<div data-bbox="165 102 243 116" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="435 102 456 116" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="540 102 561 116" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="676 102 830 116" data-label="Page-Header">2001.12.19. (수요일)</div>
<div data-bbox="130 686 174 867" data-label="List-Group">
<ul>
<li>- 서비스 및 작업번호 or 서비스 일자</li>
<li>- 요구된 기타 데이터</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="187 591 215 783" data-label="Section-Header">
<h2>제 4장 교정주기 선정방법</h2>
</div>
<div data-bbox="227 507 272 874" data-label="Text">
<p>교정주기를 선정하는 기본조건으로는 충분한 강함을 바탕으로 서로 빛 네 이터가 측정되어야 하며, 이를 근거로 산출되어야한다.</p>
</div>
<div data-bbox="275 507 459 874" data-label="Text">
<p>교정에 관한 이력 데이터는 허용오차가 초과하는 시기에 대한 정확한 정보는 제공하지 않지만, 데이터에서의 허용장치를 초과하는 측정가가 이 주기 내에서 발생하는가에 대한 정보를 제공할 수는 있으며, 이를 통하여 표준장비 및 시험장비, 측정시스템에 대한 교정주기를 선정하는데 유용하게 적용되며, 측정기의 관리적 측면에서, 종류와 수량이 많은 경우와 작은 규모의 경우는 접근 방식이 다르고 운영기관이 적용 가능한 방법을 선택해 야 할 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="462 507 621 874" data-label="Text">
<p>데이터 경향 및 분석은 통계적 처리에 의한 최우추정(Maximum Likelihood Estimation) 기법을 사용함으로써 가능하며, 이 방법은 다수의 측정기를 대상으로 관리하는데 효율적으로 평가되고 있으나, 통계적인 해석이 요구되어 산업현장에서 실무자가 적용하기에는 어려운 점이 있었다. 최근에는 이러한 어려운 점을 해소하는 전용 유틸리티가 개발되어 판매되고 있어서 손쉽게 활용이 가능하게 되었다.</p>
</div>
<div data-bbox="624 507 693 874" data-label="Text">
<p>본 연구에서는 측정기의 교정주기를 선정하는 방법에 대하여 전반적인 방법을 열거하여 이를 산업현장이나, 해당 운영기관에서 선택하여 사용할 수 있도록 가능한 한 모든 방법을 제시하고자 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="698 739 725 867" data-label="Section-Header">
<h3>제 1 절 일반주기 방식</h3>
</div>
<div data-bbox="727 507 795 874" data-label="Text">
<p>소규모 단일 품목을 보유하거나 또는 측정신뢰성에 대한 관리의 중요성에 대한 단순한 견해를 가진 공장들은 모든 측정에 대하여 단일 교정주기를 사용하는 것이 일반적이다.</p>
</div>
<div data-bbox="798 507 867 874" data-label="Text">
<p>이 방식은 사용하고 있는 주기가 결정된 후에도 이행 및 감독이 쉬우나, 품질관리 목표에 상응한 주기를 선정하는 점에 있어서는 비합리적인 방식으로 볼 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="130 126 223 487" data-label="Text">
<p>그리고 이 방식은 대규모 인벤토리를 갖는 기관에서 신규 측정기의 초기 주기를 선정하는데 사용되며, 이 경우 짧은 주기로(예를 들어 23개월)가 일반적 주기로써 흔히 사용된다. 이것은 짧은 주기가 교정이력의 축적을 가속시키고 그에 따라 정확한 주기의 결정을 촉진하기 때문이다.</p>
</div>
<div data-bbox="226 126 268 487" data-label="Text">
<p>짧은 주기는 적정 주기가 알려지지 않은 경우 측정을 확산하는 관점에서 일종의 안전장치 역할을 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="271 126 340 487" data-label="Text">
<p>그러나 주기를 짧게 설정하는 편법은 지나친 초기 교정비용과 교정에 따른 것은 이를 때문에 불필요한 장비의 마모를 초래할 수도 있으나, 방식의 개선은 통해 보다 정확한 주기를 얻을 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="343 356 366 487" data-label="Section-Header">
<h3>제 2 절, 차용주기 방식</h3>
</div>
<div data-bbox="369 126 462 487" data-label="Text">
<p>단일 품목주기를 사용하는 대신 어떤 기관에서는 외부기관에서 결정된 교정주기를 사용한다. 이 경우 외부기관과의 교정절차, 적용내용, 취급환경, 신뢰성 목표 등에 있어서 유사해야 한다. 이런 분야에서 차이가 있다면 차용 주기의 수정이 필요하게 된다.</p>
</div>
<div data-bbox="465 126 508 487" data-label="Text">
<p>차용주기의 수정은 엔지니어링 분석의 방법 또는 수학적 방법에 의하여 이루어져야한다.</p>
</div>
<div data-bbox="511 126 580 487" data-label="Text">
<p>교정 주기는 외부에서 제공하는 교정이력 자료로부터 계산되어 질 수 있으나, 주의할 것은 요구기관의 필요에 맞는자의 관점에서 외부에서 확보한 자료의 품질과 적합성에 대한 지식이 필요하다.</p>
</div>
<div data-bbox="583 204 606 487" data-label="Section-Header">
<h3>제 3 절 제조자 제공 데이터 및 권고 주기의 사용</h3>
</div>
<div data-bbox="609 126 652 487" data-label="Text">
<p>최초의 교정 주기 설정을 위해 활용 가능한 유익한 정보를 중의 하나는 측정기기를 직접 개발하고 제조하는 측정기기 제조사가 제공하는 정보이다.</p>
</div>
<div data-bbox="655 126 724 487" data-label="Text">
<p>측정기기의 제조자들은 그들이 발간하는 장비의 특진표에서 교정 주기에 관련한 정보를 제공하기도 한다. 이러한 것들은 주로 주요 측정기에 대한 성능 측면에서의 안정도 분석에 근거하게 된다.</p>
</div>
<div data-bbox="727 126 819 487" data-label="Text">
<p>제조자가 제공하는 정보를 활용하기 위해서는 첫째, 허용상차 둘째, 특성값이 허용상차 내에 있을 평균 시간, 그리고 세 번째로 이러한 시간 간격이 경과한 후 해당 측정기들이 허용상차 내에 있을 백분율 등 3가지의 고려 사항의 조화가 요구되어 진다.</p>
</div>
<div data-bbox="822 126 865 487" data-label="Text">
<p>측정기기 제조자가 이러한 3가지 교정 주기에 관련한 정보를 제공하거나 3가지 주요 사항에 대한 적절한 고려를 바탕으로 한 교정주기 권고안을 제</p>
</div>
<div data-bbox="482 882 513 895" data-label="Page-Footer">157</div>