yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
중분류   소분류      핵심(요소)기술                         기술수준
            출형, 정전용량 검출형)       - 반응시간 : 1분 이내
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 감지면 규격 : 5 ㎜ 간격 이내 금박격자, 15 ~ 3
                                0 ° 경사지게 설치
                                - 감지면 항온유지
                                 · 서리 및 이슬현상으로 인한 오류 방지
                                 · 강우 및 강설현상 종료 시 반응시간 2분 이내에
                                감지면의 물기 제거
            11                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            기압센서(정전용량식)       - 측정범위 : 500 ~ 1,080 hPa
                                - 정확도 : ±0.5 hPa(750 ~ 1,080 hPa)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 분해능 : 0.1 hPa
                                - 반응시간 : 1초 이내

            12                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            일사센서(열전대식)        - 민감도(Sensitivity) : 7 ~ 17 μV/(W/㎡)
                                - 온도특성 : ±2 % / -20 ~ +50 ℃
                                - 비선형성(Non-linearity) : ±0.5 %
                                - 안정도 : ±0.8 %/년
                                - 정확도 : 2 %(일변화), 3 %(시간변화)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 시야각 : 0 ~ 360 °
                                - 측정범위 : 0 ~ 1,500 W/㎡
                                - 분해능 : 1 W/㎡

            13                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            일조센서(회전거울식, 광다     - 측정범위 : 0 ~ 24 시간
            이오드식)               - 입사각 특성 : ±5 %
                                - 시초값 : 120 W/㎡
                                - 정확도 : ±5 %(120 W/㎡), 10 분(일) 이내
                                - 운용환경 : -20 ~ +40 ℃(주간)
                                - 분해능 : 0.1 시간

            14                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            시정센서(산란식)         - 측정범위 : 10 ~ 25,000 m 이상
                                - 정확도 : ±10 % 이내(10 ~ 10,000 m 미만), ±2
                                0 % 이내(10,000 m 이상)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 샘플링 : 매 10 ~ 15 초
                                - 분해능 : 10 m

            15                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            운고센서(레이저식)        - 측정범위 : 10 ~ 7,500 m 이상
                                - 정확도 : ±10 m(1,000 m 미만),
                                       ±30 m(1,000 m 이상)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 샘플링 : 매 15 ~ 60 초
                                - 분해능 : 10 m

            16                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            적설센서(레이저식)         - 측정범위 : 0 ~ 300 cm
                                - 측정방식 : 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균
                                - 정확도 : ±0.5 cm
                                - 운용환경 : -40 ~ +50 ℃
                                - 샘플링 : 매 15 ~ 60 초
                                - 분해능 : 0.1 cm

            17                [아래의 요소 항목 중 하나 이상 만족할 것]
            지표면 방출 물질 및 에너    - 온도, 습도, 풍속, 풍향, 이산화탄소 농도, 현열/잠


                             - 224 -
중분류     소분류      핵심(요소)기술                    기술수준
              지 관측 기술          열, 이산화탄소 교환량, 일사량 등 측정시 Fluxnet
                               권장사항 만족 여부
                             - 도로 노면 상태(강수/강설유무)탐지 가능 여부
                             - 증발량/열 배출량/CO₂ 배출량의 연간 누적 적산량
                               계산 여부

      03      01             [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      해양관측    관측요소 및 관측센서    - 해양기상관측부이와 해양자동기상관측장비는 기온,
                               풍향, 풍속, 기압, 습도, 유의파고, 파주기, 수온을
                               관측할 수 있어야 함(단, 선박에 설치된 해양자동기
                               상관측장비는 유의파고, 파주기, 수온을 관측요소에
                               서 제외할 수 있음)
                             - 관측센서의 규격은 다음과 같음
                               (1) 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 측정하는 관측
                               센서의 규격은 위 소분류「지상관측장비」를 따름
                               (2) 유의파고, 파주기, 수온을 측정하는 관측센서의
                               규격은 아래 별표 1과 같음

                             [별표 1. 해양기상 관측센서의 규격]
                             ㅇ 온도계(수온) 센서 규격
                               - 측정방식 : 전기저항 또는 전기전압
                               - 측정범위 : -2 ℃ ~ +40 ℃
                               - 불확도 : ±0.1 ℃ 이내
                             ㅇ 파고계 센서 규격
                               - 측정범위
                               ․ 유의파고 : 0 m ~ 15 m
                               ․ 파주기 : 3 초 ~ 18 초
                               - 불확도
                               ․ 유의파고 : ±0.5 m 또는 ±10 % 이내
                               ․ 파주기 : ±1.0 초 이내

