yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
<div data-bbox="165 103 242 117" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="128 675 148 865" data-label="Section-Header"><p>○기술표준원고시제2001-866호</p></div>
<div data-bbox="155 503 253 871" data-label="Text"><p>국가표준기본법, 양법시행령, 국가교정기관지정제도운영요령 제14조, 제15조, 제42조의 규정에 의하여 국가교정지정제도운영세칙, 최고측정능력(RMC)사출 및 유지관리시험을 통한하여 '국가교정기관지정제도운영세칙통고시'를 다음과 같이 제정 고시합니다.</p></div>
<div data-bbox="255 745 275 828" data-label="Text"><p>2001년12월19일</p></div>
<div data-bbox="280 665 300 752" data-label="Section-Header"><p>기술표준원장</p></div>
<div data-bbox="305 592 325 778" data-label="Text"><p>국가교정기관지정제도운영세칙통고시</p></div>
<div data-bbox="330 655 350 725" data-label="Section-Header"><p>제1장 총칙</p></div>
<div data-bbox="365 503 455 871" data-label="Text"><p>제1조(목적) 이 고시는 국가교정기관지정제도운영요령(이하 "요령"이라 한다)에 서 기술표준원장에게 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="465 503 525 871" data-label="Text"><p>제2조(적용범위) 이 고시는 국가교정기관 인정을 위하여 기술표준원장이 특별히 고시한 경우를 제외한 국가교정기관의 인정 및 평가, 사후관리 등에 적용한다.</p></div>
<div data-bbox="545 605 565 775" data-label="Section-Header"><p>제2장 국가교정기관 인정 절차</p></div>
<div data-bbox="580 503 705 871" data-label="Text"><p>제1조(인정분야 및 범위) ① 교정기관의 인정분야는 "국가교정기관인정제도운영요령" 제14조 규정에 의거 길이, 질량 및 관련량, 진·지기, 적자과, 온·습도, 음향 및 소음, 광학, 방사선분야로 분류한다. 다만, 추가로 분류할 필요가 있는 경우에는 산정자와 인정기관의 상이 협의하여 정한다.</p></div>
<div data-bbox="715 503 775 871" data-label="Text"><p>② 교정기관의 인정분야 및 범위는 별표1에 따라 측정분야, 분류코드, 과정항목, 범위, 최고측정능력 등을 포함하여 인정한다.</p></div>
<div data-bbox="785 503 875 871" data-label="Text"><p>제2조(신정기관의 요건) ① 한국교정시험기관인정기구(이하 "KOLAS"라 한다.)로부터 공인을 받거나 하는 자는 기관의 규모 및 성과, 그 소속기관의 국가, 업무역력과 관계없이 해당업무를 수행하는 기관을 '누군든지 임의로 신청할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="128 125 148 485" data-label="Text"><p>한다.</p></div>
<div data-bbox="155 125 215 485" data-label="Text"><p>② 다음 각 호에 해당하는 자는 제1항의 규정에 따라 불구하고 공인가기관으로 인정을 신청할 수 없다.</p></div>
<div data-bbox="225 125 375 485" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>1) 신청에 따른 평가결과, 부적절한 것으로 판정된 날로부터 6개월이 경과되지 않은 자</li>
<li>2) 공인가기관으로 인정이 취소된 날로부터 1년이 경과되지 않은 자</li>
<li>3) 최초로 인정 신청기관의 비교측량도시험 또는 측정심사 참가성과가 부적합한 것으로 판명된 자</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="385 125 465 485" data-label="Text"><p>제3조(신청절차 및 비용) ① KOLAS 교정기관으로 인정을 받거나 하는 자는 인정신청서와 함께 다음 각 호의 서류를 첨부하여 인정기관의 상에게 제출하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="475 125 635 485" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>1) 인정신청분야 및 범위</li>
<li>2) 대표자 서약서</li>
<li>3) 법인등기부등본 및 사업자등록증</li>
<li>4) 신청기관의 일반현황(기관 명칭, 주소, 법률적 지위, 주요업무, 조직체계, 인적·기술적 자원 현황, 모 기관과의 관계, 악도 등)</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="645 125 875 485" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>5) 표준실의 환경조건 및 유지관리현황</li>
