<div data-bbox="166 100 243 113" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 100 453 113" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="540 100 560 113" data-label="Page-Header"><p>도</p></div>
<div data-bbox="679 100 832 113" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="128 797 146 870" data-label="Section-Header"><p>제2조 관련규제</p></div>
<div data-bbox="155 504 220 870" data-label="Text"><p>KS A 17025-2000/ISO/IEC 17025: 1999), 시험 및 교정기관의 작정에 대한 일반 요구사항(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)</p></div>
<div data-bbox="228 504 336 870" data-label="Text"><p>ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities (General terminology GUM(1995), Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement EA-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration VIM(1993), International vocabulary of basic and general terms in metrology, issued by BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML.</p></div>
<div data-bbox="344 707 360 870" data-label="Section-Header"><p>제3조 최고측정능력(BMC)의 정의</p></div>
<div data-bbox="366 504 411 870" data-label="Text"><p>최고측정능력이란 규정한 실험실 조건하에서 기 확립된 교정 또는 교정 유효성에 대하여 교정기관이 달성할 수 있는 최소의 측정불확도를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="419 504 468 870" data-label="Text"><p>주1) 최고측정능력을 결정하는데 있어서 교정대상기기는 이상치<sup>1)</sup>로 적용하는 것으로 간주한다.</p></div>
<div data-bbox="476 640 496 870" data-label="Text"><p>주2) 측정관련 용어에 대하여는 VIM을 참조한다.</p></div>
<div data-bbox="503 504 552 870" data-label="Text"><p>주3) 본 정의는 ISO/IEC 17011 1st draft (2000, 3) 3.18의 용어의 정의에 서 인용하였다.</p></div>
<div data-bbox="570 504 784 870" data-label="Text"><p>비고1) "이상치"이라는 말은 최고측정능력은 동일 교정항목에 속하는 교정대상 기기 재개의 특성에 따라 좌우되지 않는다는 것을 의미한다. "이상치"이라는 개념에는 교정대상기기의 개개의 결함에 기인하는 불리적인 효과 등에 의해 추가적으로 포함되는 측정불확도 성분을 무시할 수 있을 정도가 되어야 한다는 뜻이 내포되어 있다. 가장 이상적인 교정대상기기에서조차도 측정불확도에 기여하는 무시할 수 없는 부분도 성분이 있다면, 이러한 성분은 최고측정능력을 결정하는데 포함되어야 하며 최고측정능력의 정의는 교정에 관련된 것이라고 명시하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="792 504 867 870" data-label="Text"><p>비고2) 최고측정능력의 정의에는 교정기관이 그 일상범위 내에서 최고측정능력을 보다 더 작은 측정불확도를 주장할 수 없다는 뜻이 포함되어 있다. 이는 교정기관에서의 실제 교정절차가 측정불확도에 크게 기여한다는 사실이</p></div>
<div data-bbox="130 123 261 456" data-label="Text"><p>입증된 경우라면 반드시 최고측정능력보다 더 큰 불확도를 평가하여야 한다는 것을 의미한다. 일반적으로 교정대상 기기는 이상적인 동향을 보이지 않으므로, 이러한 성분들은 재개가 서로 다른 크기나 불확도에 기여하므로 실제 측정불확도가 최고측정능력보다 작을 수는 없다는 사실은 명백한 것이다.</p></div>
<div data-bbox="269 123 508 490" data-label="Text"><p>비고3) 최고측정능력의 정의에 의한다면, 그 개념은 교정기관이 이성된 기관으로서의 작정을 수행하기 위하여 내세우는 결과에만 적용되는 것이다. 따라서 엄격히 말한다면, 최고측정능력이라는 단어는 "행정적인성격"(administrative character)을 가지며, 이것이 그 기관의 실제 기술적 능력 그대로 반영하는 것은 아니다. 어떤 기관은 내장적인 이유 때문에 실제 기술적 능력보다 더 큰 측정불확도로 인정을 신청할 수 있는 것이다. 특정한 대상에게만 측정 서비스를 제공하는지 측정기준을 연구 개발 중인 경우와 같이, 실제의 측정능력을 외부에 대하여 비판로 할 필요가 있을 경우가 이에 해당된다.</p></div>
<div data-bbox="516 273 534 490" data-label="Section-Header"><p>제4조 최고측정능력 산출 및 심사 고려사항</p></div>
<div data-bbox="542 123 644 490" data-label="Text"><p>4.1. 최고측정능력은 불리함, 교정방법이나 교정대상기기의 유형, 측정범위 등과 함께 교정기관의 인정범위를 정의해 주든, 판단미터이다. 인정기구는 교정기관을 최종적으로 인정할 때 국가교정기관 인정서와 함께 최고측정능력을 포함한 종합적인 인정범위에 대한 별도의 서류를 함께 제공한다.</p></div>
<div data-bbox="652 123 754 490" data-label="Text"><p>4.2. 최고측정능력의 평가는 측정불확도 평가 방법에서 적용되는 일반적인 원리가 동일하게 적용된다. 최고측정능력은 교정절차에서 요구되는 것과 같은 수 준으로 즉, 신뢰수준 약 95%(통상적으로 포함이자 k=2)를 사용하여 확장불확도 의 형태로 나타내어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="762 123 864 490" data-label="Text"><p>4.3. 최고측정능력을 평가할 때, "측정절차의 불확도 보정 및 평가지침"에 따라 A형 및 B형 평가를 통해 표준불확도를 구한 후 합성표준불확도 및 확장불확도를 산출한다. 즉, 측정불확도에 기여하는 모든 성분들을 고려하여야 한다. 즉, 측정불확도에 기여하는 모든 성분들을 고려하여야 한다. 시간이나 다른 불리함</p></div>
<div data-bbox="482 882 513 894" data-label="Page-Footer"><p>126</p></div>