<div data-bbox="168 103 245 117" data-label="Page-Header">
<p>제14981호</p>
</div>
<div data-bbox="433 103 454 117" data-label="Page-Header">
<p>단</p>
</div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header">
<p>보</p>
</div>
<div data-bbox="677 103 832 117" data-label="Page-Header">
<p>2001.12.19. (수요일)</p>
</div>
<div data-bbox="128 540 488 842" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">원계주기 (주)</th>
<th colspan="4">세로운주기</th>
</tr>
<tr>
<th>p</th>
<th>m</th>
<th>d</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>30</td>
<td>10</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>35</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>45</td>
<td>15</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>50</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>60</td>
<td>20</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>75</td>
<td>25</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>60</td>
<td>25</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>75</td>
<td>30</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>100</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>150</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>200</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="495 779 517 869" data-label="Section-Header">
<p>4-4. Hillard 방법</p>
</div>
<div data-bbox="520 507 657 874" data-label="Text">
<p>종전의 주기 조정법에 관계되는 주기반리 기법을 생가 할 수 있다. 어떠한 주기조정 방법에서도 최초의 주기가 원하는 측정신뢰성 목표와 큰 편차를 갖는다면 주기 간격의 조정량은 상대적으로 큰 값이 되고 이후 측정기의 경년 변화에 따른 주기 조정량은 점차로 적어져서 어떠한 값에 수렴할 것으로 추정할 수 있다. 이러한 원칙에 근거한 주기조정 방법이 바로 Hillard 방법이다.</p>
</div>
<div data-bbox="665 507 782 874" data-label="Text">
<p>Hillard 방법은 각각의 주기 조정량이 종전의 주기 조정량의 합수가 되고, 만약 해당 측정기의 변화 통향이 조정과정에서 안정하다면 조정량은 최종 정확한 주기에 도달 할 때까지 연속적으로 작아지게 된다. 이 방법은 직접 식으로 원하는 고정주기 만료시의 측정 신뢰도를 설정할 수 있다는 장점이 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="800 507 845 874" data-label="Text">
<p>R을 신뢰성 목표라고 하고, <math>L_0</math>를 측정기를 처음 구입하여 지정한 최초 주기라고 하자, <math>m</math>주기 이후 다음의 상수를 계산한다.</p>
</div>
<div data-bbox="848 783 868 874" data-label="Equation-Block">
<math display="block">C = L_0 / R \ln(t)</math>
</div>
<div data-bbox="132 419 150 490" data-label="Equation-Block">
<math display="block">A_w = C(m-5)</math>
</div>
<div data-bbox="168 316 188 490" data-label="Equation-Block">
<math display="block">Y_w = 1(t) \text{ 허용공차 이내 상태라면}</math>
</div>
<div data-bbox="196 126 220 490" data-label="Text">
<p>정수의 계산이 끝나면 다음 식에 의하여 고정주기 조정값이 결정되어 진다.</p>
</div>
<div data-bbox="222 371 242 490" data-label="Equation-Block">
<math display="block">I_{m-1} = I_m + A_{m-1}(Y_w - R)</math>
</div>
<div data-bbox="251 124 343 490" data-label="Text">
<p>Hillard방법에 의하면, 측정신뢰성 목표는 사용자의 편의에 의해 어떠한 희망수준에서도 결정할 수 있다. 95%, 85%, 60% 신뢰성 목표에서의 모의시험 실시결과는 모든 신뢰성 목표에서 허용공차 내에 있는 측정기의 비와 좋은 일치를 보이고 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="345 124 434 490" data-label="Text">
<p>이상의 4가지의 엔지니어링 방법이 결국 희망하는 신뢰성 목표에 상응하는 고정주기를 산출한다고 하더라도 조정절차는 대부분의 경우 목적의 달성을 위해 10-15년 간의 절차가 요구되어 엔지니어링 방법을 고정주기의 관리 방법으로 채택하는 데에는 어려움이 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="437 124 553 490" data-label="Text">
<p>또한, 이러한 장기간의 절차에서도 불구하고 관련 측정기와 그 사용용도, 고정절차와 측정기의 취급 방법 등이 전체과정을 통해 기본적으로 변화하지 않는다는 가정의 조건을 유지하여야 한다. 이러한 가정이 유지되지 못한다면 엔지니어링 방법은 측정신뢰성 목표에 상응하는 고정주기를 산출할 수 없음을 유념하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="562 357 587 490" data-label="Section-Header">
<p>제 5 절. 통계적인 방법</p>
</div>
<div data-bbox="590 411 610 490" data-label="Section-Header">
<p>5-1 고전적 방법</p>
</div>
<div data-bbox="613 124 703 490" data-label="Text">
<p>고전적인 방법의 대표적인 것은 NCSL의 SI방법이라 할 수 있다. SI 방법의 기본적인 개념은 허용차 초과가 발생하는 시간을 추정하는 것으로서, 실질적으로 허용차 초과의 발생이 고정주기의 끝 부분에서 발견되어진다면 허용차 초과는 주기의 중간 정도에서 발생했다고 추정하는 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="706 124 751 490" data-label="Text">
<p>고정테이타의 이력은 허용차 이내 또는 허용차 초과의 여부를 측정주기로 구성되어진 것을 종합해 놓은 것이라 할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="754 124 845 490" data-label="Text">
<p>이 해석에 있어서 결합된 측정기의 교정에 관한 이력테이타는 시작시간과 마칠 시간으로 구성되어 진다. 시작시간은 아래 내용의 조정 시에 기록되는 것이고, 마칠 시간은 다음 중의 하나의 경우가 발생하는 경우를 의미하는 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="848 355 868 490" data-label="Section-Header">
<p>▶ 주기의 재조정의 발생 시</p>
</div>
<div data-bbox="480 882 512 895" data-label="Page-Footer">
<p>160</p>
</div>