              02             [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
              자료수집 및 처리장치    ㅇ 자료수집 및 처리장치는 관측된 자료를 수집․처리․저
                              장하며 관측센서와 통신장치를 제어하는 장치를 의미
                              하며, 다음 각 호의 조건을 만족하여야 함
                               - 관측센서가 추가되거나 관측센서의 종류가 변경
                              되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어
                              가 가능하여야 함
                               - 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능하여야
                              함
                               - 자료수집 및 처리장치의 규격은 별표 2와 같음
                               - 자료수집 및 처리장치는 원시 관측자료를 별표 3
                              에 제시된 방법으로 처리하여 매 정시 자료를 생산할
                              수 있어야 함
                               - 자료수집 및 처리장치는 자체 시각을 국내의 표
                              준시각으로 맞추어 주는 작업을 1일 1 회 이상 실시
                              할 수 있어야 함

                             [별표 2. 자료수집 및 처리장치의 규격]
                             ㅇ 메모리 규격
                               - 프로그램 메모리 : 8 KB 이상
                               - 주 메모리 : 128 KB 이상
                               - 자료저장 메모리 : 1 MB 이상
                                · 추후 필요에 따라 메모리를 추가할 수 있어야
                              함
                                · 전원중단, 통신장애에 대비하여 2개월 이상의
                              자료를 저장할 수 있어야 함
                             ㅇ 채널 규격
                               - 아날로그 채널
                                · 8 개 이상(Differential 채널 5 개 이상 포함)



                            - 225 -
중분류   소분류     핵심(요소)기술                     기술수준
                             · 전압분해능 :
                                  Single ; 입력전압의 1/15000배 이하
                                 Differential ; 입력전압의 1/30000배 이하
                             · 불확도 : 입력전압의 1/1000배 이하
                            - 디지털 채널 : 8 개 이상
                            - 주파수 채널 : 2 개 이상
                            - A/D bit : 12 bit 이상
                          ㅇ 기타 규격
                            - 인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트
                            - 운용환경 : 기온 -40 ℃ ~ +50 ℃

                          [별표 3. 자료처리의 규격]
                          ㅇ 관측요소 : 기온, 기압, 습도, 수온
                            - 자료단위 : 0.1 ℃(기온), 0.1 hPa(기압), 1 %
                           (습도), 0.1 ℃(수온)
                            - 샘플링 간격 : 10초
                            - 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지
                            - 자료처리 시간간격 : 1시간
                             · 매 정시 전 10분 동안의 60 개 자료를 평균하
                           여 정시자료를 산출함
                          ㅇ 관측요소 : 풍향, 풍속
                            - 자료단위 : 0.1 ㎧(풍속), 1 ˚(풍향)
                            - 샘플링 간격 : 1초
                            - 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지
                            - 자료처리 시간간격 : 1시간
                             · 매 1초 간격으로 3초 동안 3 개의 샘플링된 자
                           료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍
                           향․풍속을 산출함
                             · 매 정시 전 10분 동안의 600 개 풍향․풍속자료
                           를 벡터평균하여 정시자료를 산출함
                             · 매 정시 전 10분 동안의 600 개 풍속자료를 비
                           교하여 최대값과 그 때의 풍향을 1시간 최대순간풍
                           향․풍속으로 산출함
                          ㅇ 관측요소 : 유의 파고, 파주기
                            - 자료단위: 0.1 m(파고), 0.1 초(주기)
                            - 샘플링 간격 : 1초 이하
                            - 관측자료 수 : 512 개 이상으로 함
                              (단, 512×2n(n=0,1,2,...)으로 증대)
                            - 관측시간 : 관측자료 수와 샘플링 간격을 고려하
                           여 결정
                             · 예 : 1,024 개 자료를 관측할 경우 8.533분(=1
                           024×0.5초/60초) 전부터 정시까지
                            - 유의파고와 파주기는 해수면의 변위를 다음과 같
                           이 스펙트럼 분석하여 산출함
                             · 유의파고 = 4
                             · 파주기 =
                             · m0 = E(f)df, ㎡ = E(f)df
                              * f : 주파수
                               E(f) : 해수면의 변위를 스펙트럼 분석으로 구
                           한 주파수별 분산밀도




