<div data-bbox="165 103 243 117" data-label="Page-Header"><p>제14963호</p></div>
<div data-bbox="435 103 456 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001.11.28. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 125 335 495" data-label="List-Group">
<ul>
<li>3) 평형변상기는 대지에 대해 충분한 평형을 유지하여야 한다.</li>
<li>4) 전위차계의 값은 100kΩ으로 한다.</li>
<li>5) 소모미터에서의 측정은 소모미터터 가중압멀티를 통한 값으로 한다.</li>
</ul>
<p>나. 측정절차</p>
<ul>
<li>1) 위의 각자의 측정회로에서 Ep 및 ep를 측정한다.</li>
<li>2) 소모미터로 임은 Ep 및 ep의 값이 같아진 때까지 전위차계를 가변한다.</li>
<li>3) 이때의 R1 및 R2의 값은 측정값 Ep 및 ep에 직접 비례하는 양이 되며, 따라서 감도계수(λ)는 2R1/R2가 되며, 이로부터 통신회선의 평형도값을 계산한다.</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="390 570 685 820" data-label="Diagram">
<img alt="Two circuit diagrams. The top diagram shows a signal source connected to a transformer (평형 변상기) with a 600Ω load, which is then connected to a voltmeter (소모미터) to measure Ep. The bottom diagram shows a signal source connected to a voltmeter (소모미터) to measure ep, with a parallel combination of R1 and R2 connected to the circuit."/>
</div>
<div data-bbox="335 510 685 875" data-label="List-Group">
<p>0 방법 2</p>
<p>가. 측정회로</p>
<p>평형변상기</p>
<p>소모미터</p>
<p>Ep 측정</p>
<p>전위차계</p>
<p>전위차계</p>
<p>R1</p>
<p>R2</p>
<p>소모미터</p>
<p>Ep 측정</p>
</div>
<div data-bbox="125 510 335 875" data-label="List-Group">
<ul>
<li>3) 이와 같이 측정한 값으로부터 회선평형도의 값을 산출한다.</li>
</ul>
<p>회선평형도=20log | Vs/Vm | [dB]</p>
<p>라. 측정장비</p>
<ul>
<li>1) 구동회로 및 중단회로</li>
<li>2) 신호발생기</li>
<li>3) 주파수 선택배변터</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="740 510 875 875" data-label="List-Group">
<p>나. 측정조건</p>
<ul>
<li>1) Ep의 측정은 상대측 풍단의 밍과 링단자를 단락시키고 접지단자와 직접 연결한 후 측정단에서 소모미터로 측정을 한다.</li>
<li>2) ep의 측정은 상대측을 600Ω 순저항으로 풍단한 후 측정단에 600Ω</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="435 435 456 450" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 435 562 450" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 435 830 450" data-label="Page-Header"><p>2001.11.28. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 460 335 875" data-label="List-Group">
<ul>
<li>3) 평형변상기는 대지에 대해 충분한 평형을 유지하여야 한다.</li>
<li>4) 전위차계의 값은 100kΩ으로 한다.</li>
<li>5) 소모미터에서의 측정은 소모미터터 가중압멀티를 통한 값으로 한다.</li>
</ul>
<p>나. 측정절차</p>
<ul>
<li>1) 위의 각자의 측정회로에서 Ep 및 ep를 측정한다.</li>
<li>2) 소모미터로 임은 Ep 및 ep의 값이 같아진 때까지 전위차계를 가변한다.</li>
<li>3) 이때의 R1 및 R2의 값은 측정값 Ep 및 ep에 직접 비례하는 양이 되며, 따라서 감도계수(λ)는 2R1/R2가 되며, 이로부터 통신회선의 평형도값을 계산한다.</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="390 460 685 820" data-label="Diagram">
<img alt="Two circuit diagrams. The top diagram shows a signal source connected to a transformer (평형 변상기) with a 600Ω load, which is then connected to a voltmeter (소모미터) to measure Ep. The bottom diagram shows a signal source connected to a voltmeter (소모미터) to measure ep, with a parallel combination of R1 and R2 connected to the circuit."/>
</div>
<div data-bbox="335 460 685 875" data-label="List-Group">
<p>0 방법 2</p>
<p>가. 측정회로</p>
<p>평형변상기</p>
<p>소모미터</p>
<p>Ep 측정</p>
<p>전위차계</p>
<p>전위차계</p>
<p>R1</p>
<p>R2</p>
<p>소모미터</p>
<p>Ep 측정</p>
</div>
<div data-bbox="125 460 335 875" data-label="List-Group">
<ul>
<li>3) 이와 같이 측정한 값으로부터 회선평형도의 값을 산출한다.</li>
</ul>
<p>회선평형도=20log | Vs/Vm | [dB]</p>
<p>라. 측정장비</p>
<ul>
<li>1) 구동회로 및 중단회로</li>
<li>2) 신호발생기</li>
<li>3) 주파수 선택배변터</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="740 460 875 875" data-label="List-Group">
<p>나. 측정조건</p>
<ul>
<li>1) Ep의 측정은 상대측 풍단의 밍과 링단자를 단락시키고 접지단자와 직접 연결한 후 측정단에서 소모미터로 측정을 한다.</li>
<li>2) ep의 측정은 상대측을 600Ω 순저항으로 풍단한 후 측정단에 600Ω</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="435 875 456 890" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 875 562 890" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 875 830 890" data-label="Page-Header"><p>2001.11.28. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 885 335 985" data-label="Text">
<p>정비통신부고시제2001-102호</p>
<p>전기통신기본법 제28조의 규정에 의한 동기식디지털제위에관한전기통신방식을 다음과 같이 고시한다.</p>
<p>2001년11월28일</p>
<p>정보통신부장관</p>
</div>
<div data-bbox="335 885 685 985" data-label="Text">
<p>동기식디지털제위에관한전기통신방식</p>
<p>제1조(용어의 정의) 이 고시에 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.</p>
<p>1. "통신적 디지털 제위"라 함은 정보를 운반한 전송신호의 속도와 운반 구조를 계층적으로 규정한 것으로서 여러 형태의 정보운반과 전송설비 간 접속이 용이하도록 표준화한 것을 말한다.</p>
</div>