<div data-bbox="165 102 243 116" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="435 102 456 116" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="537 102 561 116" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="675 102 829 116" data-label="Page-Header">2001.12.19. (주요일)</div>
<div data-bbox="127 805 145 872" data-label="Section-Header">1) 최초 주기</div>
<div data-bbox="145 511 219 872" data-label="Text">
<p>최초주기 방법은 우선 순위의 내림차순 중 낮은 것을 추천하는 것이다. 이 순서는 목적성, 유연성, 정확성 및 장기적 비용 효과를 고려하여 결정된다.</p>
</div>
<div data-bbox="219 511 289 872" data-label="Text">
<p>방법론을 선택하는데 있어 독자는 예전, 이용 가능한 지원의 전문성과 데이터 처리 능력 및 데이터의 가용성에 적합한 가장 높은 권장안을 선택하는 것이 좋다.</p>
</div>
<div data-bbox="293 775 312 872" data-label="Section-Header">2) 유사 품목 할당</div>
<div data-bbox="311 511 408 872" data-label="Text">
<p>만약 고려하는 장비를 할당하도록 그룹화 하는 유사 품목에 대하여 교정 주기가 가능하다면 이 유사 품목 할당 방법도 유용한 방법이다. 만약 주기 조정 방법 S1, S2 및 S3가 사용된다면 유사 품목 교정주기가 구해질 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="413 775 433 872" data-label="Section-Header">3) 기기 종류 할당</div>
<div data-bbox="432 511 529 872" data-label="Text">
<p>만약 교정 측정장비의 대상 장비가 실존하는 품류에 속하거나 측정기 종류 수준에서 교정주기가 이용 가능하다면 이 방법은 유사 항목 할당 방법 다음으로 좋은 방법이다. S1에서 S3에 걸친 주기 조정 방법을 사용하면 먼 기기 종류별 교정주기를 구할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="529 511 576 872" data-label="Text">
<p>측정이 종류에 따른 교정주기가 이용 가능하지 않다면 최초 주기를 구하는 데에는 공학적 분석이 이용되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="576 511 647 872" data-label="Text">
<p>이 방법을 사용하기 위해서 관련된 측정 훈련에 있어 정인(匠人, journeyman) 또는 고급 엔지니어 수준에서의 전문성이 요구된다. 이 방법을 수행하기 위해서 개발 자급은 거의 필요하지 않다.</p>
</div>
<div data-bbox="647 511 769 872" data-label="Text">
<p>그러나 이 방법은 기기 종류 분석 능력을 유지하기 위하여 필요한 비용 증가와 같이 이 방법에서 유지되는 유사 품목에 대한 데이터로부터 추출된 사용자의 시설 내에서 유지되는 유사 품목에 대한 실제분석으로부터 추출된 사실은 잘 구성된 도구를 사용하지 않는 한 실제분석으로부터 추출된 사실은 결코 분석 가능성이 높다.</p>
</div>
<div data-bbox="769 511 817 872" data-label="Text">
<p>반면에 실제 분석으로부터 추출된 사실은 제조업자 권장 안으로부터 추출된 사실보다 더 우수한 것 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="821 805 843 872" data-label="Section-Header">4) 외부 주기</div>
<div data-bbox="842 511 865 872" data-label="Text">
<p>기기 종류 주기가 이용 가능하지 않고 공학적 분석도 가능하지 않다면</p>
</div>
<div data-bbox="127 192 147 489" data-label="Text">
<p>최초 주기 정보를 외부 권위자로부터 얻는 것이 바람직하다.</p>
</div>
<div data-bbox="161 417 181 489" data-label="Section-Header">5) 일반 주기</div>
<div data-bbox="180 124 228 489" data-label="Text">
<p>계고 목록 중 모든 새로운 품목에 균일한 주기를 할당하는 것은 마지막 방법으로서의 제안이다.</p>
</div>
<div data-bbox="228 124 324 489" data-label="Text">
<p>만약 이 방법을 사용하려면 선택된 주기는 장비를 낮은 측정 신뢰도 특성을 수용 할 수 있을 만큼 짧아야 하며 주기분석을 가능하게 하며 다른 방법을 사용할 때 조정하기 위한 충분한 데이터를 제공할 정상할 수 있어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="332 193 353 428" data-label="Section-Header">제 3절 교정주기 관리의 데이터 요소</div>
<div data-bbox="361 124 457 495" data-label="Text">
<p>측정장비를 주기적으로 점검 및 교정하는 것은 측정장비가 노화되지 않았다는 것을 보장하고 잘못된 결과에 대한 가능성이 있을 때 사용을 방지하기 위한 것이다. 따라서 시간이 경과함에 따라 측정불확도의 한계범위를 벗어나고 확률이 증가함에 따라 측정의 신뢰성은 감소하게 된다.</p>
</div>
<div data-bbox="457 124 532 495" data-label="Text">
<p>이를 위하여 교정 시 요구되는 각종 데이터 관리가 중요한 요소이며, 여기에는 측정기에 대한 기술적 측면의 데이터 및 경영관리 측면의 데이터가 요구된다.</p>
</div>
<div data-bbox="532 124 578 495" data-label="Text">
<p>본 절에서는 각종 데이터관리에 요구되는 관리요소를 분석하고, 이를 적용하는 방법에 대하여 알아보기로 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="582 290 602 495" data-label="Section-Header">3-1. 데이터 관리요소 (교정이력 데이터)</div>
<div data-bbox="602 124 674 495" data-label="Text">
<p>경영관리 데이터는 측정기의 사양 및 등급 조정을 위하여 필요한 요소. 기측적 데이터는 측정기의 실시간 구조로서 사용되는 변수를 분석하는 형태를 포함하며 측정신뢰도 모델링과 교정주기계산을 포함한다.</p>
</div>
<div data-bbox="697 345 717 495" data-label="Section-Header">1) 경영관리 데이터 요구사항</div>
<div data-bbox="717 124 765 495" data-label="Text">
<p>경영관리 데이터는 측정장비의 등급과 사양, 사용된 표준기, 교정된 요소들, 비용오차, 채택한 절차 등을 의미한다.</p>
</div>
<div data-bbox="765 124 840 495" data-label="Text">
<p>아울러 제 교정 및 교정에 관한 제반감시도 포함된다. 이 데이터는 교정주기 분석과 관리를 위하여 필요하며 또한 현재의 교정관리시스템을 알 수 있게 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="840 296 865 495" data-label="Text">
<p>다음은 장비 사양에 필요한 내용들이다.</p>
</div>
<div data-bbox="482 882 514 895" data-label="Page-Footer">153</div>