115.3 1,927.0
남전리279
서정길
대로2-7호선
482 화성시비봉면
유포리
603
답
1,886.1 1,886.1
유포리315
안희창
대로2-7호선
483 화성시비봉면
유포리
642
도
3,637.2
635.0
국
(농림수산식품부)대로2-7호선
484 화성시비봉면
삼화리
1804
구
18,357.4 1,396
국
(농림수산식품부)대로2-7호선
485 화성시비봉면
삼화리
1805
도
4,818.2
415
국
(농림수산식품부)대로2-7호선
486 화성시비봉면
삼화리
1587
답
4,834.9
1,263
수원시장안구파장동
265-2/21브럭4놋트
이종철
대로2-7호선
487 화성시비봉면
삼화리
1586
답
4,821.4
273
삼화리886
이상훈
대로2-7호선
488 화성시비봉면
삼화리
1589
답
2,310.7
773
수원시권선구
오목천동816-13
정운조
대로2-7호선
489 화성시비봉면
삼화리
1588
답
2,484.1
880
수원시장안구파장동
265-2/21브럭4놋트
이종철
대로2-7호선
490
해면부
414
대로2-11호선
◉서울지방국토관리청고시제2011-303호
반월특수지역개발구역중시화2단계(송산그린시티)국도77호선건설사업에대하여사업시행을위한
실시계획을「산업입지및개발에관한법률」제17조및제19조의2,제39조의규정에따라승인고시합니
다.
관계도서는일반인이열람할수있도록경기도청,화성시청,한국수자원공사송산사업처에비치하
고있습니다.
2011년11월3일
서울지방국토관리청장
반월특수지역개발구역중시화2단계(송산그린시티)국도77호선건설사업
실시계획승인
1.사업의명칭
반월특수지역개발구역중시화2단계(송산그린시티)국도77호선건설사업
2.사업시행자의주소,명칭
가.주소:대전광역시대덕구신탄진로560
나.성명:한국수자원공사사장
김건호
3.사업의목적
송산그린시티개발사업으로인하여발생할교통문제를해소하기위해수립한광역교통개선대책
중국도77호선건설사업을통해교통시설을확충하고광역교통망체계를개선
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
130
구분
규
모
기능
연장
(m)
기점
종점
사용
형태
주요
경과지
최초
결정일
비고
등급
류별
번호
폭원
(m)
신설
대로
2
8
32.3 주간선
도로
3,660
수화
교차로
대3-22
일반
도로
국도
77호선
신설
대로
2
9
34.5 주간선
도로
360
대3-22
대2-23
일반
도로
국도
77호선
연결도로
신설
대로
3
24
25.3 주간선
도로
2,700
중1-B
호선
수화교차로
일반
도로
국도77호선
지구내연장
삼부실:86m
기정
소로
1
1
10
～13
국지
도로
7,935 신외동
산9-1임
송림동
293-4도
일반
도로
화고-362
(06.12.26)
지구내연장
삼부실:286m
변경
소로
1
1
10
～14.5
국지
도로
6,312 송림동
60-2도
대로3-24호선
신외동
산8-4임
일반
도로
지구내연장
삼부실:283m
4.시행지구의위치및면적
가.위치
• 경기도화성시송림동~안산시초지동일원
나.면적
구
분
면
적(㎡)
비
고
계
육상부
해면부
계
453,021
357,753
95,268
대로2-8호선
243,927
179,537
64,390
대로2-9호선
30,878
-
30,878
대로3-24호선
178,216
178,216
-
5.사업시행기간:2011년11월~2015년12월
6.기반시설계획
가.도로
-도로총괄표
류별
합
계
1류
2류
3류
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
합계
기정
2
8,139 81,110
1
7,935 79,456
1
204
1,654
-
-
-
변경
6 14,396300,908
1
7,524 77,929
3 4,172 145,185
1 2,700 77,794
대로
신설
3
6,720 221,761
-
-
-
2 4,020 143,967
1 2,700 77,794
소로
기정
2
8,139 81,110
1
7,935 79,456
1
204
1,654
-
-
-
변경
3
7,676 79,147
2
7,524 77,929
1
152
1,218
-
-
-
-도
로
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
131
구분
규
모
기능