<li>6) 측정분야별 측정실비 보유현황</li>
<li>7) 항목별 교정방법 및 절차서 목록</li>
<li>8) 내부심사 및 경영진도식적</li>
<li>9) 숙련도시험 또는 측정심사 결과</li>
<li>10) 신청기관의 품질매뉴얼 및 절차서 등</li>
<li>11) 기타 문서검토 및 현상평가에 필요한 사항</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="166 100 243 113" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="435 100 454 113" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="540 100 561 113" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="680 100 831 113" data-label="Page-Header">2001.12.19. (수요일)</div>
<div data-bbox="122 119 874 877" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td style="vertical-align: top; width: 50%;">
<p>② KOLAS 교정기관으로 인정을 받고자하는 자는 다음과 같이 산정수소수와 병가비용을 납부하여야 한다.</p>
<p>1) 신청수소 : 50,000원</p>
<p>2) 문서심사비용 : 병가수당 × 3원</p>
<p>3) 병가비용 = 병가수당 × 병가일수(인·일) + 출장일비</p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li>○ 병가수당은 엔지니어링기술진흥법시행령 제14조 관련 "엔지니어링사업대의 기준"중 특급기술자의 해당금액을 적용한다.</li>
<li>○ 출장일비
<ul style="list-style-type: none;">
<li>- 국내 : 공무원 여비규정에 의한 국내여비(공무원 5급 기준)</li>
<li>- 국외 : 실비지급</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>③ 신청수소수는 인정신청서 제출과 동시에 문서심사비용과 병가비용은 현장형가 개시 2일전까지 인정기구의 장이 지명한 병가사의 계좌로 입금을 하고 입금 확인 증명서를 인정기구 장에게 제출하여야 한다. 다만, 병가사가 인정기구 소속 직원인 경우에는 그 금액에 상당하는 정부수입인자로 납부하여야 한다.</p>
<p>제1조(신청서 및 제출서류 등) ① KOLAS 인성을 신청할 때에는 인정신청서와 함께 법인등록번호, 사업자등록증 및 대표자서약서를 첨부하여야 한다.</p>
<p>② 제3.1.2 조 제1항의 인정신청분야는 별표1의 국가교정기관 인정분야 세부분류기준에 따라 측정분야, 분류코드, 교정항목, 범위, 최고측정능력, 기술책임자 등을 명시하여 작성하여야 하며, 그 작성방법은 별표2의 "국가교정기관 인정범위 작성성요청"에 따른다.</p>
<p>③ 제3.1.2 조 제5항, 제5항의 제출서류는 별표3의 "신청서류 작성 예시"에 따라 작성하여 제출하고, 제6항, 제7항의 제출서류는 별도의 작성서식이 없으므로 귀 기관에서 임의형식으로 작성하여 제출하여야 한다.</p>
</td>
<td style="vertical-align: top; width: 50%;">
<p>④ 제3.1.2 조 제5항의 내부감사 및 경영감토실식은 다음과 같이 아래 기술된 사항을 A4용지(1매 1장)에 게조식으로 작성하여 제출하여야 한다.</p>
<p>1) 내부감사자, 감사원장, 감사법원, 내부감사보고서, 감사직접사항 요약, 서정 요약서, 내부감사자의 지적기준 등</p>
<p>2) 경영감토보고서, 경영감토에 포함된 주요내역, 경영감토 후속조치사항 등</p>
<p>⑤ 제3조에 기술된 신청서류에는 포함되어 있지 않으나, 원청령가 전까지 다음의 서류를 작성하여 준비하여야 한다.</p>
<p>1) 교정척비 평가표</p>
<p>2) 교정척비의 적합성평가 점검표</p>
<p>3) 교정절차서의 유효성평가 점검표</p>
<p>4) 기술직원(기술책임자, 품질책임자, 교정감사부차)평가표</p>
<p>⑥ 제3조 제9항의 규정에 의거 국가교정기관으로 최초 인정을 받고자 하는 자(인정법위를 확대하고자 하는 자를 포함한다)는 신청 전에 KOLAS에서 주관하는 숙련도시험 또는 측정심사에 해당신청분야의 중 분류별로 1개 항목이상 참여하여 기술능력을 입증하여야 하며, 그 참여 실적을 제출하여야 한다.</p>
<p>[별표 1]</p>
<p><b>국가교정기관의 인정분야(운영요령 제14조 관련)</b></p>
<ul style="list-style-type: none;">
<li>○ 국가교정기관 인정분야의 대 분류는 길이, 질량 및 관련량, 전·자기, 전자파, 온·습도, 유량 및 소음, 광학, 방사선분야로 분류한다.</li>
<li>○ 국가교정기관의 인정분야는 측정분야, 분류코드, 교정항목, 범위, 최고측정능력을 포함하여 인정한다. 다만, 추가로 분류할 필요가 있는 경우에는 신청자와 인정기구의 장이 협의하여 정한다.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="486 881 508 894" data-label="Page-Footer">94</div>