            03            [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            부이본체          - 부이본체는 해양기상관측부이를 해수면 위로 뜨게
                            하는 부력을 갖춘 몸체, 각종 관측센서와 통신장치를
                            부착하는 상부구조물, 계류장치를 연결하는 하부구조



                         - 226 -
중분류     소분류        핵심(요소)기술                     기술수준
                                   물로 구성되어야 함
                                 - 부이본체는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소 5년
                                   이상을 견딜 수 있어야 함




                04               [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                계류장치             - 계류장치는 해양기상관측부이를 고정하기 위하여 사
                                   용되는 계류선, 체인, 앵커 등으로 구성된 장치
                                 - 계류장치는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소 2년
                                   이상을 견딜 수 있어야 함




      04        01               [아래의 요소 항목 모두 만족]
      지진·화산 탐   광대역 속도지진계 관측센    - 성분 : 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
      지         서                - 주파수영역 : 120 초 ~ 40 Hz 까지 3 dB 이내 오차
                                   로 평활한 주파수 응답반응을 유지
                                 - 동적범위 : 130 dB 이상 (지반속도 ± 13 mm/s 이상
                                   까지 견딜 것)
                                 - 민감도 : 1,000 ~ 20,000 Vs/m 범위 이내
                                 - 센서신호출력 : 출력 전압이 ± 10 V 이상으로 자료
                                   수집․처리장치의 최대 입력 전압 이내여야 함
                                 - 검증 : 검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한
                                   센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반
                                   응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지
                                 - 센서자동중신 : 3축 성분의 중심축 위치를 자동으로
                                   중앙에 위치하여야 함
                                 - 소비전력 : 2.0 W 이하
                                 - 외장 : 방수 기능 및 수평으로 설치 할 수 있도록
                                   레벨이 포함되어야 함




                02               [아래의 요소 항목 모두 만족]
                단주기 속도지진계 관측센    - 성분 : 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
                서                - 주파수영역 : 1 ~ 50 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평
                                   활한 주파수 응답반응을 유지
                                 - 고유주기 : 1초
                                 - 형태 : 코일이동형(속도형)
                                 - 동적범위 : 125 dB 이상 (1 ~ 50 Hz)



                                - 227 -
중분류   소분류      핵심(요소)기술                        기술수준
                              - 민감도 : 300 Vs/m 이상
                              - 감쇠율 : 전자기형태(Electromagnetic type), 60 ~
                                70 %
                              - 센서신호출력 : 출력 전압이 자료 수집․처리장치의
                                최대 입력 전압 이내여야 함
                              - 검증 : 검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한
                                센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반
                                응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지하여야 함
                              - 소비전력 : 2.0 W 이하
                              - 외장 : 방수 기능 및 수평으로 설치 할 수 있도록
                                레벨이 포함되어야 함




            03                [아래의 요소 항목 모두 만족]
            가속도지진계 관측센서       - 성분 : 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
                              - 주파수영역 : 주파수 영역은 DC ~ 50 Hz 이상, 0.1
                                ~ 50 Hz 까지 3 dB 이내 오차로 평활한 주파수 응답
                                반응을 유지
                              - 동적범위 : 120 dB 이상 (DC ~ 50 Hz 주파수 범위에
                                서)
                              - 측정범위 : ± 2 g, ± 1.5 g, ± 1.0 g, ± 0.5 g
                                등 측정범위를 사용자가 선택 가능하여야 함
                              - 출력전압 선형비 : 전체범위(Full Scale)의 0.1 %
                                이내이고, 지반운동 크기의 왜곡현상을 방지하여야
                                함
                              - 성분간 감도오차 : 1 % 이내, 정확한 벡터(VECTOR)
                                성분을 유추 가능하여야 함
                              - 감쇠율 : 60 ~ 70 %
                              - 센서신호출력 : 출력 전압이 자료 수집․처리장치의
                                최대 입력 전압 이내여야 함
                              지진응답계측의 포화를 방지하여야 함
                              - 검증 : 검증코일을 내장하여 외부 입력전압에 대한
                                센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하며, 센서 반
                                응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유지하여야 함
                              - 출력방식 : 신호케이블의 길이와 종류에 따라 필요
                                시 differential 선택이 가능하여야 함
                              - 외장 : 방수 기능 및 산화피막 처리, 전기적 차폐기
                                능, 높이 및 수평 조절기능, 지반에 고정 가능




