<div data-bbox="165 103 242 117" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 103 454 117" data-label="Page-Header"><p>한</p></div>
<div data-bbox="540 103 561 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 506 348 878" data-label="Text">
<p>10.2 현장에서 작업하는 직원에 의해 요구되는 교정 절차를 보완하고 개선하는 절차가 존재해야 한다</p>
<p>10.3 제10.2절의 절차는 교정시설과 현장교정에서의 확정조건, 사용 장비 등의 차이에 의해 특별히 고려해야 하는 절차 및 보정 방법 등을 포함하여야 한다.</p>
<p>10.4 가능한 한, 주된 환경을 고려하고 적절한 분석방법을 이용하여 측정의 불확도를 평가하여야한다. 측정의 불확도를 평가하는 것이 적당하지 않은 경우, 교정기관은 방법 성과(method performance)가 표준 교정 방법의 정해진 관리 한 내에 있음을 증명해야한다.</p>
<p>주4) 현장 교정에서의 측정분확도는 비상 교정표준실에서 수행된 교정 절차에 언급된 것보다 크다.</p>
</div>
<div data-bbox="353 506 391 878" data-label="Text">
<p>주5) 측정분확도 표현에 대한 ISO 가이드는 각계적으로 채택된 방법을 포함하고 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="396 753 413 878" data-label="Section-Header">
<p><b>제11조 교정 장비의 취급</b></p>
</div>
<div data-bbox="418 506 456 878" data-label="Text">
<p>11.1 보관, 취급, 수송 및 준비 과정동안에 현장에서 교정될 장비의 손상을 막기 위한 적절한 예방조치를 취해야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="461 815 478 878" data-label="Section-Header">
<p><b>제12조 기록</b></p>
</div>
<div data-bbox="483 506 591 878" data-label="Text">
<p>12.1 현장에서 얻어진 모든 결과를 기록하고 보고하는 절차가 있어야 하며, 이 절차는 교정표준실에서 온영되는 시스템과 동등한 것이어야 한다. 최초의 관찰 사항, 계산, 데이터 이기 및 검사에 대한 기록, 담당자, 일자 등이 확인할 수 있어야 한다. 기록은 향후 판독에 영향을 미칠 수 있는 습기, 오염 등에 의해 훼손되지 않도록 유지되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="596 506 634 878" data-label="Text">
<p>12.2 현장에서 얻어진 교정 데이터에 대한 안전과 비밀을 보장할 수 있는 절차를 구비하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="639 785 656 878" data-label="Section-Header">
<p><b>제13조 교정성적서</b></p>
</div>
<div data-bbox="661 506 700 878" data-label="Text">
<p>13.1 현장교정에서 얻어진 결과는, 발급된 성적서 상에서 확인할 수 있어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="705 506 743 878" data-label="Text">
<p>13.2 ISO/IEC 17025에서 규정된 교정성적서 기재사항에 따르면, 현장교정의 온도, 습도 등 환경측정결과와 현장교정 장소 등 관련 정보를 포함해야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="748 835 765 878" data-label="Text">
<p>[별표 I]</p>
</div>
<div data-bbox="780 675 797 708" data-label="Section-Header">
<p><b>부록 A</b></p>
</div>
<div data-bbox="802 640 820 735" data-label="Section-Header">
<p><b>인정에 미치는 영향</b></p>
</div>
<div data-bbox="825 840 842 878" data-label="Section-Header">
<p><b>1. 신청</b></p>
</div>
<div data-bbox="847 506 885 878" data-label="Text">
<p>인정 신청 시, 현장교정을 실시하는 교정기관은 현장교정 대상 및 현장교정에</p>
</div>
<div data-bbox="125 506 163 878" data-label="Text">
<p>필요한 장비 및 시설에 대한 완전한 기술적 능력의 확인을 포함하며, 전적으로든 부분적으로든 현장에서 수행되는 교정(반신직원 보정)을 정확히 밝혀야한다.</p>
</div>
<div data-bbox="168 506 348 878" data-label="Text">
<p>교정기관은 또한 본론 제3장에 정의된 바와 같이 현장교정실이 자신의 하나의 조직적인지 교정기관의 지부(子院)인지를 밝혀야 한다. 만약 현장 교정실이 법적으로 교정기관의 소속이면 교정기관 인정신청서 제출 시 동사에 인정신청을 해야 하며, 지부의 장비, 인력, 환경시설 등이 평가 시 포함되지 않은 경우 지부 등에서 이루어진 교정은 인정판위에 포함되지 않는다. 또한 법적인 교정기관의 소속이나 모 기관이 대규도의 기관으로 각 지부가 사실상 별도의 기관으로 운영되어 계산을 서로 다른 품질시스템을 운영하는 경우는 현장교정실로 인정하지 않으며 별도의 신청에 의해 인정되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="353 438 370 495" data-label="Section-Header">
<p><b>2. 현장평가</b></p>
</div>
<div data-bbox="375 125 483 495" data-label="Text">
<p>지부 식인 현장교정실을 포함하는 평가는 현장의 품질시스템 이행여부에 대한 평가가 포함되며, 이 경우 통상 현장교정실을 방문하여 평가가 이루어진다. 또한 이 평가는 확장적인 교정 능력의 평가를 수반하며 현장에서 수행할 수 있는 교정에 대한 내용이 주요 평가대상이 된다. 원기술교정 및 이동시설을 이용한 교정에 대한 초기 평가는 한 개이상의 현실을 방문하는 것을 포함할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="488 435 505 495" data-label="Section-Header">
<p><b>3. 인정 범위</b></p>
</div>
<div data-bbox="510 125 580 495" data-label="Text">
<p>현장교정에 대해서 인정을 받은 교정기관은 교정표준실과 현장에서 그들이 수행하기 위해 승인 받은 특권분야 내에서 모든 교정을 규정한 한 개의 인정범위를 발급 받는다.</p>
</div>
<div data-bbox="585 125 665 495" data-label="Text">
<p>그러나, 원자측량 가능범위, 이동교정가능범위, 현장교정실내 교정가능 범위에 해당하는 품질매뉴얼에 확실히 언급되어야 하며, 최초지정 후 교정범위 및 최고 측정능력의 변동사항에 대해서는 교정기관 인정가구에 신고하고 그 적합성을 확인 받아야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="680 165 700 455" data-label="Section-Header">
<p><b>제4장 최고측정능력(BMC) 산출 및 유지관리지침</b></p>
</div>
<div data-bbox="710 420 727 495" data-label="Section-Header">
<p><b>제1조 적용범위</b></p>
</div>
<div data-bbox="732 125 865 495" data-label="Text">
<p>이 지침은 국가교정기관이 항목별 또는 유형별 최고측정능력을 산출하여 유지·관리하기 위한 기준으로 적용하며, 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)가 인정평가 시 교정기관의 인정범위 및 교정수행능력의 적합성을 평가하는데 적용한다. 또한 인정받은 교정기관이 자신의 측정능력을 항목별, 유형별로 유지·관리하는 기준으로 적용할 수 있다.</p>
</div>