yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
3.2. 성능시험
3.2.1. 기동풍속 시험
1) 풍동장비에 풍속계를 설치하여 풍속을 미세 조정하여 점차 올리면서 시험장비의 3배 또는 풍차가
  돌기 시작하는 풍속(기동풍속)을 측정한다.
2) 기동풍속은 1.0 m/s 이하여야 한다.


3.2.2. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60
   m/s → 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s →
   30 m/s → 20 m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측
   정한다.
2) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 전자식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 풍속계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라
국가공인기관의 IP55 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
   주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제
   2호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수
   집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s
   → 60 m/s → 70 m/s)을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 16]


              초음파식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 2차원 초음파식 풍속계에 대한 형식승인 시험기
준으로 관측단위는 m/s이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ±0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 ±5% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 초음파식 풍속계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
2) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
   어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 반응속도 시험
1) 풍동의 기준 풍속을 10 m/s, 30 m/s, 60 m/s로 변화시키면서 측정한다.
2) 기준풍속이 안정된 후 5초 이내에 오차의 최대값은 ±5% 이내여야 한다.


3.2.2. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60
   m/s → 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s →
30 m/s → 20 m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측
  정한다.
2) 각 풍속점에서 초음파식 풍속계를 90°씩 회전시키며 풍속을 측정한다.
3) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 초음파식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한
  다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
초음파식 풍속계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP
코드)]에 따라 국가공인기관의 IP65 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제
  2호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집
  가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s
   → 60 m/s → 70 m/s)을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 17]


              기계식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 기계식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관
측단위는 m/s이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어
  야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
  제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ±1.0 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 ±10% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 풍속계의 각 부는 장기간의 사용에 견디는 강도 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.
2) 금속 부분은 회전축 등과 같이 부득이한 부분 외에는 녹이 잘 생기지 않는 재질을 사용하고 도금,
  도장 등의 녹 방지 처리가 잘 되어 있어야 한다.
3) 풍속 수감부는 외기에 노출되기 때문에 비, 눈, 먼지 등이 들어가지 않는 구조여야 한다. 회전부
  분과 본체와의 틈 사이의 크기, 케이블 접촉부의 구조 등이 견고해야 한다.
4) 수감부는 어느 방향에서든지 동일한 풍속을 감지할 수 있는 구조여야 한다.
5) 풍속계의 3배 또는 풍차가 회전축에 견고하게 부착되어 있는지 검사한다. 3배식의 경우 3배는 회
  전축에 대하여 직각인 회전면상에 균등하게 나뉘어 있고 흔들림이 없이 부착되어 있어야 한다.
6) 풍정식일 경우 풍정과의 관계 등이 기입되어 있어야 한다.
7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 기동풍속 시험
1) 풍동장비에 풍속계를 설치하여 풍속을 미세 조정하여 점차 올리면서 시험장비의 3배 또는 풍차가
  돌기 시작하는 풍속(기동풍속)을 측정한다.
2) 기동풍속은 1.0 m/s 이하여야 한다.


3.2.2. 최대허용오차 시험
1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60
   m/s → 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s →
   30 m/s → 20 m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측
   정한다.
2) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 기계식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.2. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 18]


              전천 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 전천 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m2이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
  있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
                                           2
  제3호에 따른다. 다만, 전천 일사계의 경우 마지막 자리는 0.1 W/m 로 한다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 수평계 및 수평조정장치, 신호 출력선, 이중 유리돔(선택사항), 열전
  대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성되어야 한다.
2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코
  팅이 입혀진 것이어야 한다.
3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야
  하고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
4) 이중 유리돔은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm 대해 광 투과율이 균일하고 우수한 유리 재질이어
  야 하며, 안쪽 공간은 외기로부터 격리되어야 한다.
5) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.
6) 일사계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
7) 감도정수가 표기되어 있어야 한다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.
3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 최소 3일간 일출에서 일몰까지 연속적으로 순간 일사값을 측정한다.
2) 30개 이상 자료 중 최소 15계열(1계열은 최소 30개 이상의 순간 일사값)에서 선택되어야 한다.
3) 기준 일사계와 전천 일사계 각 계열 측정 평균값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전천 일사계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코
드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.
3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
  만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 19]


