<div data-bbox="167 100 243 113" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="434 100 561 113" data-label="Page-Header">한</div>
<div data-bbox="679 100 832 113" data-label="Page-Header">2001.12.19. (수요일)</div>
<div data-bbox="124 442 144 489" data-label="Text">정의된다.</div>
<div data-bbox="147 500 430 874" data-label="Text">
<p>사용자의 신뢰는 시간에 따라 떨어진다. 사용자의 확신이 부족하다면, 측정의 결과는 의심스럽게 되고, 곧 제품이나 제공된 서비스의 품질에 대한 신뢰를 하락시키는 일을 초래하게 될 것이다. 그러므로, 주기적인 교정은 시험 장비가 기록된 허용오차 범외 이데에서 잘 작동하고 있는지 여부를 확인시켜주기 위해서, 수행되어야 한다. 만일 교정 프로세스가 유효하고 있지 않다면, 제품이나 서비스의 품질은 결코, '무결함(zero defect)' 상태에 이르지 못하게 된다. 하지만, '일마나 자주 교정해야 하는가?'에 대한 질문은 핵심적인 사항으로 생각된다. 교정의 주기성은 무엇인가? 만일 사용자가 핵심적인 사용으로 생각된다. MTE는 말하자면 배시간 또는 매일매일 교정 신뢰도 수준 100%를 원하면, MTE는 말하자면 배시간 또는 매일매일 교정되어져 있어야 하는가? 그러한 시행착오는 막대한 경비 지출과 혼란에 이르게 될 것은 명백하다. 그런 혼란을 피하기 위한 일단의 고찰들은, 새로 교정을 필요로 하지 않아 매번 새로운 장비들을 구매해야한다고 느꼈 수도 있을 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="434 500 503 874" data-label="Text">
<p>비록 새 장비라 할지라도 그 성능을 확인하기 위해서 교정되어야 한다는 것은 명연하며, 제품과 서비스의 품질은 MTE의 주기적인 교정 없이는 확립될 수 없다.</p>
</div>
<div data-bbox="510 788 531 874" data-label="Section-Header">
<h3>1-1. 측정 신뢰도</h3>
</div>
<div data-bbox="534 500 724 874" data-label="Text">
<p>일반 산업체나 교정을 담당하는 기관에서는 업무의 편리성을 위하여 경험적으로 교정 주기들을 1년, 2년 하는 식으로 고정화하는 경향이 있다. 그런 상황에서 측정기가 변하는 성능 조건들, 디자인, 응용성, 구조 및 제조 등에 따른, MTE의 많은 다른 형식들을 교정하고 있기 때문에, 이에 대한 교정된 장비의 신뢰도에 따라 조정할 수 없게 된다. 장비의 신뢰도는 후속 대량 생산 형태로 변화하고 있을 것이며, 만대로, 사용자들이 명시된 최소한의 측정 신뢰도를 확립하도록 하는 것은 교정기관들의 책임이 크다고 할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="727 500 867 874" data-label="Text">
<p>NCSL RP-1에서는 교정 대상의 측정기들이 수용 가능한 허용오차 범위와 신뢰도를 확보하기 위하여, 교정계획이 수립되고 유지되기 위하여 정기적으로 MTE는 교정되어져 있어야 하며, 여기에서의 신뢰도는, 수립된 주기 전 체에 걸쳐서 MTE가 허용차 이내에 들도록 하는 확률로 정의된다. 허용차 이내라는 것은 공차 이내에 있다는 것을 의미한다는 것에 주의해야 한다. 교정 주기는 MTE의 연속적이고 계획된 교정을 사이의 시간 간격으로</p>
</div>
<div data-bbox="124 120 382 489" data-label="Text">
<p>측정 신뢰도는 전통적인 신뢰도의 경우와 같이 교정주기 이용가 아닌 교정 주기 이내에서 주어진 시간에 공차 안에 들어맞는 결과를 말하는 것으로서, 교정 주기들은 측정기들을 교정하는 기관에 의하여 수립되고 관리되어야 한다. 연속된 교정이 이루어지는 동안에 그 장비가 얼마나 잘 유지되고 있는지 또는 얼마나 잘 작동되어 있는지를 등에 의해서, 주기가 사용자들에게 결정될 수 있다고 단정해서는 안된다. 수용 가능한 정밀도란 MTE의 본래 제조자에 의해서 인용된 문서화된 성능 사양을 참조한다. 새로 사용자들은 그 사양을 격하시켜 시도하기도 한다. 격한 정밀도로 사용된 장비는 더 나아가서는 아무런 인지도 없이 스스로 적합할 수 있기 때문에, 이</p>
</div>
<div data-bbox="385 405 406 489" data-label="Section-Header">
<h3>1-2. 목표 신뢰도</h3>
</div>
<div data-bbox="409 120 867 489" data-label="Text">
<p>측정 신뢰도에 대하여 무면정으로 허용 가능한 목표는 존재하지 않고, 사용자를 가장 사이에서조차 측정 신뢰도에 대해 널리 분포된 요구조건들이 있다. 고객들이 100% 혹은 그에 버금가는 신뢰도를 요구한다 할지라도, 교정 비용을 고려해야 하기 때문에, 공급자들은 그러한 높은 신뢰도 목표에 동의하지 않게 될 것이다. 서로 간섭을 일으키는 요구조건들을 만족시키기 위해서, 교정기관들은, 업무 하중의 양적 증대로 인하여, 서로 다른 MTE 혹은 다른 MTE 그룹들에 대하여 여러 신뢰도 목표들을 정할 수 없게 된다. 한 지붕 아래에서 사용되는 서로 다른 형식들의 MTE에 대하여 목표를 하나 이상 많이 정하는 것 또한 필요하다. 그러나, 올바른 교정주기의 목표 신뢰도를 이루기 위해서 모든 제품을 몇 서비스들의 고작과 몇 공급자들에게만 일반적으로 수용 가능한, 90%에서 95%의 측정 신뢰도를 목표로 잡지들에게 만일 90%의 신뢰도가 목표라면, 어떤 장비가 정해진 주기 시표로 교정된다. 만일 90%의 신뢰도가 목표라면, 어떤 장비가 정해진 주기 시표로 반복해서 재교정이 이루어졌을 때, 그것이 재교정을 위해서 도착했을 때 허용차 이내에 남아야 하는 90%의 시간을 의미한다. 다시 말해서, 연속적인 교정 사이에 허용차 이내에 있을 MTE의 확률은 90%이라는 것으로 해석된다. 위의 정의를 또한 가정하는 것은, 만일 그 장비가 허용차 이내에 있다는 것, 즉, 연속된 교정들의 시간에서 정밀도 사양이 맞는 것이 확인되었다면, 최근의 교정으로부터 현재의 교정까지의 기간 동안에 허용값 안에 있어 왔다</p>
</div>
<div data-bbox="481 881 513 894" data-label="Page-Footer">176</div>