관        보
               제14837호                                     2001. 6. 28. (목요일)
                가. 진동측정기는 진동픽업, 레벨렌지 변환기,       (2)교정편차점검
                 교정장치, 감각보정회로, 출력단자, 지시계
                                              2.2 굴뚝배출가스 연속자동측정기및그부속기기,
                 기등으로···용이하여야한다.
                                               나. 2 SO2, NOx, HCl, HF, NH3, CO 측정기 (3)
                 (1)〜(4)(생략)
                                               상눀정확도항을다음과같이한다.
                 (5)〈삭 제〉
                                               (3)상눀정확도(Relative Accuracy)
                 (5)출력단자
                                                (3-1) 주 시험법
                 (6)지시계기
                                                 시험방법제3장제1절제1항에따라시료채취
            [별표2]의 2.2 굴뚝배출가스 연속자동측정기 및 그
                                                 관이연속자동측정기의시료채취부(또는광
            부속기기, 나. 1 먼지측정기(3)상눀정확도항을다음
                                                 로)와 동일선상에 오도록 설치한다. 연속자
            과같이한다.
                                                 동측정기로가스상오염물질의농도를측정
             (3)상눀정확도(Relative Accuracy)
                                                 하면서동시에시험방법제3장제1절제1항
              (3-1)주 시험법에의한방법
                                                 흡수병또는채취병을쓰는방법(이하채취
                시험방법제3장제2절제1항2.1(이하주시험방
                                                 병법)에따라시료를채취한후주시험방법
                법이라한다)에따라먼지채취기의흡인노즐이
                                                 으로가스상오염물질의농도를구한다. 이때
                연속자동측정기의시료채취부와동일선상의
                                                 연속자동측정기에의한측정결과는채취병
                지점에오도록설치한다. 연속자동측정기로먼
                                                 법으로시료를채취한시간과동일한시간의
                지의농도를측정하면서동시에주시험방법에
                                                 평균치로산출한다. 같은방법으로5회의측
                따라먼지시료를채취한다. 이때연속자동측정
                                                 정치를구하고다음식에따라상눀정확도를
                기에의한측정결과는주시험법으로시료를
                                                 계산한다.
                채취한시간과동일한시간의평균치로산출하
                며, 같은 방법으로 5개이상의 측정치를 얻는
                다. 각 회의측정값을얻기위하여소요되는시
                간은1시간이내로한다. 상눀정확도는다음식
                에따라구한다.
                                                (3-2)기기분석방법
                                                 상눀정확도를측정하기위하여자동측정기
                                                 기를사용할경우에는형식승인을받은측정
                                                 기를선정하여야한다. 측정기의시료채취관
              (3-2)배출허용기준에의한방법
                                                 은 연속자동측정기의 시료채취부(또는 광
                시료측정값을얻는방법은위의주시험법에
                                                 로)와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이
                의한방법과동일하며, 상눀정확도는다음식
                                                 때연속자동측정기에의한측정결과(5분데
                에따라구한다.
                                                 이터)는연속자동측정기로시료를채취한시
                                                 간과동일한시간의평균치(보정된1분데이
                                                 터의5분평균)로산출한다. 같은 방법으로
                                                 9회의측정치를구하고다음식에따라상눀
                                                 정확도를계산한다.
              (3-3)광투과형 먼지 연속자동측정기의경우, 상
                눀 정확도는 실시하지 않으며 다음 방법으로
                눀체한다.
                ①배열상태점검
                                           14