<div data-bbox="166 100 243 113" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 100 454 113" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="541 100 561 113" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 100 831 113" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 122 166 493" data-label="Text"><p>73. 무제항의 점근이 교정 결과를 무효화시킬 수 있는 때에는 교정 원장에 대한 접근을 제한하는 규정이 있어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="171 366 188 493" data-label="Section-Header"><p>제9조 장비 및 표준 물질</p></div>
<div data-bbox="188 122 253 493" data-label="Text"><p>81. 현장 교정에서 사용되는 장비는 운영, 유지, 보전 및 교정에 대한 절차가 있어야 한다. 장비 유지 및 교정 기록에는 모든 유지 및 교정과 관련된 장소, 날짜 및 운영자뿐만 아니라 사용중간의 보전 사항도 포함해야 한다.</p></div>
<div data-bbox="258 122 428 493" data-label="Text"><p>82. 교정을 하기 전에 교정 상태 및 장비 사용의 적합성을 확인하기 위한 적절한 검사자가 현장에서 이루어져야 한다. 그런 검사가 현장에서 이루어지지 않아도 되는 경우(장비의 성능이 이들에 민감하지 않는 경우, 교정 상태 및 사용 적 합성은 교정 전후에 미리 교정기관에서 검토되어야 한다. 장비의 성능이 이들에 민감할 경우, 현장에서 교정에 앞서 확인의 절차가 이루어져야 한다. 만약 장비가 사용에 부적합하거나 교정이 되지 않은 것으로 확인된다면 사용되서는 안되며 즉시 업무에서 철수되어야 한다. 교정기관은 이런 장비가 이전의 교정에 미친 영향을 조사해야 한다.</p></div>
<div data-bbox="433 122 583 493" data-label="Text"><p>83. 교정기관이 소량의 장비 이외의 것을 사용하는 경우, 이 장비의 공급자는 의 부 서비스/문서의 공급사로 간주되어야 하며 ISO/IEC 17025의 규정된 요건을 따라야 한다. 교정기관은 편리하거나 입찰한 장비의 교정성적 및 기타 관련 사항을 문서화하고 보관해야 한다. 편리하거나 입찰한 장비는 사용 전에 손상 또는 기능하자 여부에 대해 확인되어야 한다. 편리하거나 입찰한 장비가 시현소 소유의 장비와 똑같은 교정 및 다른 권리를 받았는지를 사용 전에 그리고 사용 중에 확인하는 것은 환경교정책임자의 책임이다.</p></div>
<div data-bbox="588 366 605 493" data-label="Section-Header"><p>제9조 측정 소급상과 교정</p></div>
<div data-bbox="605 122 693 493" data-label="Text"><p>91. 현장에서 교정을 표준기를 활용할 필요가 있는 경우, 이동 중에 그리고 현장에서 필요한 교정 상태가 유지되고 있는지를 확인하기 위한 적절한 조치가 취해져야 한다. 환경 변화나 기타 관련 변수에 대한 어떤 교정용 표준기의 변화가 동적 또는 미리 파악되고 문서화되어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="698 122 798 493" data-label="Text"><p>92. 교정을 표준기는 항상 적절한 환경 내에서 보관되어, 취급, 이동, 저장이 교정 상태를 무효화시키지 않도록 해야 한다. 주3) 교정을 표준기는 일반적으로 정해진 장소에서 이루어진 측정으로부터 도출된 것으로, 그 장소에서 이용할 수 있는 가장 높은 수준의 측정표준이 다.</p></div>
<div data-bbox="803 408 820 493" data-label="Section-Header"><p>제10조 교정 방법</p></div>
<div data-bbox="820 122 868 493" data-label="Text"><p>101. 교정의 교정 절차서(표준방법 또는 내부절차서)는 현장에서 교정을 수행하는 모든 직원이 이용할 수 있어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="125 503 142 874" data-label="Text"><p>- 현장교정 결과 기록, 보고 및 검토 절차에 대한 지식</p></div>
<div data-bbox="147 503 188 874" data-label="Text"><p>- 현장교정에 사용되는 장비에 대한 주기적인 재 교정, 특별한 확인, 필요한 조치에 대한 인식</p></div>
<div data-bbox="188 503 230 874" data-label="Text"><p>- 현장교정 방법의 인정 요건 및 조건에 대한 인식, 특히 교정성적서와 관련된 부문에 대한 인식</p></div>
<div data-bbox="235 503 276 874" data-label="Text"><p>주2) 승인 받은 서명자란 국가교정기관의 교정성적서에 서명한 자격이 있는 것</p></div>
<div data-bbox="281 503 322 874" data-label="Text"><p>92. 측정 비유식의 관련 부분은 현장 교정을 수행하는 직원이 이용할 수 있어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="327 503 368 874" data-label="Text"><p>53. 현장교정 품질관리 시스템에 대한 감사 및 검토는 교정표준실에서 적용되는 것과 동일한 절차로 이루어져 실시되어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="373 503 473 874" data-label="Text"><p>54. 지정된 내부 감사자는 내부감사 및 상황검토, 과정의 일부로서 현장 교정이 이루어지는 장소를 방문해야 한다. 감사 과정에는 현장 교정이 지속적으로 품질 시스템의 요건을 준수하고 있는지를 평가하기 위한 특별한 요소를 포함해야 한다. 경정검토 과정에는 현장 교정의 적합성과 유효성을 보증하기 위한 특별한 요소들을 포함해야 한다.</p></div>
<div data-bbox="478 818 495 874" data-label="Section-Header"><p>제6조 작업</p></div>
<div data-bbox="495 503 583 874" data-label="Text"><p>61. 환경교정을 실시하는 국가교정기관은 현장교정을 수행하는 직원이 적절한 교육받고 능력이 있음을 보증하기 위한 절차를 갖추고 있어야 한다. 특별한 현장 교정을 수행하는 직원의 능력에 대한 증식을 이용할 수 있어야 한다.(이 증거에는 교육 기록, 숙련도에 대한 기타 증거들을 포함해야 한다)</p></div>
<div data-bbox="588 503 676 874" data-label="Text"><p>62. 교정기관에 의해 고용되지 않은 현장 직원은 교정기관에 의해 고용된 훈련된 직원에 의해 적절한 감독이 이루어지지 않는다면 공인된 교정업무를 보조할 수 없다. 국가교정기관의 교정요원으로 고용되지 않은, 현장직원은 어떤 상황에서도 공인 교정을 수행할 수 없다.</p></div>
<div data-bbox="681 778 698 874" data-label="Section-Header"><p>제7조 시설 및 환경</p></div>
<div data-bbox="698 503 803 874" data-label="Text"><p>71. 환경이 교정에 영향을 미치는 경우에는, 교정을 무효화할 수 있는 영향에 대하여는 그 영향을 정도를 특별히 검토할 수 있도록 영향방의 크기를 평가할 수 있는 측정기를 보유하여야 하며, 실제 영향을 미치는 것으로 평가되는 경우, 특별교정방법의 적용, 정복도 및 정밀도 및 데이터 등의 검증, 교정 중단 등 적절한 조치를 취하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="808 503 868 874" data-label="Text"><p>72. 교정은 불안정한 환경 하에서 또는 교정 결과에 영향을 끼치는 환경에서 이루어지는 경우, 교정절차에 대한 환경조건 및 영향을 검토하기 위한 절차가 있어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="483 882 513 895" data-label="Page-Footer"><p>124</p></div>