<div data-bbox="165 100 242 113" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="437 100 456 113" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="544 100 563 113" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="679 100 830 113" data-label="Page-Header">2001.12.19. (수요일)</div>
<div data-bbox="127 120 287 490" data-label="Text">
<p>시된다. 다기능장비(예: calibrator, DMM, LCR meter 등)의 경우에는 각 기능별, 측정범위별 등으로 최고측정능력을 산출하여 table 형태로 제시하는 것이 원칙이다. 그러나 이것이 어려운 경우 각 기능별로 선택 측정범위에 대해 몇 개 구간으로 대별하여 구간별로 최고측정능력을 표시할 수 있다. 단, 이에 최고측정능력은 해당 구간의 최고측정능력 가운데 가장 나쁜 값(Worst)으로 나타내도록 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="293 120 426 490" data-label="Text">
<p>비교5) 실제적으로 구간이 세분할수록 좋은 최고측정능력으로 인성될 수 있다. 5.3) 최고측정능력은 95%의 신뢰수준에서 확률분포의 형태로 표현하는 것을 원칙으로 한다. 다만 정류분포를 가정 할 수 없는 경우나 한정된 측정 테이타로 평가를 해야할 경우처럼 아주 특별한 경우에 한하여 최고측정능력은 약 95 %의 신뢰수준으로 나타낼 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="433 318 451 490" data-label="Section-Header">
<h4>제6조 최고측정능력 유지·관리지침</h4>
</div>
<div data-bbox="457 120 591 490" data-label="Text">
<p>제6.1조(일반관칙) 고정기판은 장비, 시설, 인력 및 교정방법등 최고측정능력에 영향을 줄 수 있는 요소들을 면밀히 검토하여 최고측정능력을 사전에 산출하고 유지하여야 하며, 교재에게 제공하는 교정성서에서는 인정한 최고측정능력보다 좋은 값(Best)의 측정불확도를 기입하여야는 안 된다. 특히, 최고측정능력의 검토클좌를 관리대장에 기록하고 유지하는 것이 바람직하다.</p>
</div>
<div data-bbox="597 120 646 490" data-label="Text">
<p>제6.2조(기록관리 양식) 최고측정능력 기록관리 양식에는 분류코드, 교정항목, 측정범위, 최고측정능력(신뢰수준 포함), 평가 년도 등이 포함되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="652 120 732 490" data-label="Text">
<p>비교6) 최고측정능력 산출보고서는 측정분야의 특성에 따라 양식을 재정하여 유효용할 수 있으며, 보고서(감지)에 충분히 기술할 수 없는 경우에는 보고서(용지)를 사용한다.</p>
</div>
<div data-bbox="738 395 757 490" data-label="Section-Header">
<h4>제6.3조 직원의 역할</h4>
</div>
<div data-bbox="763 120 812 490" data-label="Text">
<p>6.3.1(교정담당자) 교정담당자는 기술책임자의 지시에 따라 최고측정능력 산출보고서를 상세히 작성하여 기술책임자에게 보고한다.</p>
</div>
<div data-bbox="818 120 867 490" data-label="Text">
<p>6.3.2(기술책임자) 기술책임자는 최고측정능력에 영향을 미칠 수 있는 다음의 경우, 최고측정능력의 변화 가능성을 검토하여야 하며, 교정담당자에게 최고측정능</p>
</div>
<div data-bbox="127 500 231 870" data-label="Text">
<p>따라 변하는 성분에 대한 평가는 정상적인 작업 조건하에서 발생할 것으로 추정되는 변동폭에 근거하여 실시할 수 있다. 예를 들면, 교정에 사용된 측정 시스템의 일부인 표준기에 대한 불확도를 추정할 때, 이 표준기가 그 교정수기 내에서 경년(經年)변화가 있다면, 경년변화에 의한 불확도 성분을 고려하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="237 500 287 870" data-label="Text">
<p>비교4) “경년변화”란 표준기에 대한 전년대비 변화량 또는 표준기의 교정주기 내에서 제작사 specification 상기한 정도, difference를 지칭한다</p>
</div>
<div data-bbox="293 500 400 870" data-label="Text">
<p>4.4 어떤 분야에서는 측정불확도가, 표준지향을 교정할 때 기해진 전압의 주파수 지참, 다른 파라미터에 따라 달라지기도 한다. 이러한 파라미터는 측정량, 최고측정능력과 함께 명시되어야 한다. 최고측정능력을 이러한 파라미터의 함수로 나타낼 수도 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="406 500 481 870" data-label="Text">
<p>4.5 인성기구는 어느 기관이 진정한 수준의 교정을 수행할 수 있다면 그 수준에 대하여 인정을 해 주어야 한다. 이는 최고측정능력 뿐만 아니라 교정기관의 범위를 지정하는 모든 파라미터에 대하여 적용되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="487 500 594 870" data-label="Text">
<p>4.6 최고측정능력의 평가는 생해진 절차로 따라야 하지만 “실험적인 증거에 의해 뒷받침되거나 확인”될 수 있어야 한다. 인성기구는 최고측정능력 평가를 현장평가에만 의존해서는 아니 된다는 것을 의미하며, 따라서 이러한 실험적 증거로시 시험소간 비교수준도 시험결과 등을 통해 지속적으로 입증되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="600 719 620 870" data-label="Section-Header">
<h4>제5조 최고측정능력의 표현방법</h4>
</div>
<div data-bbox="626 500 814 870" data-label="Text">
<p>5.1) 최고측정능력은 일반적으로 수치로 표현되어야 한다. 최고측정능력이 어떤 파라미터의 함수일 경우에는 해석적인 형태로 나타내야 하지만, 이 경우에는 표표를 함께 제시하는 것이 설명에 도움을 줄 수 있다. 최고측정능력을 실험에 불과도 또는 상시 분확도로 표시할 수 있는데, 상시분확도로 표시할 경우에 ppm 또는 ppb 등을 사용해서는 안되며 <math>\mu V/V</math> 또는 <math>1 \times 10^{-6}</math> 와 같은 형태로 표시해야 한다. 단, 측정량이 비율과 같이 단위가 없을 경우(신입비, 방사계수 등)에는 표시한 최고측정능력이 실험분확도인식 실험분확도 인식을 겸기하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="820 500 867 870" data-label="Text">
<p>5.2) 교정 기구가 단일기능을 지닌 장비인 경우(예를 들면 표준감지, 표준저항기, 표준용량기 등)의 최고측정능력은 각 명목 값에 대응하는 단일한 값으로 표</p>
</div>
<div data-bbox="484 881 514 894" data-label="Page-Footer">127</div>