<div data-bbox="165 102 243 116" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="435 102 457 116" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 102 562 116" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 102 830 116" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="120 120 875 875" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th colspan="4">3. 인접범위(안) 작성에서</th>
<th colspan="4">3. 인접범위(안) 작성에서</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">입성번호 : K001-048호</th>
<th colspan="2">○○○공저 (주)</th>
<th colspan="2">입성번호 : K001-048호</th>
<th colspan="2">○○○공저 (주)</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">□ 공인유효기간 : 2001년 8월 1일 ~ 2006년 8월 1일</td>
<td colspan="2">□ 주 소 : (주641-792) 성북 창림시 귀곡동 555</td>
<td colspan="2">□ 공인유효기간 : 2001년 8월 1일 ~ 2006년 8월 1일</td>
<td colspan="2">□ 주 소 : (주641-792) 성북 창림시 귀곡동 555</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">□ 담 당 부서 : 기술지원팀</td>
<td colspan="2">□ 불량책임자 : 홍 건 동</td>
<td colspan="2">□ 담 당 부서 : 기술지원팀</td>
<td colspan="2">□ 불량책임자 : 홍 건 동</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">□ 진 화 번호 : 055-278-3630</td>
<td colspan="2">□ 인접범위 : 신이, 사도, 보민사원가, 힘/토크, 압력, 전기, 온도부하(7 분하, 110분복)</td>
<td colspan="2">□ 진 화 번호 : 055-278-3632</td>
<td colspan="2">□ 인접범위 : 신이, 사도, 보민사원가, 힘/토크, 압력, 전기, 온도부하(7 분하, 110분복)</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="4">(01 건이분야)</th>
<th colspan="4">(01 건이분야)</th>
</tr>
<tr>
<th>분류코드</th>
<th>교정항목<br/>(교정방법)</th>
<th>범 위</th>
<th>최고측정능력(+)<br/>(신뢰수준 95 %)</th>
<th>분류코드</th>
<th>교정항목<br/>(교정방법)</th>
<th>범 위</th>
<th>최고측정능력(+)<br/>(신뢰수준 95 %)</th>
</tr>
<tr>
<td>010032</td>
<td>계수각분류비교정(+)<br/>(QI-CL003)</td>
<td>0.5 mm ~ 100 mm</td>
<td>0.5 mm ~ 5.8 mm</td>
<td>010030</td>
<td>파스터 인디케이터<br/>(QI-CL004b)</td>
<td>0 mm ~ 1 mm<br/>(0.001 mm)<br/>(0.002 mm)</td>
<td>0.63 mm<br/>1.2 mm<br/>5.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010050</td>
<td>깊이계이시<br/>(QI-CL004)</td>
<td>0 mm ~ 600 mm</td>
<td>5.8 mm<br/>7.0 mm</td>
<td>010030</td>
<td>노면 바이크로미터<br/>(QI-CL007)</td>
<td>(분측값)<br/>0 mm ~ 300 mm<br/>300 mm ~ 600 mm<br/>600 mm ~ 1 000 mm<br/>(최대이음)</td>
<td>0.5 mm<br/>0.9 mm<br/>1.2 mm<br/>1.2 mm<br/>0.61 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010070</td>
<td>노이제이시<br/>(QI-CL005)</td>
<td>0 mm ~ 600 mm<br/>600 mm ~ 1 000 mm</td>
<td>5.8 mm<br/>7.0 mm</td>
<td>010030</td>
<td>파스터 인디케이터<br/>(QI-CL004b)</td>
<td>0 mm ~ 1 mm<br/>(0.001 mm)<br/>(0.002 mm)</td>
<td>0.63 mm<br/>1.2 mm<br/>5.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010000</td>
<td>형계이시<br/>(QI-CL007)</td>
<td>0.5 mm ~ 0.100 mm</td>
<td>0.82 mm</td>
<td>010030</td>
<td>노면 바이크로미터<br/>(QI-CL007)</td>
<td>(분측값)<br/>0 mm ~ 300 mm<br/>300 mm ~ 600 mm<br/>600 mm ~ 1 000 mm<br/>(최대이음)</td>
<td>0.5 mm<br/>0.9 mm<br/>1.2 mm<br/>1.2 mm<br/>0.61 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010010</td>