              직달 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 직달 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m2이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
  있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
                                          2
  제3호에 의한다. 다만, 직달 일사계의 경우 마지막 자리는 0.1 W/m 로 한다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±5% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 신호 출력선, 조준기(선택사항), 수평계 및 수평조정장치(선택사항),
  열전대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성되어야 한다.
2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코
  팅이 입혀진 것이어야 한다.
3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야
  하고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
4) 내부 하우징은 산반란 일사를 흡수하기 위해 우수한 흑색 도료나 코팅이 되어 있어야 한다.
5) 제습제는 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.
6) 직달 일사계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
7) 감도정수가 표기되어 있어야 한다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.
3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 일출에서 일몰까지 연속적으로 순간 일사값(90초 간격)을 측정한다.
2) 최소 15계열(1계열은 13개의 순간 일사값(90초 간격))이상에서 선택되어야 한다.
3) 각 계열 평균값의 오차가 5% 이내여야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
직달 일사계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라
국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
   만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 20]


              전자식 일조계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 임계 직달 일사값을 120 W/m2으로 하는 기상관측용 전자식 일조계에 대한 형식승인 시
험기준으로 관측단위는 시간이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
  있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용범위는 직달 일사값 114~126 W/m2로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 일조계는 본체, 수평계 및 경사각조정장치, 제습제, 신호 출력선 등으로 구성되어야 한다.
2) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 교환이 쉽게 가능해야 한다.
3) 본체에는 직달 일사를 감지할 수 있는 광센서가 있어야 하고, 광센서가 위치한 공간은 유리 재질
  챔버로 외기와 격리되어야 한다.
4) 일조계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
5) 전자식 일조계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
6) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
7) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 임계 직달 일사값은 일조계의 출력신호가 전환되기 전후의 일사값의 평균이다.
2) 인공 태양광의 복사조도를 기준기와 전자식 일조계에 번갈아 가며 순차적으로 최소 1분 이상 조
  사시킨다.
3) 일조계의 임계 직달 일사값은 최대허용범위를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 일조계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코
드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
   만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 21]


             졸단, 캠벨 일조계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 졸단 및 캠벨 일조계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 시간이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어
  야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
  제3호에 따른다.


2.2. 최대허용오차
종류별 규격과 그에 따른 최대허용오차는 다음 표의 범위로 한다.
                        표 4 일조계 종류별 규격 및 최대허용오차

                  종 류               규 격            오 차

                               원통의 내경 :64 mm      ±0.2 mm

                  졸단           원통의 깊이 :145 mm     ±5 mm

                               채광공의 크기:0.5 mm     ±0.1 mm

                  캠벨           유리구의 직경:100 mm     ±0.3 mm



3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 졸단 일조계는 황동제로서 진한 흑색으로 착색 또는 도장되어야 한다.
2) 졸단 일조계 차광판은 원통과 평행해야 한다.
3) 졸단 일조계 각도판의 조절범위는 0~60°여야 한다.
4) 캠벨 일조계 유리구의 중심과 반원형의 홈(이하 “홈”이라 한다)의 중심선이 일치해야 한다.
5) 캠벨 일조계 일조지를 홈에 끼울 때 그 중심선을 포함한 지면에 수직한 평면은 유리구의 중심을
  통해 천구의 적도면과 일치해야 한다.
6) 캠벨 일조계 유리구로 통과한 광선의 초점거리는 홈의 중심에서 일조지까지의 거리와 같아야 한
  다.
7) 캠벨 일조계의 홈을 대칭적으로 나누는 수직면은 유리구의 중심을 통하여 자오면과 일치해야 한
다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 각 구성부의 길이를 측정했을 때, 규격값과 일치하는지 확인한다.
2) 측정값과 규격값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.2. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.
[별표 22]


