<div data-bbox="166 100 243 113" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 100 454 113" data-label="Page-Header"><p>권</p></div>
<div data-bbox="541 100 561 113" data-label="Page-Header"><p>도</p></div>
<div data-bbox="679 100 831 113" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="130 135 340 485" data-label="Figure">
<img alt="Figure 3-2: Comparison of linear and non-linear functions. Graph (a) shows a linear function Y(t)=at+b and a non-linear function Y(t)=at^2+bt. Graph (b) shows a linear function f(x) and a non-linear function f(x) with a shaded area between them."/>
<p>Figure 3-2 consists of two graphs, (a) and (b). Graph (a) shows a coordinate system with a vertical axis labeled 'Y(t)' and a horizontal axis labeled 't'. It contains two lines: a straight line labeled 'Y(t)=at+b' and a curve labeled 'Y(t)=at^2+bt'. The area between the curve and the line is shaded. Graph (b) shows a coordinate system with a vertical axis labeled 'f(x)' and a horizontal axis labeled 'x'. It contains two curves: a straight line labeled 'f(x)' and a curve labeled 'f(x)'. The area between the curve and the line is shaded. A label '속성값' is placed between the two graphs.</p>
</div>
<div data-bbox="345 125 485 485" data-label="Caption">
<p>그림 3-2 속성 불확도 증대<br/>
  위의 그림 a는 속성 x의 예측값에 대한 불확도 증대를 보여주고 있으며, 그림 b는 세가지 다른 시간대에서의 관련 통계적 분포를 보여주고 있다. 불확도 증대는 극선부분에서 확산되는 것으로 나타나고 있으며, 표시된 시간대에서의 허용차이값 확률은 곡선(곡선의 총면적은 1이다) 아래 넓게 표시된 면적으로 표현된다.</p>
</div>
<div data-bbox="485 125 535 485" data-label="Text">
<p>그림에 나타난 바와 같이 시간 경과에 따른 불확도 증대는 시간 경과에 따른 허용차이값 확률 증대로 이어진다.</p>
</div>
<div data-bbox="535 365 555 495" data-label="Section-Header">
<p>2.2. 측정 신뢰도의 확인</p>
</div>
<div data-bbox="555 125 625 495" data-label="Text">
<p>MTE(측정 및 시험 장비)는 규정된 규칙이나 사용 시 허용차하게 내에서 운영함에 따라 측정 불확도가 무관적으로 관리될 수 있으며, 이는 고정 시성의 수준의 기준이나 장비에 정기적으로 비교함으로써 확인된다.</p>
</div>
<div data-bbox="625 125 745 495" data-label="Text">
<p>정기적인 교정을 진행하는 경우의 교정주기는 MTE가 사용 시 정해진 허용차하게 내에서 동작할 수 있는 합격범위의 신뢰수준을 유지하도록 설정되고 조정되어야한다. 이 신뢰수준에 대한 유용한 척도는 측정 신뢰도로 볼 수 있으며, 측정 신뢰도는 측정 장비가 허용차 한계 내에서 요구하는 기능을 갖고 동작하는 확률로서 정의된다.</p>
</div>
<div data-bbox="745 125 845 495" data-label="Text">
<p>교정 시의 측정 신뢰도는 시간 및 특정사용시간과 관련된 것의 함수로서 표현될 수 있으며, 측정 신뢰도에 영향을 미치는 주요 요로는 기기 고유의 안정성, 사용 환경, 보관 환경, 사용 정도 (횟수 및 사용빈도) 및 사용상의 문제점 등이 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="845 125 865 495" data-label="Text">
<p>측정 신뢰도에 대한 요구사항은 응용 목적에 따라 선정될 수 있고, 이것</p>
</div>
<div data-bbox="130 505 175 875" data-label="Text">
<p>터의 성질과 수행되어지는 분석의 종류에 따라 교정주기 분석 시스템은 본질적으로 구분 기능을 제공하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="175 505 245 875" data-label="Text">
<p>측정기로 구분 분석이 이루어지는 기능과 수시로 문제점이 확인되는 측정 기기는 별도로 관리할 수 있도록 분석 과정에서 자동으로 검토될 수 있어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="245 505 345 875" data-label="Text">
<p>그리고 기타 추가적인 기능으로는 허용차 초과 비율 또는 교정주기의 변화 주세를 그래프, 도표 등으로 나타내어 손쉽게 유감으로 확인할 수 있는 기능이나, 허용차 초과 또는 수리 등에 따라 다른 사용시에 비하여 유난히 많이 발생시키는 사용자를 확인할 수 있는 기능 등 고려될 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="345 665 365 875" data-label="Section-Header">
<p>제 2장. 측정기 관리의 기술적 요건</p>
</div>
<div data-bbox="365 505 465 875" data-label="Text">
<p>교정주기 설정을 위한 주기분석은 다양한 요건을 필요로 하며, 이에 대한 통계적 이해를 통하여 체계적인 측정기 관리의 계획이 수립되어야 한다. 따라서 본 절에서는 측정기 관리에 관한 기술적 요건에 대하여 설명을 하겠다.</p>
</div>
<div data-bbox="465 750 485 865" data-label="Section-Header">
<p>2-1. 불확도 증대 영향</p>
</div>
<div data-bbox="485 505 585 875" data-label="Text">
<p>교정된 품목에 대하여 측정 가능한 측정 값의 형태는 그 품목이 교정된 로된 때부터 감소하기 시작한다. 시간경과에 따른 측정 값의 감소 및 손실은 불확도 증대에 하는데, 불확도 증대가 수용할 수 없는 수준에 이르렀을 경우, 불은 속성에 대한 교정 요구가 발생한다.</p>
</div>
<div data-bbox="585 505 625 875" data-label="Text">
<p>교정하는 측정기 속성의 불확도가 수용할 수 없는 수준에 이르는데 소요되는 시간을 결정하는 것이 교정주기분석의 주요 과제이다.</p>
</div>
<div data-bbox="625 505 725 875" data-label="Text">
<p>측정기대 대한 불확도의 수용할 수 없는 수준은 지나친 허용차이값 확률 및 허용차이값 상황의 예상되는 높은 발생으로 볼 수 있으며, 교정주기 분석 목적의 의미에서 볼 때 허용차의 과대 또는 비어법은 구성부품이나 기타 기능교정에서와 같이 "교정"의 일환으로 간주한다.</p>
</div>
<div data-bbox="725 505 815 875" data-label="Text">
<p>일반적으로 측정장비 사용자나 운용자에게 분명하게 나타나는 기능적 고장을 다르게 허용차가 벗어나는 교정은 사용 중에는 통상 검출되지 않으며, 그러한 교장의 접촉은 교정장비가 정확하다면, 교정 중에 알 수 있게 된다.</p>
</div>
<div data-bbox="815 505 865 875" data-label="Text">
<p>그림 3-2는 이러한 시간의 진행에 따른 불확도 증대 또는 허용차의 이탈 현상을 나타낸다.</p>
</div>
<div data-bbox="485 885 515 900" data-label="Page-Footer"><p>136</p></div>