<div data-bbox="165 100 241 112" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="437 100 456 112" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="544 100 563 112" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 100 829 112" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="133 120 875 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="133 120 325 880">
<p>2) 점검주기 :</p>
<ul>
<li>- 일반 점검 : 온·습도 기록계에 의한 기록유지<br/>정소, 정렬, 정리, 정돈 실시</li>
<li>- 주간 점검 : 온·습도계로 온도 및 습도 측정</li>
<li>- 월간 차전 : 공조설비의 PRE-FILTER 청소</li>
<li>- 분기 점검 : 열교환기 매디움 필터 교체</li>
<li>- 연간 점검 : MEDIUM-FILTER 교체<br/>소음측정, 전원 안정성 점검</li>
</ul>
<p>- 2년 점검 : HETA-FILTER 교체<br/>전기기 자체측정</p>
</td>
<td data-bbox="325 120 485 880">
<p>3) 점검 책임자</p>
<ul>
<li>- 담당자 : 일상점검 체크리스트에 의한 주기적인 점검 실시</li>
<li>- 기술책임자 : 점검결과 확인 및 이상발생시 조치 책임</li>
</ul>
<p>* 표준실 환경관리를 위한 일상점검 체크리스트를 첨부할 수 있음.</p>
</td>
<td data-bbox="485 120 615 880">
<p><b>제3장 현장교정 수행을 위한 특별요건</b></p>
<p>제1조 적용범위</p>
<p>국가교정기관의 교정서비스 활동은 교정 표준실에서 수행하는 것이 보편적이 나 피 교정기기의 이동이 불가능하거나, 교정의 원의를 위하여 측정 기기가 설치 되었거나 사용되는 현장에서 교정을 실시할 필요가 있을 수가 있다. 이 지침은 이러한 현장교정에서 교정복지에 영향을 미치는 요인을 검토하고 그 유효성이 보장될 수 있도록 국가교정기관이 특별히 적용해야 하는 추가 인정요건을 기술 하고 있다.</p>
</td>
<td data-bbox="615 120 715 880">
<p>제2조 참고문헌</p>
<p>ISO/IEC 가이드 2(1986) - 표준화와 관련활동에 대한 일반 용어 및 정의</p>
<p>ISO/IEC 17025 (1999) - 교정 및 시험기관의 자격에 관한 일반요건</p>
<p>EA-4/03(1996) - 현장 교정을 수행하는 시험소 인정을 위한 요건</p>
<p>NAMAS M18(1996) - 현장 교정/시험에 대한 인정</p>
<p>현장교정 및 시험기관 인정을 위한 AzLA 특별기준(1996)</p>
</td>
<td data-bbox="715 120 875 880">
<p>현장 교정은 통상 다음의 세 가지 범주로 구분된다.</p>
<p>1) 현장출장교정 : 이동이 불가능 측정기에 대해 특별한 환경조선이 설정되지 않은 장소에서 교정기관에서 현장에 파견한 직원에 의해 수행되는 현장교정</p>
<p>2) 이동교정 : 일정 수준의 환경 조건하에서 교정서비스가 제공될 수 있도록 전 용이동차량 등에 환경조절시설 등을 갖추고 고개가 요구하는 장소로 이동하 여 교정기관의 전문인력에 의해 실시되는 현장교정</p>
<p>3) 현장교정실내 교정 : 교정기관의 필요에 의해 주 교정표준실 이외에 지속적 인 교정을 실시할 목적으로 정해진 장소에 현장교정실을 추가로 설치하고 교정기관에서 파견된 직원 또는 지정 시 교정능력이 있다고 인정된 기술인 력에 의해 실시되는 교정.</p>
<p>3.3 현장(Site) : 제3.2항에 규정된 교정이 이루어지는 장소</p>
<p>3.4 현장교정실(Site Calibration Laboratory) : 교정기관이 측정기 등의 이동에 따른 불만을 해소하고 측정기 사용자의 효율성을 기하기 위해 저속적인 교정 활동 을 목적으로 현장의 정해진 지역 안에 설치하여 적정 운영하는 교정표준실 및 시설</p>
<p>제4조 조직 및 경영</p>
<p>4.1 현장 교정실은 운영하는 경우 현장교정실의 소속은 공인 받은 국가교정기관 소속이어야 하며, 대표지가 다른 경우에는 또 국가교정기관의 현장교정실로 인 정하지 않는다.</p>
<p>제5조 품질시스템, 감사 및 검토</p>
<p>5.1 현장교정은 실시하는 경우, 품질 매뉴얼에는 현장교정의 운영 계획과 관련된 항목은 반드시 포함해야 한다. 여기에는 다음사항을 포함해야 한다.</p>
<p>5.1.1 현장 교정실 위치에 대한 최신기록 및 사용 목적</p>
<p>5.1.2 각 현장에서 수행되는 특수 교정에 대한 세부 사항</p>
<p>주1) 제5.1.1항과 제5.1.2항에서 요구하는 기록은 반드시 품질 매뉴얼의 일부로 하지 않고 별도의 품질시스템 문서로 관리, 보관할 수 있다.</p>
<p>5.1.3 조직이 현장에서 수행할 수 있는 교정종목 및 항목에 대한 별도목록(현장 교정의 종류 구분 및 기술적인 검토기록 등)을 유지하여야 한다)</p>
<p>5.1.4 품질 시스템이 어떻게 현장 교정에 적용되고 있으며 어떻게 구체화되고 있 는가에 대한 사항(예를 들면, 현장 교정의 책임 및 권한의 재분배를 보여주는 조직 도 등이) 기술되어야 한다.</p>
<p>5.1.5 현장교정에 대해 승인 받은 서명자, 서명자의 승인기관 및 서명자 권한의 한계 등 다음과 같은 기준에 관한 특성이 평가되어야 한다.</p>