              레이저식 적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 레이저식 적설계에 대한 형식승인 시험기준으로
관측단위는 cm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ±0.5 cm, 100 cm 초과 시에는 ±0.5% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 레이저 거리측정부, 스캔부, 신호처리부가 한 몸체로 구성되어야 한다.
2) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0cm로 영점조정이 가능해야 한다.
3) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
4) 기둥과의 설치각도 범위가 정해져 있어야 한다.
5) 적설계의 렌즈는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
6) KC 60825-1 레이저 제품의 안전성에 따른 레이저 안전 등급을 몸체와 레이저 방출부 인근에
  부착해야 한다.
7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm →
  100 cm → 150 cm로 높여가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm
  → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특
  성을 측정한다.
2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
레이저식 적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP
코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
   없어야 한다.


3.3.3. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm
   → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 23]


              초음파식 적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 초음파식 적설계에 대한 형식승인 시험기준으로
관측단위는 cm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
  있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
  제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ±2.0 cm, 100 cm 초과 시에는 ±2.0% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0 cm로 영점조정이 가능해야 한다.
2) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
3) 적설계의 최소표시 단위는 0.1 cm 이하여야 한다.
4) 초음파식 적설계는 음속보정이 가능한 온도센서가 부착되어야 한다.
5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm →
  100 cm → 150 cm로 높여가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm
  → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특
성을 측정한다.
2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
초음파식 적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP
코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm
   → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 24]


     레이저식, 초음파식 외의 자동적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 레이저식, 초음파식 외의 자동적설계에 대한 형
식승인 시험기준으로 관측단위는 cm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어
  있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
  제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입력ㆍ출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ±2.0 cm, 100 cm 초과 시에는 ±2.0% 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0 cm로 영점조정이 가능해야 한다.
2) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
3) 적설계의 최소표시 단위는 0.1 cm 이하여야 한다.
4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm →
  100 cm → 150 cm로 높여가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm
  → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특
  성을 측정한다.
2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
레이저식, 초음파식 외의 자동적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐
보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.3. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm
  → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.


※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을
  바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.
[별표 25]


             증발계(소형, 대형) 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 금속제 원통형 증발계에 대한 형식승인 시험기준으로, 크기는 소형(직경 200
mm)과 대형(직경 1200 mm)이고 관측단위는 mm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
3) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
4) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
  제3호에 따른다.


2.2. 최대허용오차
종류별 규격과 그에 따른 최대허용오차는 다음 표의 범위로 한다.
                      표 5 증발계 종류별 규격 및 최대허용오차

               종 류            규격           오차(㎜)

                         테두리내경:200 mm      ± 0.6
               ① 소형
                         깊    이:100 mm     ± 3.0

                         테두리내경:1200 mm     ± 6.0
               ② 대형
                         깊    이:250 mm     ± 10.0



3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 증발계의 몸통 및 배수구 등에 눈에 띄는 변형이 없어야 한다.
2) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.
3) 소형의 경우 배수구는 원통 밑부분에서 60 mm 정도에 있어야 하고, 각도는 하향이어야 한다.
4) 소형의 경우 청동이나 이와 동등 이상의 재질을 사용해야 하며 접합부의 도금 및 도장상태가 양
  호해야 한다.
5) 대형의 경우 아연도금 철판이나 스테인리스강 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용해야 한다.
6) 대형의 경우 내외면은 백색 도장이 되어야 하고, 수위측정기 각 부분은 도장 및 도금되어야 한다.
7) 대형의 경우 수위측정기의 눈금은 1 mm 간격으로 표시되고 눈금의 오차는 ±0.1 mm 이내여야
  하며, 부척은 상하로 작동해야 한다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시ㆍ기록계는 표시사항이 부착되어 있
  어야 한다. 다만, 수감부와 지시ㆍ기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 실험실 온습도 조건에서, 증발계 내경을 60°각도로 측정한다.
2) 실험실 온습도 조건에서, 증발계 깊이를 60°각도로 측정한다.
3) 측정값과 규격값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.2.2. 누수 검사 시험
배수구를 밀봉하여 물을 만수위까지 가득 채우고 24시간 후에 누수가 없어야 한다.
■ [별지 제2호서식]