연장
(m)
기점
종점
사용
형태
주요
경과지
최초
결정일
비고
등급
류별
번호
폭원
(m)
변경
소로
1
2
10
～13
국지
도로
1,212 송림동
285-4도
대로3-24호선
송림동
86-3도
일반
도로
기정
소로
2
128
8
국지
도로
204 소로1-1
송림동
10-3전
일반
도로
화고-362
(06.12.26)
변경
소로
2
128
8
국지
도로
152 대로3-2
4
송림동
10-3전
일반
도로
삼부실
지구내
연장변경
구분
규
모
기능
연장
(m)
기점
종점
사용
형태
주요
경과지
최초
결정일
비고
등급
류별
번호
폭원
(m)
신설
대로
2
8
32.3
주간선
도로
3,660
수화
교차로
대3-22
일반
도로
국도
77호선
신설
대로
2
9
34.5
주간선
도로
360 대3-22
대2-23
일반
도로
국도
77호선
연결도로
나.주차장
구분
도면표시
번
호
시설명
위
치
면적(㎡)
최초
결정일
비
고
당초
변경
변경후
기정
84
주차장
송림동37-1답
일원
153
감)153
-
화고-362
(06.12.26)삼부실지구
변경
84
주차장
송림동28-3전
일원
-
증)153
153
삼부실
지구내
위치변경
7.도시계획시설결정조서
가.도로
-도로총괄표
류별
합
계
1류
2류
3류
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
노선
수
연장
(m)
면적
(m²)
합계
기정
2
8,139 81,110
1
7,935 79,456
1
204
1,654
-
-
-
변경
6 14,396300,908
1
7,524 77,929
3
4,172 145,185
1 2,700 77,794
대로
신설
3
6,720 221,761
-
-
-
2
4,020 143,967
1 2,700 77,794
소로
기정
2
8,139 81,110
1
7,935 79,456
1
204
1,654
-
-
-
변경
3
7,676 79,147
2
7,524 77,929
1
152
1,218
-
-
-
-도로결정(변경)조서
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
132
구분
규
모
기능
연장
(m)
기점
종점
사용
형태
주요
경과지
최초
결정일
비고
등급
류별
번호
폭원
(m)
신설
대로
3
24
25.3
주간선
도로
2,700 중1-B
호선
수화교차로
일반
도로
국도77호선
지구내연장
삼부실:86m
기정
소로
1
1
10
～13
국지
도로
7,935 신외동
산9-1임
송림동
293-4도
일반
도로
화고-362
(06.12.26)
지구내연장
삼부실:286m
변경
소로
1
1
10
～14.5
국지
도로
6,312 송림동
60-2도
대로3-24호선
신외동
산8-4임
일반
도로
지구내연장
삼부실:283m
변경
소로
1
2
10
～13
국지
도로
1,212 송림동
285-4도
대로3-24호선
송림동
86-3도
일반
도로
기정
소로
2
128
8
국지
도로
204 소로1-1
송림동
10-3전
일반
도로
화고-362
(06.12.26)
변경
소로
2
128
8
국지
도로
152 대로3-2
4
송림동
10-3전
일반
도로
삼부실
지구내
연장변경
-도로결정(변경)사유서
변경전
도로명
변경후
도로명
변경내용
변경사유
-
대로2-8
￭노선신설
-L=3,660m B=32.3m
￭시화2단계(송산그린시티)국도77호선
건설에따른대로2-8호선의신설
-
대로2-9
￭노선신설
-L=360m B=34.5m
￭시화2단계(송산그린시티)국도77호선
건설에따른대로2-9호선의신설
-
대로3-24
￭노선신설
-L=2,700m B=25.3m
￭시화2단계(송산그린시티)국도77호선
건설에따른대로3-24호선의신설
소로1-1
소로1-1
￭연장감소및일부구간확폭
-L=7,935m →6,
312m
-B=10m～13m →
10m～14.5m
￭송산그린시티
진입도로(국도77호선)
신설에
따른연장감소및일부구간확폭
소로1-1
소로1-2
￭노선신설
-L=7,935m →1,
212m
￭송산그린시티
진입도로(국도77호선)
신설에
따른소로1-1호선노선분리
소로2-128
소로2-128
￭연장감소
-L=204m →L=152m
￭송산그린시티진입도로(국도77호선)신설에
따른연장감소
나.주차장
구분
도면표시
번
호시설명
위
치
면적(㎡)
최초
결정일
비