<ul>
<li>- 자격 및 경험</li>
<li>- 전직원 조직내의 직위</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="485 885 515 895" data-label="Page-Footer"><p>123</p></div>
<div data-bbox="168 103 244 117" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="433 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>신</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="677 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 125 335 495" data-label="Text">
<p>지역에 구성된 평가비용을 과 평가기관에 직접 청구하여야 한다. 이때, 평가비용 산정비용은 환경평가보고서 제출 시 KOLAS(인정기구)에 통보하여야 한다. 3.3. 과 평가기관은 환경평가에 소요되는 비용을 환경평가사가 소속된 기관의 계 차로 임금한 후, 그 임금금 사본은 KOLAS(인정기구)에 제출하여야 한다.</p>
<p><b>제표2 환경평가 수행절차</b></p>
<p>4.1 환경평가기관의 유형</p>
<p>4.1.1 국가교정기관·환경제도경영청 제4조 규정에 의거 한국환경과학연구원과 한국환경측정협회를 국가교정기관(보준심)의 환경평가 전문기관으로 운영한다.</p>
<p>4.1.2 제1항의 환경평가기관은 보유하고 있는 환경평가장비에 대하여 국가측정표 준과의 소급성을 유지하여야 하며, KOLAS(인정기구)에 등록되어 있는 환경평가사를 확보하여야 한다.</p>
<p>4.2 평가일정의 협의</p>
</div>
<div data-bbox="335 125 545 495" data-label="Text">
<p>4.2.1 KOLAS(인정기구)는 국가교정기관 환경평가의 원활한 수행을 위하여 사전에 환경평가사를 실시한 수 있다. 이를 위해 KOLAS는 과 평가대상기관 및 평가 예정일 등 환경평가계획을 사전에 수립하여 환경평가기관에 통보하여야 한다.</p>
<p>4.2.2 KOLAS로부터 평가계획을 통보 받은 환경평가기관은 과 평가대상기관과 사전 환경평가일정을 협의한 후, 현장방문평가 실시예정일 1주일 전까지는 환경 평가를 실시하여야 한다.</p>
<p>4.3 사전 준비 및 세부평가절차</p>
<p>4.3.1 환경평가사는 환경평가사를 실시하기 전에 환경평가장비에 대한 교정상태 및 장비 사용의 적합성을 확인하여야 한다.</p>
<p>4.3.2 환경평가사는 성능이 검증된 환경평가장비를 이용하여 측정분야별 환경기준의 적합 여부를 제5항에 규정한 측정방법으로 측정하여 별지 제1호 서식의 "측정환경 평가보고서"와 별지 제2호 서식의 "환경평가 측정시도"를 작성한다.</p>
<p>4.3.3 부적합사항 발견 시 환경평가사는 지성신청사에게 그 내용을 중보의 설명하여 이해를 시킨 다음 별지 제3호 서식의 "부적합보고서"를 작성하여 과 평가기관의 보완계획과 확인을 받는다.</p>
<p>4.3.4 환경평가사가 완료되면 평가사는 평가과정 중의 관찰사항과 부적합사항을 정리한 별지 제4호 서식의 "환경평가(측정환경)보고서"를 작성하여 과 평가기관의 확인을 받아야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="545 125 665 495" data-label="Text">
<p><b>제5조 분야별 환경기준 항목의 평가방법 및 절차</b></p>
<p>5.1 온도</p>
</div>
<div data-bbox="125 505 335 875" data-label="Text">
<p>탁의 산물을 저서한다. 기술책임자는 담당교정요원이 작성한 산물보고서를 검토하여 그 의견을 기재한 후 품질책임자에게 제출한다.</p>
<p>① 교정용 표준기(또는 교정시스텐)의 교정, 수리, 교정 및 성능지와 원산 변경 시</p>
<p>② 교정환경 등의 극심한 변동 시</p>
<p>③ 적용한 교정방법의 변경 시</p>
<p>④ 최종문서 후 상당기간이 경과한 경우</p>
<p>6.3.3(품전책임자) 품질책임자는 인정기구로부터 지정된 교정항목에 대해 최고측 성능치가 저하된 경우, 그 정도에 따라 아래와 같은 조치를 하여야 한다.</p>
<p>① 미세한 변동으로 즉시 보완이 가능한 경우 : 이를 기과의 공식문서로 교정</p>
</div>
<div data-bbox="335 505 545 875" data-label="Text">
<p>치원에 계 통보하고, 컴퓨터제에서부터 교정에 상세히 안내하여 보완하기 전까지는 능력초과 측정기에 대한 교정을 실시하지 않도록 조치한다.</p>
<p>② 최고측정능력의 저하 정도가 심각하거나, 단기간 내의 보완이 불가능한 경우 : 경영전에게 보고하고 위원회 등을 소집하여 대책을 논의하며, 인정기구에 그 내용을 보고하여 인정방법을 공식적으로 조정한다.</p>
<p><b>제5장 환경평가 수행을 위한 지침</b></p>
<p><b>제1조 적용범위</b></p>
<p>이 지침은 국가교정기관운영체제 별표5에 규정한 측정분야별 환경기준에 따라 실행기관 또는 KOLAS 인정 국가교정기관이 측정환경을 적정하게 유지 관리하는지에 대한 적합성을 평가하는데 적용된다.</p>
<p><b>제2조 환경기준</b></p>
<p>측정분야별 환경평가의 판정기준은 별표 1의 측정분야별 환경기준에 따른다.</p>