                                            PERFORMANCE TEST RESULT
                                          □ TYPE APPROVAL CERTIFICATE
                                  □ Changes in original TYPE APPROVAL CERTIFICATE

      Registration No.:                                                                (   ) page of (   ) pages

 제                호

              Name of Company                                              Company Registration Number
Company




              Name of Representative                                       Phone Number



              Address




               Product Name


                Manufacturer


              Manufactured Date
Description




                                      · Sensor Part :
               Manufacture No.
                                      · Indicator or Recording Part :

                   Model
                (specification)


                 Remarks


                ※ Attachment: Test report(s)




                                                    Issued on mm/dd/yyyy




                                                                                    210 mm×297 mm[백상지 80 g/㎡]
Registration No. :                                                                          (   )
                                           page of (       ) pages


                  Item            Detailed Test Criteria             Test Result   Remark




                 Range




                Technical
               Requirement




                   Structure &
                    Function
 Performance




                   Performance
                       Test




                  Environmental
                       Test




    ※ Pictures on each test step are included
◉고양지청공고 제2023-31호

 「사회적기업 육성법」제18조 및 같은 법 시행규칙 제17조에 따라 다음 사회적기업의 인증을 취
소하였기에 이를 공고합니다.
  2023년 03월 13일
             중부지방고용노동청 고양지청장
                        사회적기업 인증취소 공고


      기업명                 처분의 원인이 되는 사실
                 대표자                             처분내용     처분일
    (인증번호)                   (근거 규정)

                          사회적기업 인증요건 미충족
  ㈜우드림썬코리아                                       사회적기업
                 박ㅇ걸   (「사회적기업 육성법」제18조제1항제2호,           2023.3.7.
  (제2011-070호)                                    인증취소
                            같은 법 제8조제1항)
일련번
호
소재지
지번
지목
면적
토지소유자
비고
당초
편입
공부상
면적
(㎡)
편입
면적
(㎡)
성명
또는
명칭
주소
1
남해군삼동면물건리
산206
산206
임
397
397
박*진
-
2-1
남해군삼동면물건리
산205-2
산205-4
임
654
229
윤*배
부산광역시중구부평동1가
*5-*8
2-2
채*정
부산광역시해운대구우동
974 경동아파트10*-11**
/부산광역시수영구
광안해변로38*, 10*동
11**호(민락동,
롯데캐슬자이언트)
3
남해군삼동면물건리
787-1
787-1
전
161
161
김*엽
남해군삼동면
동부대로79*번길7*
4
남해군삼동면물건리
889-1
889-1
답
517
517
깁*엽
남해군삼동면
동부대로79*번길7*
5-1
남해군삼동면물건리
890-1
890-5
답
1,095
974
변*호
진주시평거동146
원정로얄팰리스1*1-7**
5-2
주*연
서울특별시도봉구창동
5*1-1*
◉부산지방국토관리청고시제2023-51호
　「도로법」제25조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제6조에 의하여 도로구역을 아래와 같이 결정(변경) 
하였음을 고시합니다.
2023년 03월 13일
부산지방국토관리청장
도로구역 결정(변경) 고시
1. 도로구역 결정(변경)내용
①
구분
②
종류
③
노선
번호
④
노선명
⑤위치
⑥면적
⑦
기점
⑧
종점
⑨주요 통과지
⑩총연
장
(㎞)
변경
일반
국도
제3
호선
남해~초산
경상남도
남해군
삼동면 
물건리
14,954㎡
경상남도
남해군
삼동면 
물건리
경상남도
남해군
삼동면 
물건리
경상남도
남해군
삼동면 
물건리
0.714
km
2. 도로구역 결정(변경) 사유 : 지적확정측량 시행에 따른 공사기간(고시) 연장
3. 사업 시행기간 : (당초) 2019.04.03. ∼ 2022.03.17.
                    (변경) 2019.04.03. ∼ 2023.12.30.
4. 수용 또는 사용할 토지의 세목