            04                [아래의 요소 항목 모두 만족]
            지진해일관측기 (입력식 해    - 설치깊이 : 최대 6,000 m
            수면관측기)            - 관측범위 : 0 - 10,000 psi
                              - 해상도 : 1 mm 이내(수심 6,000 m에 설치 시)
                              - 자료취득간격 :
                                내부기록 : 15 초
                                이벤트보고 : 15 - 60 초
                                평시보고 : 15 분
                                ※ 평상시 15 분 간격 또는 그 이내로 운영, 이벤트
                                발생시 원격접속을 통해 1 분 또는 15 초 간격 등으


                             - 228 -
중분류     소분류        핵심(요소)기술                       기술수준
                                    로 조정 가능하여야 함
                                  - 지진해일 발생보고 : 지진해일 검출 알고리즘에 의
                                    해 5 분 이내 자동 보고
                                  - 전원공급시스템 : 2년 이상 가동 가능한 배터리 팩
                                    적용 전원 상태를 원격으로 감시 가능한 제어기 부착



                05                [아래의 요소 항목 모두 만족]
                지진해일관측기 (극초단파     - 관측범위 : 0 - 20 m
                식 해수면관측기)         - 주파수대역 : 9.4 - 9.8 GHz
                                  - 빔 너비 : 5 – 10 °
                                  - 정밀도 : < 1 cm(개별 관측 값)
                                  - 자료취득간격 : 0.02 - 60 초 또는 폴링(polling)
                                    방식

                06                [아래의 요소 항목 모두 만족]
                지진해일관측기 (파고계)     - 관측범위 : 0 - 20 m
                                  - 해상도 : 1 mm
                                  - 정밀도 : 1 - 10 cm(주파수 범위가 1 - 1,000 s일
                                    때)
                                  - 자료취득간격 : 0.5 초 또는 5 초
                                  - 전원공급시스템 : 1년 이상 가동 가능한 배터리 팩
                                    적용, 전원 상태를 원격으로 감시 가능한 제어기 부
                                    착


      05        01                - 관측정확도(신뢰도 등), 관측기술 등에 대한 학술
      원격탐사      인공위성을 이용한 대기상       검증 또는 지상관측 자료에 의한 검증방법 충족
                태 및 지표상태 관측 기술

                02                - 위성자료 수신 및 자료해석 기술 등에 대한 학술 검
                기상위성 수신장치 및 관측      증 또는 지상관측 자료에 의한 검증방법 충족
                자료 변환기술




      06        01                - 관측자료 활용기술(기법) 등에 대한 학술 검증 제시
      기상예보시스템   일기예보향상을 위한 관측
                자료 활용 기술



                02                - 모델 개선/개발 기술에 대한 학술 검증 제시
                일기예보향상을 위한 관측
                자료 활용 기술




                03                - 모델 개선/개발 기술에 대한 학술 검증 제시
                전국/지역규모 예보 시스템
                개발 기술


                04                - 자료 처리기술 개선 등에 대한 학술 검증 제시
                예보모델 자료 후처리 기술




                                 - 229 -
[별표 4]
                        녹색인증 표시
    1. 녹색인증의 도안모형
     [국․영문 혼용]




     [영문 전용]




    2. 녹색인증의 도안요령
       가. 표시방법(마크사용방법)
        ① 녹색인증(기술, 사업, 전문기업, 제품)서 및 관련 홍보물과 책자 등에 사
            용할 수 있으며, 확인된 녹색기술제품의 인증표시는 제품에 직접 견고히
            부착 또는 각인하여 사용(단, 확인받은 모델에만 부착 가능, 인증번호 기
            입)
        ② 제품에 녹색인증 확인 표시를 할 수 없는 경우에는 제품의 포장에
            표시를 부착하거나 제품에 기본도안 만을 표시(포장지 내부에 확인받은
            제품 이외의 제품이 포함되어 있을 경우 확인받은 제품을 포장지에 정확
            히 명시하여 표시)
        ③ 녹색기술제품 확인 없이 녹색기술인증만 획득하고 관련 제품에 인증표시
            를 부착 또는 각인할 수 없음
       나. 크기
          · 마크의 크기는 표시하려는 주변의 도안 등을 고려하여 적절한 크기로
            표시할 수 있다. 단, 비율을 유지하여야 함 (최소크기는 세로 1.5cm로 함)
       다. 색상 : 심볼색상은 PANTONE / 362C, 348C
               로고타입의 색상은 PANTONE / 348C




                           - 231 -
[별표 5]