<p><b>제3조 평가일수 및 비용</b></p>
<p>3.1 환경평가일수는 2일(2MD)간 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 과 평가기관의 소재지가 근거리(100 km이내)이고 표준실이 1실일 경우에는 1일간 실시할 수 있다. 환경평가에 따른 비용은 아래와 같이 산정 하되, 출상여비는 환경평가기관(한국표준과학연구원, 한국환경측정협회)의 여비규정에 따라 산정한다.</p>
<p>- 평가비용(부127,600원)×평가일수+환경장비유지관리비(부127,600원)×출장여비</p>
<p>3.2 환경평가기관은 과 평가기관과 사전에 환경평가 일정을 협의하여야 하며, 이</p>
</div>
<div data-bbox="480 880 515 895" data-label="Page-Footer"><p>128</p></div>
<div data-bbox="165 103 243 117" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="120 120 877 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="120 120 275 880">
<p>신뢰성 모델 파라미터, 경영 파라미터 또는 다른 형태의 파라미터와 구별하기 위하여 사용됨)</p>
<p><b>측정신뢰도(Measurement Reliability)</b></p>
<p>경비의 어떤 아이템의 모든 측정 속성이 성능 시범과 적합하는 확률 (교정 주기 분석의 기본적인 가정은 경비의 측정 신뢰성이 교정과 교정 사이의 시간의 함수라는 것이다.)</p>
<p><b>측정 파라미터(Measuring Parameter)</b></p>
<p>지정된 또는 언급된 값이 측정 중에 참고 역할을 하는 파라미터</p>
</td>
<td data-bbox="275 120 430 880">
<p>(1) 허용차 이내로부터 허용차 이탈도의 측정 속성 범이의 비율</p>
<p>(2) 측정 신뢰도의 시간 도함수를 측정 신뢰로 나눈 값의 음수(negative)</p>
<p><b>파라미터(Parameter)</b></p>
<p><b>'장비 파라미터' 참조</b></p>
<p><b>성능시범(Performance Specifications)</b></p>
<p>수학가능성 측정 성능의 표시로 간주되는 값의 범위를 경제성은 측정 속성 규칙</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td data-bbox="430 120 585 880">
<p><b>측정 및 시험 장비(Measuring and Test Equipment(MTE))</b></p>
<p>측정, 제측, 시험, 검사하기 위해, 혹은 규격에 순응하는지를 결정하려고 하 아 이템을 조사하기 위해 사용되는 장치. 때로는 M&amp;TE, TAM5(Test or Monitoring Systems ; 시험 또는 모니터링 시스템) 또는 TME(Test and Measuring Equipment ; 시험 및 측정 장치)로 불리움</p>
<p><b>MTE</b></p>
<p><b>'최우주점' 참조</b></p>
</td>
<td data-bbox="585 120 740 880">
<p>모든 교정에서 MTE 파라미터를 조정하거나 아니면 최적화(가능한 경우)하는 장비 관리 정책 또는 실행(practice)</p>
<p><b>Renew Always</b></p>
<p>교정에서 허용차가 발견되면 MTE 파라미터를 조정하거나 아니면 최적화 (가능한 경우)하는 장비 관리 정책 또는 실행</p>
<p><b>Renew-as-Needed</b></p>
<p>교정에서 안전조정한계("safe" adjustment limits)의(밖)가 발견되면 MTE 파라미터를 조정하거나 아니면 최적화(가능한 경우)하는 장비 관리 정책 또는 실행</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td data-bbox="585 120 740 880">
<p><b>모델 번호 패밀리(Model Number Family)</b></p>
<p>독특한 디자인, 성능 규격의 조합, 구성, 재료, 보증 또는 적용에 의해 특정 지어지는 장비의 동일함을 증명할 수 있는 그룹명 (종종 "제조사/모델"로 불리움)</p>
<p><b>MTE</b></p>
<p><b>'측정 및 시험 장비' 참조</b></p>
</td>
<td data-bbox="740 120 877 880">
<p><b>재현성(Repeatability)</b></p>
<p>(1) 동일한 사용 및 환경의 조건하에서, 동일한 측정 절차, 동일한 MTE를 사용하여 수행된 어떤 측정량에 대한 측정들의 샘플의 결과를 사이의 부합 의 정도(closeness)</p>
<p>(2) 그렇게 얻어진 샘플의 표준편차의 역수(inverse)</p>
<p><b>요구조직(Requiring Organization)</b></p>
<p>MTE나 다른 장비에 대한 교정 주기를 요구하는 회사, 기관(agency) 또는 여타 조직. 보통 요구되는 주기를 추정하는 조직</p>
<p><b>제 의뢰(Resubmission)</b></p>
<p>교정을 위한 아이템의 의뢰</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="482 882 513 895" data-label="Page-Footer"><p>133</p></div>
