<div data-bbox="166 100 243 113" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="434 100 454 113" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 100 561 113" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 100 831 113" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="130 506 200 878" data-label="Text"><p>측정단위(단위) 같은 종류의 다른 양을 비교하여 그 크기를 나타내기 위한 기준으로 사용되는 특정량을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="200 785 220 878" data-label="Text"><p>정확도(Accuracy)</p></div>
<div data-bbox="220 520 240 878" data-label="Text"><p>측정량(Measurand)의 측정결과와 (합정/관행)값이 서로 일치하는 정도</p></div>
<div data-bbox="240 735 260 878" data-label="Text"><p>정확도비율(Accuracy Ratio)</p></div>
<div data-bbox="260 506 320 878" data-label="Text"><p>(1) 어떤 측정되는 객체의 허용(등)한계(등)에 대한 비율</p></div>
<div data-bbox="320 506 380 878" data-label="Text"><p>(2) 어떤 측정되는 객체의 불확도의, 측정에 수반되는 불확도에 대한 비율</p></div>
<div data-bbox="380 506 440 878" data-label="Text"><p>(3) 어떤 측정 경자의 불확도의, 어떤 측정되는 객체의 명시된 허용자 한계(등)에 대한 비율</p></div>
<div data-bbox="440 725 460 878" data-label="Text"><p>조정한계(Adjustment Limits)</p></div>
<div data-bbox="460 506 520 878" data-label="Text"><p>시행 또는 교정 중에 속성(attribute)의 조정 또는 개신을 위해 측정 속성의 값을 정해지는 관리 한계. 조정한계 밖에 있는 것으로 측정된 값은 조정한계 내에 있는 것(보통 긍정값으로 함)으로 속성을 조정한다. 조정한계 안에 있는 것으로 측정된 값은 조정하지 않는다.</p></div>
<div data-bbox="520 705 540 878" data-label="Text"><p>ADP(Automatic Data Processing)</p></div>
<div data-bbox="540 506 600 878" data-label="Text"><p>컴퓨터 또는 컴퓨팅 시스템에 의해 데이터를 프로세싱하는 데에 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 지칭함</p></div>
<div data-bbox="600 785 620 878" data-label="Text"><p>인공시료(Artifact)</p></div>
<div data-bbox="620 506 640 878" data-label="Text"><p>측정 가능한 특성이 있도록 만들어진 실제</p></div>
<div data-bbox="640 795 660 878" data-label="Text"><p>속성(Attribute)</p></div>
<div data-bbox="660 506 680 878" data-label="Text"><p>정지 또는 인공물의 측정할 수 있는 특성</p></div>
<div data-bbox="680 715 700 878" data-label="Text"><p>계수치 데이터(Attributes Data)</p></div>
<div data-bbox="700 506 760 878" data-label="Text"><p>어떤 속성의 상태(보기를 들면, '한계 이내 또는 '한계 이탈')를 나타내는 데이터</p></div>
<div data-bbox="760 740 780 878" data-label="Text"><p>AOP(Average over period)</p></div>
<div data-bbox="780 506 800 878" data-label="Text"><p>교정 주기 전체에 걸친 평균 측정 신뢰도를 지칭함</p></div>
<div data-bbox="800 785 820 878" data-label="Text"><p>교정(Calibration)</p></div>
<div data-bbox="820 506 840 878" data-label="Text"><p>특정조건 하에서 측정기기, 표준물건, 물건적도 또는 측정시스템</p></div>
<div data-bbox="130 120 170 490" data-label="Text"><p>등에 의하여 결정된 값을 표본에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="170 335 190 490" data-label="Text"><p>교정주기(Calibration Interval)</p></div>
<div data-bbox="190 120 210 490" data-label="Text"><p>장비의 어떤 아이템에 대해 얻어온, 계획된 교정 사이의 시간의 기간</p></div>
<div data-bbox="210 345 230 490" data-label="Text"><p>신뢰한계(Confidence Limits)</p></div>
<div data-bbox="230 120 250 490" data-label="Text"><p>어떤 규정된 확률로 특정 값을 포함하는 값의 범위를 강제지는 한계</p></div>
<div data-bbox="250 425 270 490" data-label="Text"><p>장치(Device)</p></div>
<div data-bbox="270 120 290 490" data-label="Text"><p>측정되거나 측정하는 기기(instrument)</p></div>
<div data-bbox="290 305 310 490" data-label="Text"><p>EOP(End of period)</p></div>
<div data-bbox="310 120 330 490" data-label="Text"><p>교정 주기 종료시점에서의 장자의 측정 신뢰도를 지칭함</p></div>
<div data-bbox="330 305 350 490" data-label="Text"><p>장비 파라미터(Equipment Parameter)</p></div>
<div data-bbox="350 120 370 490" data-label="Text"><p>성능 규격에 의해 한정된 기대 공정치로 표시될 수 있는 장비의 어떤 아이</p></div>
<div data-bbox="370 305 390 490" data-label="Text"><p>템의 한 속성</p></div>
<div data-bbox="390 375 410 490" data-label="Text"><p>교정시간(Failure Time)</p></div>
<div data-bbox="410 120 430 490" data-label="Text"><p>교정 이후 허용치를 벗어나는 결과의 발생까지 경과된 시간</p></div>
<div data-bbox="430 345 450 490" data-label="Text"><p>제네릭 아이템(Generic Item)</p></div>
<div data-bbox="450 120 470 490" data-label="Text"><p>유사한 조격의 적용에 의해 특징지어지는 장비(보기를 들면, 신호 발생기,</p></div>
<div data-bbox="470 120 490 490" data-label="Text"><p>감쇠기, 압력 게이지 등)의 동일함을 증명할 수 있는 그룹핑(grouping)</p></div>
<div data-bbox="490 355 510 490" data-label="Text"><p>기기분류(Instrument Class)</p></div>
<div data-bbox="510 120 530 490" data-label="Text"><p>유사한 정밀도, 성능 기준, 그리고 적용에 의해 특징지어지는 모델 제조자</p></div>
<div data-bbox="530 405 550 490" data-label="Text"><p>아이템의 그룹핑</p></div>
<div data-bbox="550 365 570 490" data-label="Text"><p>허용자 이내(In-Tolerance)</p></div>
<div data-bbox="570 120 590 490" data-label="Text"><p>(1) 측정 속성의 값이 그 속성을 위해 문서화된 성능 규격 이내에 있는 조건</p></div>
<div data-bbox="590 120 610 490" data-label="Text"><p>(2) 장비의 어떤 아이템의 모든 측정 속성이 문서화된 성능 규격과 일치하</p></div>
<div data-bbox="610 120 630 490" data-label="Text"><p>는 측, 모든 속성이 허용자 이내에 있는 상태</p></div>
<div data-bbox="630 245 650 490" data-label="Text"><p>최우추정(Maximum Likelihood Estimation(MLE))</p></div>
<div data-bbox="650 120 670 490" data-label="Text"><p>교정 주기 또는 여러 수명 데이터로부터 신뢰성 모델의 계수를 추정하는</p></div>
<div data-bbox="670 465 690 490" data-label="Text"><p>방법</p></div>
<div data-bbox="690 325 710 490" data-label="Text"><p>측정속성(Measurement Attribute)</p></div>
<div data-bbox="710 120 730 490" data-label="Text"><p>장비 파라미터와 동일 (표본의 명확성을 증진하기 위해, 장비 파라미터를</p></div>