                    녹색인증 평가수수료


           구   분                   평가수수료


          녹색기술 인증                신청 기술당 100만원



         녹색전문기업 확인                    -



         녹색기술제품 확인               신청 건당 30만원




                       - 232 -
[별지 제1호 서식]
                                                                          (앞 쪽)
                                                       접수
                                                       번호
                  녹색기술 인증신청서                           신청    □ 신규
                                                       구분    □ 연장
                국문                             대표자
    기관명
               영 문(선택)
    주생산품                             업   종
                        자본금           매출액
    종업원수             명           백만원 (백만원)      백만원 영업이익         백만원
신                       (백만원)                          (백만원)
               □ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타)
청   기관유형       □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
자              (□□□□□)                       사업자
        주 소                                  등록번호
                  소속                          성명              직위
        실무        전화                         핸드폰
        책임자
                  팩스                         이메일
                  국문
    기술명칭
                영 문(선택)
                  대분류                        중분류
신       기술       소분류                       분류번호(Code) ※ 신청자 선택
청       분야     핵심(요소)기술
기                기술수준
술        기술    ※ 신청 기술에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재
        키워드
         희망    ※ 신청한 기술 분야의 소관 행정기관이 복수이고 희망 평가기관이 소속 행정기관으로부터 지정된 경우에
        평가기관     희망 평가기관에 의뢰함


    ｢기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법｣ 제60조 및 같은 법 시
    행령 제57조,「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 기술을 녹색기술로
    인증 받고자 다음과 같이 신청합니다.
                                   년    월  일
                                             신 청 자 :                (인)
    한국산업기술진흥원장 귀하


          1. 신청 기술 설명서
          2. 관련 지식재산권(등록 등에 의하여 효력이 발생하는 지식재산권은 그 등록 등을 완료한 것
             을 말한다) 또는 실시권(등록 등에 의하여 설정되는 실시권은 그 등록 등을 완료한 것을 말
    구
             한다)에 관한 증빙(단, 상표권, 디자인권 등 기술성을 판단하기 어려운 경우에는 기술 내용
    비
             을 정확히 제시할 것)
    서     3. 동일 지식재산권을 다수의 권리자가 공동 보유 시 신청자는 공동권리자의 동의서를 제출
    류     4. 별표3의 기술수준을 증빙하는 공인기관의 시험성적서
          - 단, 공인기관에서 시험성적서 발급이 불가능한 경우, 자체시험성적서 제출
          5. 기타




                                          - 233 -
(앞 쪽)
                                                         접수
                                                         번호
              녹색기술제품 확인신청서                               신청   □ 신규
                                                         구분   □ 연장
               국문                           대표자
    기관명
              영 문(선택)
    주생산품                              업   종
    종업원수       명 자본금                  매출액
                                백만원 (백만원)        백만원 영업이익                 백만원
                  (백만원)                               (백만원)
신
          □ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타)
청   기관유형 □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
자
                                               사업자
     주 소 (□□□□□)                              등록번호
           소속                                  성명           직위
     실무
           전화                                  핸드폰
     책임자
           팩스                                  이메일
    녹색기술 (인증번호) 녹색기술명
    인증번호 ※ 녹색기술인증과 녹색기술제품 확인 동시 신청 시에는 녹색기술명만 기재
           국문      ※ 판매 중인 제품명 또는 판매 시행 대상 제품명(용도 기재)
신    제품명
          영 문(선택)
청             ※ 녹색기술제품 확인 받을 제품 모델명(15개 이내) 단, 동일 제품군으로 작성할 것, 제품과 모델 용도 일치(제품군
        모델명     이 다를 경우, 신청을 추가해야 함)
제
품        제품   ※ 신청 제품에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재
        키워드    (제품의 사용용도 등의 키워드를 선택하여 기재)

   희망         ※ 녹색기술과 동일한 평가기관으로 지정
  평가기관         (단, 녹색기술과 동시 신청한 경우, 신청시 선택한 평가기관으로 지정)

해외생산여부        국내생산, 해외생산

    ｢기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법｣ 제60조 및 같은 법 시
    행령 제57조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 제품을 녹색기술제
    품으로 확인받고자 다음과 같이 신청합니다.
                                   년   월   일

                                   신 청 자 :                     (인)
    한국산업기술진흥원장 귀하



         1. 신청 기술제품 설명서
    구    2. 제품 생산가능 증빙(공장등록증, 직접생산증명서, OEM제조 계약서 등)
    비    3. 품질경영인증서(녹색인증제 수행지침 별지 제9-1호 서식 참조)
    서    4. 제품의 성능 증빙(녹색인증제 수행지침 별지 제9-1호 서식 참조)
    류    - 단, 공인기관에서 시험성적서 발급이 불가능한 경우, 자체시험성적서 제출
         5. 기타




                                         - 234 -
(뒤 쪽)
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.