<div data-bbox="166 100 244 113" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 100 454 113" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 100 561 113" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 100 831 113" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="129 188 188 480" data-label="Section-Header">
<p>3. 교정주기 설정을 위한 사전 준비<br/>
  &lt; 교정주기 설정을 위한 작업 표준 &gt;</p>
</div>
<div data-bbox="129 504 344 872" data-label="Text">
<p><b>제 의뢰시간[Resubmission Time]</b><br/>
  연이는 제 의뢰 사이에 경과된 시간<br/>
<b>일련 번호 아이템(Serial Numbered Item)</b><br/>
  보통 독특한 일련 또는 자산 번호에 의해 식별되는, 단수의, 동일함을 증명<br/>
  할 수 있는, 장비의 유닛(unit)<br/>
<b>유사 아이템(Similar Items)</b><br/>
  기능, 복잡성, 정확도, 디자인 및 안정성이 유사한 MTE 모델 번호 패밀리.<br/>
  유사 아이템의 균질성은 모델 번호 그룹과 기기 등급 그룹평 사이에 위<br/>
  지한다.</p>
</div>
<div data-bbox="351 504 594 872" data-label="Text">
<p><b>안정성(Stability)</b><br/>
  허용자 한계의 크기로 나올 주어진 스트레스(stress)(보기를 들면, 에너지를<br/>
  가함, 충격, 시간 등)에 대한 어떤 측정 속성의 반응의 크기. 계략적으로, 허<br/>
  용자 이내에 머무르려고 하는 속성의 성향<br/>
<b>층별교정(Stratified Calibration)</b><br/>
  MTE 교정가능 파라미터들이 개별적 교정 주기를 부여받는 실험. 어떤 주<br/>
  어진 일자에서 교정예정인 파라미터만이 교정된다.<br/>
<b>허용자 한계(Tolerance Limits)</b><br/>
  속성의 채택역(acceptance region)을 경계짓는 측정 속성 구역 (종종 "허용<br/>
  차 시범 한계"로 불리움)</p>
</div>
<div data-bbox="601 504 864 872" data-label="Text">
<p><b>소급성(Traceability)</b><br/>
  연구개발, 산업생산, 시험검사 현장 등에서 측정한 결과가 명시된 불확정<br/>
  정도의 범위 내에서 국가측정표준 또는 국제측정표준에 일치되도록 연속적<br/>
  으로 비교하고 교정하는 체계를 말한다.<br/>
<b>측정불확도(Uncertainty)</b><br/>
  측정량을 합리적으로 추정할 수 있는 값들의 분산을 특성화한 것을 말한다.<br/>
<b>불확도중대 프로세스(Uncertainty Growth Process)</b><br/>
  불확도 중대를 결정하는 근본적인 메커니즘. 시간에 대비한 불확도 중대를<br/>
  묘사하는 신뢰도 모델을 결정하는 기구<br/>
<b>계량적 데이터(Variables Data)</b><br/>
  어떤 속성을 수치로 표시하는 데이터</p>
</div>
<div data-bbox="229 149 818 380" data-label="Diagram">
<img alt="Flowchart for calibration cycle setting preparation. The process starts with '측정기 관리 방안 수립' (Calibration management plan establishment), leading to '교정주기 관리(요건) 및 분석' (Calibration cycle management (requirements) and analysis), then '교정주기 선정 방법' (Calibration cycle selection method), followed by a decision diamond '교정주기 선정' (Calibration cycle selection). From the decision, it goes to '교정주기 시스템평가' (Calibration cycle system evaluation) and finally to '교정주기 분석시스템 평가 (Software)' (Calibration cycle analysis system evaluation (Software)). The process ends with 'END (교정 및 점검 수법)' (END (Calibration and inspection method))."/>
<pre>
graph TD
    A[측정기 관리 방안 수립] --&gt; B[교정주기 관리(요건) 및 분석]
    B --&gt; C[교정주기 선정 방법]
    C --&gt; D{교정주기 선정}
    D --&gt; E[교정주기 시스템평가]
    E --&gt; F[교정주기 분석시스템 평가 (Software)]
    F --&gt; G[END (교정 및 점검 수법)]
  </pre>
</div>
<div data-bbox="846 223 866 372" data-label="Caption">
<p>그림 3-1. 교정주기 설정작업 흐름도</p>
</div>