<td>내원주 바이크로미터<br/>(QI-CL001)</td>
<td>0 mm ~ 300 mm</td>
<td>0.9 mm<br/>5.8 mm</td>
<td>010030</td>
<td>깊이계이시<br/>(QI-CL004)</td>
<td>0 mm ~ 600 mm</td>
<td>0.9 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010020</td>
<td>내원주 셀러버<br/>(QI-CL002)</td>
<td>300 mm ~ 1 000 mm<br/>0 mm ~ 500 mm</td>
<td>5.8 mm<br/>7.0 mm</td>
<td>010030</td>
<td>파스터 인디케이터<br/>(QI-CL004b)</td>
<td>0 mm ~ 1 mm<br/>(0.001 mm)<br/>(0.002 mm)</td>
<td>0.63 mm<br/>1.2 mm<br/>5.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010060</td>
<td>스텝 계이시<br/>(QI-CL008)</td>
<td>500 mm ~ 1 500 mm<br/>0 mm ~ 200 mm</td>
<td>1.4 mm</td>
<td>010030</td>
<td>노면 바이크로미터<br/>(QI-CL007)</td>
<td>(분측값)<br/>0 mm ~ 300 mm<br/>300 mm ~ 600 mm<br/>600 mm ~ 1 000 mm<br/>(최대이음)</td>
<td>0.5 mm<br/>0.9 mm<br/>1.2 mm<br/>1.2 mm<br/>0.61 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010090</td>
<td>두께 측정기<br/>(QI-CL006)</td>
<td>0 mm ~ 400 mm</td>
<td>3.0 mm</td>
<td>010030</td>
<td>파스터 인디케이터<br/>(QI-CL004b)</td>
<td>0 mm ~ 1 mm<br/>(0.001 mm)<br/>(0.002 mm)</td>
<td>0.63 mm<br/>1.2 mm<br/>5.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010020</td>
<td>홀리고 계이시<br/>(QI-CL010)</td>
<td>0.1 mm ~ 0.100 mm</td>
<td>0.70 mm</td>
<td>010030</td>
<td>내원주 셀러버<br/>(QI-CL002)</td>
<td>300 mm ~ 1 000 mm<br/>0 mm ~ 500 mm</td>
<td>5.8 mm<br/>7.0 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010040</td>
<td>차원대 계이시<br/>(QI-CL011)</td>
<td>0.05 mm ~ 800 mm</td>
<td>0.63 mm</td>
<td>010030</td>
<td>스텝 계이시<br/>(QI-CL008)</td>
<td>500 mm ~ 1 500 mm<br/>0 mm ~ 200 mm</td>
<td>1.4 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010050</td>
<td>구리판 계이시 측정기<br/>(QI-CL012)</td>
<td>0 mm ~ 5 mm<br/>5 mm ~ 50 mm</td>
<td>0.21 mm<br/>0.61 mm</td>
<td>010030</td>
<td>두께 측정기<br/>(QI-CL006)</td>
<td>0 mm ~ 400 mm</td>
<td>3.0 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010061</td>
<td>다축압 두께 측정기<br/>(QI-CL013)</td>
<td>0 mm ~ 50 mm<br/>5 mm ~ 500 mm</td>
<td>3.0 mm<br/>6.8 mm</td>
<td>010030</td>
<td>홀리고 계이시<br/>(QI-CL010)</td>
<td>0.1 mm ~ 0.100 mm</td>
<td>0.70 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010082</td>
<td>초음파 두께 측정기<br/>(QI-CL014)</td>
<td>0 mm ~ 400 mm</td>
<td>6.8 mm</td>
<td>010040</td>
<td>차원대 계이시<br/>(QI-CL011)</td>
<td>0.05 mm ~ 800 mm</td>
<td>0.63 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>010080</td>
<td>지침 순계기<br/>(QI-CL015)</td>
<td>0 mm ~ 1.5 mm</td>
<td>0.63 mm</td>
<td>010050</td>
<td>구리판 계이시 측정기<br/>(QI-CL012)</td>
<td>0 mm ~ 5 mm<br/>5 mm ~ 50 mm</td>
<td>0.21 mm<br/>0.61 mm</td>
</tr>
</thead>
</table>
</div>
<div data-bbox="810 210 870 490" data-label="Text">
<p>주1 : "0.5 mm ~ 100 mm" 의 표시방법은 0.5 mm 초과 100 mm 이하를 의미함.<br/>
  주2 : "0.04 + 0.5L" 에서 L은 계이시판측와 같이 "m" 로 표시함. 참임.<br/>
  주3 : BMC 위에 단위가 있는 숫자(1.2×10<sup>-4</sup>~0.12%)는 거수할때도 나타낼 상태물체도함을 표시함.</p>
</div>