                                       처 리 기 관
   신 청 자
                 한국산업기술진흥원                  전담기관 및 평가기관



                        신청서 접수
 인증(확인) 신청       ▶
                      (구비서류 확인)


                             ▼
                                               인증(확인)평가
                      인증(확인)평가                   의뢰접수
                                           ▶
                          의뢰                 및 구비 서류 적합성
                                                   확인


                                                     ▼

                                                 현장평가,종합평가
                                                  (녹색기술제품
                                                   확인은 생략)



                                                     ▼
                                                   결과 송부
                        결과 접수          ◀
                                                 (인증/확인 추천)


                     인증위원회   ▼

                      인증(확인) 확정

                                 적합
                             ▼
 인증(확인)서 및
             ◀       인증(확인)서 발급
 확인마크 활용




                             - 235 -
[별지 제1-1호 서식]
                      신청 기술(제품) 설명서
  ※ 본 설명서는 녹색기술 인증 및 녹색기술 제품 확인의 중요한 평가 근거가 되므로,
    사실에 근거하여 신청 기술의 핵심적인 내용을 구체적으로 작성하여야 합니다.
  ※ 작성요령 : 설명서는 한글을 사용하여 (글꼴 : 휴먼명조, 크기 : 12pt) 작성하며, 증빙
    및 추가자료는 신청 기술(제품) 설명서 뒤에 별도 첨부


                                                   신청기업명
기술(제품)명

 대분류      중분류    소분류            핵심요소기술              분류코드


                                                   만족 여부 및
                    기술수준
                                                    증빙자료
[아래의 요소 항목 중 00개 이상 만족할 것]

 ※ 별표 3(녹색기술 인증을 위한 기술수준)를 참고하여 해당 녹색기술의 기술 만족 / 불만족
   수준을 아래에 동일하게 기재 후 만족 여부를 우측 란에 'O'로 표시



1. (별표 3의 해당 기술수준 기재)
 ※ 별표 3의 해당 기술수준이 여러 항목인 경우 한 항목씩 아래에 순서대로
                                                 ※ 좌측 항목에 대한
   기재
                                                 증빙자료가 있는 경우
 ※ 기술수준의 각 항목의 만족 여부와 구체적 사례 및 정량적 수치 등을 제시
                                                 기재
   하고 해당 증빙자료는 우측 란에 기재



2. (별표 3의 해당 기술수준 기재)
                                                      상동


3. (별표 3의 해당 기술수준 기재)
                                                      상동




                              - 236 -
1. 기술(제품) 및 업체(기관)의 개요

 1-1. 기업(기관)개요

 1-2. 신청 기술(제품)의 개요(명칭 및 특징 등)

 1-3. 신청 기술(제품)의 이력(개발 기간, 과정, 방법 등)

 1-4. 신청 제품(모델)의 녹색기술 적용성(제품 기능 발현에서 녹색기술의 기여도 등)
     (녹색기술제품 확인 신청 시 작성)

2. 신청 기술(제품)의 우수성


 2-1. 국내외 최고기술(제품) 대비 신청 기술(제품)의 수준

 2-2. 기존 또는 유사 기술(제품)과의 차별성 및 신청 기술(제품)의 우수성

 2-3. 기술의 완성도 및 신청 기술(제품)을 활용한 제품개발, 시장진입 등 향후 사업화 계획

 2-4. 신청 기술(제품)로 예상되는 파급효과
   (타 기술발전기여 및 기술(제품)업그레이드 등에 의한 시장효과 등)


3. 신청 기술(제품)의 녹색성

 3-1. 신청 기술(제품)의 에너지자원 활용의 효율성 및 절약 효과 등

 3-2. 신청 기술(제품)의 녹색성장기여도(탄소저감, 온실가스/오염물질 배출 최소화 등) 등

 3-3. 그린뉴딜 및 탄소중립 정책 기여도 등


4. 신청기술(제품)의 지식재산권, 실시권에 관한 사항


5. 신청 기업 제조 현황(녹색기술제품 확인 신청 시 작성)


6. 증빙 및 추가자료 첨부(녹색기술제품 신청의 경우 신청 모델별 규격 제시)




                                 - 237 -