고
당초
변경
변경후
기정
84
주차장
송림동37-1답
일원
153
감)153
-
화고-362
(06.12.26) 삼부실지구
변경
84
주차장
송림동28-3전
일원
-
증)153
153
삼부실지구내
위치변경
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
133
일련
번호
소재지
지번
지목
면적(㎡)
소유자
비고
공부
편입
주
소
성
명
1
화성시송림동
86-3
도
129
53
화성시
대로3-24호선
2
화성시송림동
86-1
답
2,506
238
북양동244
백영대
대로3-24호선
3
화성시송림동
83-2
도
354
326
경기도
대로3-24호선
4
화성시송림동
84-10
도
323
279
경기도
대로3-24호선
5
화성시송림동
84-8
도
40
40
화성시
대로3-24호선
6
화성시송림동
84-4
답
1,492
134
송림동464
박덕종
대로3-24호선
7
화성시송림동
84-5
도
40
40
화성시
대로3-24호선
8
화성시송림동
84-1
답
880
69
송림동464
박덕종
대로3-24호선
9
화성시송림동
84-2
답
1,778
107
비봉면쌍학리201-1
이난숙
대로3-24호선
10 화성시송림동
84-7
도
10
10
화성시
대로3-24호선
11 화성시송림동
84-3
답
1,462
149
남양동1163-47
정일채
대로3-24호선
12 화성시송림동
80-5
도
16
16
송림동488
고령박씨참의
공파남양종중회
대로3-24호선
13 화성시송림동
80-2
답
1,009
113
송림동487
고령박씨참의
공파남양종중회
대로3-24호선
-주차장결정(변경)사유서
도면표시번호
시
설
명
변경내용
변경사유
84
주차장
주차장위치변경
송림동37-1답일원
→송림동28-3전일원
송산그린시티
진입도로(국도77호선)
신설에따라주차장위치변경
8.용도지구결정(변경)조서
가.취락지구
-취락지구결정(변경)조서
구분
도면표
시번호지구명
지구의세분
위
치
층수제한
내용
면적(㎡)
최초
결정일
비고
기정
24
삼부실
집단취락지구송림동25대일원
3층이하
25,424
경고-325
(06.10.02)삼부실지구
변경
24
삼부실
집단취락지구송림동25대일원
3층이하
25,435
-
삼부실지구
-취락지구결정(변경)사유서
도면표시
번호
지구명
변경내용
변경사유
24
삼부실
집단취락지구지정(변경)
기정=25,424㎡→변경=25,435㎡
송산그린시티
진입도로(국도77호선)신설에따른
집단취락지구면적증가
9.토지세목조서
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
134
일련
번호
소재지
지번
지목
면적(㎡)
소유자
비고
공부
편입
주
소
성
명
14 화성시송림동
81-1
도
800
800
화성시
대로3-24호선
15 화성시송림동
80-3
답
982
49
송림동487
고령박씨참의
공파남양종중회
대로3-24호선
16 화성시송림동
80-4
답
1,818
117
수원시팔달구매탄동
205-61
김창중
대로3-24호선
17 화성시송림동
80-1
전
2,552
236
수원시권선구호매실동
1134-9
정흥채
대로3-24호선
18 화성시송림동
77-2
도
294
294
화성시
대로3-24호선
19 화성시송림동
77-3
도
120
120
경기도
대로3-24호선
20 화성시송림동
77-1
답
141
141
송림동174
남창우
대로3-24호선
21 화성시송림동
78-1
답
1,134
9
송림동348
남창우
대로3-24호선
22 화성시송림동
76-4
도
102
102
경기도
대로3-24호선
23 화성시송림동
76-1
전
106
106
송림동174
남창우
대로3-24호선
24 화성시송림동
78-2
답
1,124
17
송림동174
남창우
대로3-24호선
25 화성시송림동
78-3
전
1,706
165
안산시상록구본오동
880한양아파트20-902
이애숙
대로3-24호선
26 화성시송림동
78-4
도
10
10
화성시
대로3-24호선
27 화성시송림동
65-2
도
20
20
송림동335
이덕환외6인
대로3-24호선
28 화성시송림동
65-3
전
1,717
240
안산시상록구본오동
880한양아파트20-902
이애숙
대로3-24호선
29 화성시송림동
65-4
도
146
146
경기도
대로3-24호선
30 화성시송림동
