<div data-bbox="167 103 243 117" data-label="Page-Header"><p>제14905호</p></div>
<div data-bbox="433 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>간</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>도</p></div>
<div data-bbox="676 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2001. 9. 18. (화요일)</p></div>
<div data-bbox="130 670 180 875" data-label="Section-Header"><h1>고 시</h1></div>
<div data-bbox="182 688 203 872" data-label="Section-Header"><h2>○과학기술부고시제2001-18호</h2></div>
<div data-bbox="207 505 253 872" data-label="Text"><p>방사선안전관리등의기술기준에관한규칙 제44조 내지 제47조의 규정에 의한 의료분야의방사선안전관리에관한기술기준을 다음과 같이 고시합니다.</p></div>
<div data-bbox="258 744 277 827" data-label="Text"><p>2001년 9월18일</p></div>
<div data-bbox="282 675 301 750" data-label="Text"><p>과학기술부장관</p></div>
<div data-bbox="306 582 325 796" data-label="Text"><p>의료분야의방사선안전관리에관한기술기준</p></div>
<div data-bbox="335 510 442 872" data-label="Text"><p>제1조(목적) 이 기준은 원자력법(이하 “법”이라 한다) 제66조제1항제1호 및 법 제71조제1항제1호·제2호, 방사선안전관리 등의 기술기준에 관한규칙(이하 “방사선안전기술기준”이라 한다) 제44조 내지 제47조의 규정에의한 의료분야의 방사선안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="447 514 498 872" data-label="Text"><p>제2조(적용 범위) 이 기준은 의료분야에서 다음 각 호의 1에 해당하는 방사선동위원소등의 취급과 이와 관련된 장비 및 시설에 대하여 적용한다.</p></div>
<div data-bbox="503 558 638 861" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 방사선발생장치</li>
<li>2. 밀봉된 방사성동위원소(이하 “밀봉선원”이라 한다)</li>
<li>3. 밀봉선원이 내장된 기기</li>
<li>4. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소(이하 “개봉선원”이라 한다)</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="620 548 640 872" data-label="Text"><p>제3조(정의) 이 규정기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.</p></div>
<div data-bbox="645 509 754 861" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. “근접치료”라 함은 밀봉선원을 이용하여 인체의 표면, 강내 또는 조직 내의 근접거리에서 방사선을 조사하는 방사선치료를 말한다.</li>
<li>2. “치방선원”이라 함은 방사선치료전문가의 방사선치료를 위하여 처방한 선원을 말한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="759 509 866 872" data-label="Text"><p>제4조(적용대상) 방사선안전기술기준규칙 제44조제2항의 규정에 의하여 선로의 목적으로 방사성동위원소 및 방사선발생장치를 인체에 사용하는 시점, 장비, 방사성 의약품 등의 유지·관리에 관한 사항은 제5조 내지 제13조의 규정을 적용한다.</p></div>
<div data-bbox="130 125 205 490" data-label="Text"><p>제5조(종결관리) ①의료기관은 사용하는 방사선발생장치 및 밀봉선원이 내장된 기기(이하 “방사선기기”라 한다)에 대하여 문서화된 종결관리 절차서를 수립하고, 이에 따른 종결관리를 수행하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="210 135 260 490" data-label="Text"><p>②제1항의 규정에 의한 종결관리 절차서는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="265 365 460 485" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 장비의 교정 및 조작</li>
<li>2. 방사선 측정</li>
<li>3. 환자 요원의 훈련</li>
<li>4. 독접선원 물질조사</li>
<li>5. 기타 필요한 사항</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="465 125 515 490" data-label="Text"><p>제6조(취급절차)의 의료기관은 보유한 방사선기기를 사용하기 위한 취급절차서를 구비하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="520 125 570 490" data-label="Text"><p>제7조(조사장비 안전요건) 치료용 방사선 조사 장비의 안전요건은 다음 각 호와 같다.</p></div>
<div data-bbox="575 125 715 485" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 전원의 공급이 중단되는 경우, 자동으로 방사선원이 차폐되고 제어판으로부터 법 제어 기능이 제 작동될 때까지 차폐된 상태로 유지되어야 한다.</li>
<li>2. 방사선조사를 중단 또는 종결시키는 숙달된 장치를 두 개 이상 갖추어야 한다.</li>
<li>3. 밀봉선원이 장작된 치료실에는 연속적으로 방사선량 상태를 감시할 수 있는 방사선 감시장비를 설치하고 높은 방사선 준위에 대한 경고등 또는 경고음을 발령하여 종사자가 알 수 있도록 하여야 한다.</li>
<li>4. 방사선치료 종료 후, 방사선원이 안전하게 회수되었는지 여부를 확인하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="720 125 770 490" data-label="Text"><p>제8조(조사장비 교정) ①의료기관은 치료용 방사선 조사장비의 교정을 다음 각 호에 따라 수행하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="775 125 825 485" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 해당 방사선 조사장비의 교정에 적합한 선원장비 및 방사</li>
</ol>
</div>