제18815호                               관                 보           2016. 8. 2.(화요일)
제3조(지정신청 등) 자체검사공장으로 지정받으려는 자는 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 의거 다음
  각 호의 서류를 한국임업진흥원의 장에게 제출하여야 한다.
   1. 별지 제1호 서식의 품질시험기 및 분석장치 운용인력 명세서
   2. 별지 제2호 서식의 품질시험기 및 분석장치 명세서
   3. 별지 제3호 서식의 검사실 명세서
제4조(지정 기준) ① 자체검사공장의 지정기준은 영 제20조제1항에 따른다.
  ② 영 제20조제1항 각 호의 세부 지정기준은 다음과 같다.
   1. 임산가공 관련 분야 : 목재를 물리․화학적으로 가공하는 분야
   2. 목재제품 품질시험기 및 분석장비 : 별표의 목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비
   3. 검사실 : 제2호의 목재제품 품질시험기 및 분석장비를 운용할 수 있는 공간과 시설
제5조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이
  기준을 고시한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 기준의 폐지, 개정 등의 조치를
  하여야 하는 기한은 2019년 7월 31일까지로 한다.
                              부칙
제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 고시 시행이전에 종전의 규정에 따라 지정받은 사항에 대해서는 이 고시에 따라
처리된 것으로 본다.
[별표]
                   목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비
 품목                   시험분석 기기·장비                              최소           비고
                                                              수량
                             줄자                                 1
                       버니어 캘리퍼스                                 1
                             저울                                 1     정밀도 ±0.01 g
                        실험용 건조기                                 1    사용온도 (105±3) ℃
                           항온수조                                 1    사용환경 (20~100) ℃
 합판                 휨강성 변형량 측정대                                 1   콘크리트거푸집용 합판일
                                                                       경우에만 해당
                       만능재료시험기                                  1       1 t 이상
                          데시케이터                                10
                          분광광도계                                 1
                        항온항습챔버                                  2    챔버별로 온습도 조절
                             줄자                                 1
                       버니어 캘리퍼스                                 1
                             저울                                 1     정밀도 ±0.000 1 g
 방부                     실험용 건조기                                 1     사용온도 (105±3) ℃
 목재           AtomicInductively
              또는       AbsorptionCoupled
                                   Spectroscopy
                                         Plasma                 1   검사기관의
                                                                        활용시험기
                                                                            가능 및 장비
       또는GasLiquid
               Chromatography-mass
                   Chromatography-mass  spectrometer
                                           spectrometer         1   검사기관의
                                                                        활용시험기
                                                                            가능 및 장비
                        함수율 측정기                                 1
                             줄자                                 1
                       버니어캘리퍼스                                  1
제재목                          저울                                 1      정밀도 ±0.01 g
                        실험용 건조기                                 1     사용온도 (105±3) ℃
                                              300