<div data-bbox="165 103 242 117" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="542 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="676 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 125 335 495" data-label="Text">
<p>구입금액, 구입회사 정보(전화번호 및 담당자 등), 구입목적, 용도, 관리번호, 관리담당자(사용자) 등을 기재할 수 있는 양식을 만들어 작성하여 관리한다.</p>
<p><b>1. 측정기 주기별 관리 요건</b></p>
<p>측정이 목록에 따른 각 사용현장 및 사용자를 명시하여 측정기의 책임소재를 명확히 할 필요가 있으며, 교정계획표에 따라 적절한 주기에 맞추어 교정 및 점검이 실시되어야한다.</p>
<p>1) 일반적 요구사항</p>
<p>a) 장비의 형식</p>
<p>b) 제조사의 권장사항</p>
<p>c) 이전의 교정기록으로부터 입수할 종합 자료</p>
<p>d) 보전 및 정기점검 기록</p>
<p>e) 사용법위 및 안전성</p>
<p>f) 마모 또는 드리프트(Drift) 감당</p>
<p>g) 다른 측정장비 특히 측정표준에 의한 교차적인 빈도</p>
<p>h) 사내점검 및 교정의 빈도와 규정절차</p>
<p>i) 환경조건 (온도, 습도, 진동 등)</p>
<p>j) 요구 측정정확도</p>
<p>k) 측정기 결함에 따른 잘못된 측정값 때문에 받는 오류</p>
<p>l) 교정비용</p>
</div>
<div data-bbox="335 125 650 495" data-label="Text">
<p>위의 요구사항은 체계적이고 지속적인 데이터의 기록 유지가 수반되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="655 125 875 495" data-label="Text">
<p><b>1-3 시스템 유틸리티</b></p>
<p>교정주기 분석시스템은 분석 결과의 개선을 위한 용이성과 사용의 편리성을 보장하여야 하며, 분석 결과는 포괄적이고, 유용하고 명확하여야 한다. 가능하다면 분석의 내용을 다양한 형태로 나타낼 수 있는 많은 기능을 제공하는 것이 좋으나 기본적으로 산출, 교정주기 및 이 주기의 신뢰성을 나타내는 상 하한의 구간은 반드시 제공하여야 한다.</p>
<p>전체적인 과정은 분석의 결과를 기존의 측정기기 관리시스템에 직접 전달할 수 있어야 하며, 그렇지 못할 경우 최소한의 변환과정을 거쳐 측정기기 관리 시스템에 관련 정보를 제공할 수 있어야한다. 또한 처리하게 될 데이</p>
</div>
<div data-bbox="125 505 315 875" data-label="Text">
<p>교정주기를 설정하는 데에는 여러 가지의 관리적 기법과 기술적인 방법을 검토해야하며, 이에 필요한 건지는 운영기관 또는 산업체의 현실과 여건에 적합하도록 개발하여야한다.</p>
<p>본 연구에서는 이에 따른 기본적인 교정주기 설정을 위한 체계를 제시하고 이를 활용 가능하도록 하기 위하여 그림 3-1과 같은 흐름도를 작성하였으며, 각 흐름 과정을 상세하게 설명하여 교정주기 설정에 따른 전반적인 사항을 이해하는데 도움이 되도록 하였다.</p>
</div>
<div data-bbox="320 505 345 875" data-label="Section-Header">
<p><b>제 1 절 측정기 관리 계획 수립</b></p>
</div>
<div data-bbox="350 505 445 875" data-label="Text">
<p><b>1-1. 측정장비의 교정관리</b></p>
<p>산업현장 또는 시험실 및 연구실에서 사용되는 측정장비는 효율적이고 체계적인 측면에서 관리되어야 하며, 이를 위하여 다음과 같은 사항이 요구된다.</p>
</div>
<div data-bbox="450 505 665 875" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>1) 측정장비의 관리요소
      <ul style="list-style-type: none;">
<li>- 측정장비의 목록 작성</li>
<li>- 측정장비에 대한 분류 : 교정분류요, 점검, 교정대상, 수리 등으로 분류하고 각각의 수량 확인</li>
<li>- 활용빈도에 따라 분류</li>
<li>- 제품생산에 직·간접으로 영향을 줄 수 있는 장비 구분</li>
</ul>
</li>
<li>2) 교정의 소급성 유서
      <ul style="list-style-type: none;">
<li>- 주기적 교정관리를 위하여 대상장비에 대한 점검 및 교정계획표 작성</li>
</ul>
</li>
<li>- 대상교정기관의 선정</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="670 505 755 875" data-label="Text">
<p>보유측정기에 대한 측정분확도, 정확도, 사용범위 등을 고려하여 교정기관 선택하며, 이때에는 수수로, 처리일, 지역, 최고측정능력 등을 확인하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="760 505 805 875" data-label="Text">
<p>- 교정 의뢰 후 생산라인에 지장이 있는 경우에는 Spare 측정기 구입 및 준비</p>
</div>
<div data-bbox="810 505 875 875" data-label="Text">