65-1
답
1,345
363
수원시팔달구매탄동
1217한국아파트115동
604호
홍정표
대로3-24호선
31 화성시송림동
65-5
도
2
2
경기도
대로3-24호선
32 화성시송림동
62-6
답
830
112
부산수영구수영동353
군인아파트6-402
송경애
대로3-24호선
33 화성시송림동
62-4
전
135
135
수원시팔달구매탄동
1217한국아파트115동
604호
홍정표
대로3-24호선
34 화성시송림동
62-5
답
903
126
부산수영구수영동353
군인아파트6-402
송경애
대로3-24호선
35 화성시송림동
62-9
도
40
40
화성시
대로3-24호선
36 화성시송림동
62-3
답
2,841
683
송림동464
박재달
대로3-24호선
37 화성시송림동
62-8
도
63
63
화성시
대로3-24호선
38 화성시송림동
62-2
답
698
43
송림동464
박재달
대로3-24호선
39 화성시송림동
62-1
답
981
323
송림동431
박재현외5인
대로3-24호선
40 화성시송림동
61-2
도
33
33
화성시
대로3-24호선
41 화성시송림동
61
답
1,812
789
송림동431
박재현외5인
대로3-24호선
제17626호
관
보
2011.11.3.(목요일)
135
일련
번호
소재지
지번
지목
면적(㎡)
소유자
비고
공부
편입
주
소
성
명
42 화성시송림동
44-6
도
349
349
경기도
대로3-24호선
43 화성시송림동
44-1
답
386
217
비봉면쌍학리201-1
이난숙
대로3-24호선
44 화성시송림동
44-2
답
2,974
1,497
비봉면쌍학리201-1
이난숙
대로3-24호선
45 화성시송림동
44-3
답
2,430
1,572
송림동25
오영자
대로3-24호선
46 화성시송림동
44-5
도
42
42
비봉면쌍학리201-1
이난숙
대로3-24호선
47 화성시송림동
43
답
1,815
1,030
송림동25
오영자
대로3-24호선
48 화성시송림동
42
답
1,485
856
송림동25
오영자
대로3-24호선
49 화성시송림동
41-8
전
155
155
송림동32
송봉헌
대로3-24호선
50 화성시송림동
40-3
답
1,812
1,082
송림동11
송봉헌
대로3-24호선
51 화성시송림동
40-4
답
149
149
신외리604
밀양박씨충헌공파
문충공소종중창원
파
52 화성시송림동
40-2
답
2,420
1,041
송림동25
오영자
대로3-24호선
53 화성시송림동
40-1
답
440
82
송림동25
오영자
대로3-24호선
54 화성시송림동
39-1
전
357
357
평택시군문동360
주공아파트202-504
오영자
대로3-24호선
55 화성시송림동
22-1
답
301
301
송림동25
이현생
대로3-24호선
56 화성시송림동
698
도
1,666
184
국(국토해양부) 대로3-24호선
57 화성시송림동
21
답
1,071
2
송림동25
오영자
대로3-24호선
58 화성시송림동
22-2
전
1,253
946
송림동25
이현생
대로3-24호선
59 화성시송림동
23-1
답
881
881
송림동25
이현생
대로3-24호선
60 화성시송림동
24
전
341
259
송림동25
이현생
대로3-24호선
61 화성시송림동
37-1
답
1,041
950
송림동32
송연헌
대로3-24호선
62 화성시송림동
25
대
496
297
송림동25
이현생
대로3-24호선
63 화성시송림동
26
대
863
134
국(기획재정부) 대로3-24호선
64 화성시송림동
32-2
대
420
368
수원시권선구인계동
743-113
송낙헌
대로3-24호선
65 화성시송림동
695
도
5,395
3,115
국(국토해양부) 대로3-24호선
66 화성시송림동
27
전
529
1
평택시군문동360
주공아파트202-504
오영자
대로3-24호선
67 화성시송림동
산5-1
임
14,167 11,376
서울동대문구장안동
438-15
계준성외4인
대로3-24호선
68 화성시송림동
83-4
전
2,438
1,103
송림동486
김학천
대로3-24호선
69 화성시송림동
81-4
도
635
203
경기도
대로3-24호선
70 화성시송림동
83
대
892
613
송림동83
황재구외1인
대로3-24호선
71 화성시송림동
81-3
전
1,118
1,073
송림동81
송연헌
대로3-24호선