<p>3) 측정장비 이력관리</p>
<p>사용하는 측정기들은 관리의 효율적인 측면에서 측정기의 형태를 차별하기 위한 사진, 제작사, 모델, 기기번호, 부속장비 및 Accessory, 구입일자,</p>
</div>
<div data-bbox="165 100 242 112" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="437 100 457 112" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="544 100 563 112" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 100 829 112" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="120 120 875 875" data-label="Complex-Block">
<div data-bbox="120 120 480 875">
<p>사용목적, 사용필요사항 및 경제적 측면의 제한요소에 따른 측정 신뢰도 수준을 달성하도록 설정된 <b>신뢰도 목표</b>에 의하여 정해진다. 이러한 측정신뢰도는 해당 운영기반의 신뢰도 목표에 따라 요구사항의 범위가 변할 수 있으며, 궁극적으로는 생산 제품에 대한 품질관리 의 기준을 정하기 위한 측정기판리의 형태로 볼 수 있다.</p>
<p>그림 3-3은 측정기의 교정에 따른 측정신뢰도의 변화를 나타낸다.</p>
<img alt="Graph showing the change in measurement reliability (R*) over time (t) during calibration. The reliability starts at R* and increases as time progresses."/>
<p>교정 이후 시간 (t)</p>
</div>
<div data-bbox="480 120 670 875">
<p>그림 3-2 b에서 불확도 중대의 통계적 모양은 허용화 내 확률 또는 측정신뢰도가 교정 후 시간 경과에 따라 감소한다는 것을 보여주고 있으며, 이 수치에 대비한 시간의 도표화는 측정 신뢰도가 시간에 따라 변화하는 함수로 모델화 될 수 있다는 것을 의미한다. 이 함수를 설정하는 것이 통계적 교정주기 분석방법의 주요 목적이다.</p>
<p><b>2-3. 교정주기의 예측</b></p>
<p><b>1)신뢰도 모델과 예측</b></p>
<p>교정 직후에 측정기 및 장비 사용자는 일반적으로 장비가 사용상의 규칙에 적합하다는 것에 대하여 높은 신뢰를 갖는다. 장비가 사용 또는 보관상의 제한요소가 발견됨에 따라, 이 신뢰는 사용상 규칙에 대한 장비의 적합성이 의심되는 수준까지 떨어지게 된다.</p>
<p>의심이 불안정한 수준까지 증가하면 사용자는 장비를 재 교정하고자 하는 필요성이 생기게 되며, 장비의 적합성에 대한 신뢰 감소는 불확도 중대로 나타난다.</p>
</div>
<div data-bbox="670 120 875 875">
<p>측정불확도의 중대는 속성에 대한 제한조건 또는 사용시간이 누적됨에 따라 그 장비의 속성에 대한 측정 신뢰도가 감소한다는 것과 같은 의미가 있다. 사용자는 장비의 정확도가 낮아짐에 따라 이 정확도에 대하여 점차 분확실해 진다는 것을 검토하는 것이 중요하다.</p>
<p>어떤 상황에서 장비의 정확도가 개선됨에도 모르나 이 정확도에 관한 불확도는 늘 증가한다고 볼 수 있기 때문이다.</p>
<p>교정주기의 속성에 관련된 조정을 위하여 채택된 방침 (예를 들면, 모든 측정기를 교정하는데 요구되는 시험을 정해진 규칙 설정에 위치하거나, 허용차를 벗어나 측정만을 규칙 중심에 위치시키거나 등은 교정 직후 및 그 이후 어느 때이든 간에 불확도 한계에도 직접 영향을 준다</p>
<p>어떤 장비가 겪는 제한적인 요건 또는 빈도와는 상관없이 이 제한 요건에 대한 상대적 크기는 시간흐름에 따라 누적되며, 측정에 관한 속성의 불확도 중대는 일반적으로 시간에 대하여 비감소 함수로 간주될 수 있다.</p>
<p>다시 말하면, 허용차이탈 속성에 대한 확률이 증가하거나 기껏해야 시간 에 따라 일정한 수준을 유지한다는 것이다.</p>
<p>그러므로 교정 직후 측정기의 여러 가지의 측정 값은 교정시스템의 불확도 한계를 성격로 하는 일정된 점 근처에 한정되는 것으로 볼 수 있다.</p>
<p>시간이 경과함에 따라 각 측정 값에 대한 불확도가 증가하고, 이 인접점 이 속성에 대한 허용한계를 채우기 시작하는 점까지 확장된다. 그림 3-1에 예시된 바와 같이 이런 상황은 교정주기 분석에 적용하기 위한 측정 신뢰도 모델화의 기초를 형성한다.</p>
<p>이러한 경과에 대한 결과는 하나의 형태를 가지게 되며, 이는 곧 해당 측정기의 모델링이 되는 것이다.</p>
<p><b>2)신뢰도 모델의 목적</b></p>
<p>측정 신뢰도 모델화의 목적은 측정 측정 불확도 중대와 교정 후 경과시간 사이의 기능적 관련성을 결정하는 것으로서, 이 기능적 관련성에 대한 지식은 마찰적인 측정 신뢰도 목표값에 대응하는 교정주기의 결정을 가능하게 한다.</p>
<p>그러한 모델화에 사용하는 일반적인 방법은 관심 대상이 되는 측정 신뢰도에 대응한 시간주기를 설정하는데 있어서 예측이 가능한 것으로 생각할 수 있으며, 측정 신뢰도의 모델화는 불확도 중대와 관련되므로 사실상 통</p>
</div>
</div>
<div data-bbox="485 880 515 895" data-label="Page-Footer"><p>137</p></div>