yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
중분류   소분류      핵심(요소)기술                            기술수준
                                 격을 만족시켜야 함
                                  - 전지종류 : 건전지(dry-cell) 또는 주수전지
                                 (water-activated)
                                  - 출력성능 : +40 ℃에서 대류권계면고도 온도
                                 까지 120분 이상 라디오존데 자료가 충분히 수
                                 신될 정도로 전원공급이 가능하여야 함
                                  - 중량 : 140 g 이하


            05                  - 라디오존데의 크기는 130 mm×150 mm×220 mm
            라디오존데의 크기와 중량         이하, 중량은 전원의 중량을 제외하고 350 g 이
                                  하이어야 함



            06                  [필수항목을 만족하고 아래의 요소 항목 중 하나
            비양 기구                 이상 만족할 것]
                                ◦ (필수) 비양 기구는 초저온, 일사, 비, 우박 등
                                  기상 조건하에서도 터지지 않아야 함
                                ◦ 고층기상관측용의 경우,
                                   - 관측환경
                                    · 기압 : 1,050 hPa ~ 10 hPa
                                    · 기온 : 60 ℃ ~ -90 ℃
                                    · 습도 : 100 % ~ 1 %
                                   - 재질 : 고품질 천연고무 또는 폴리프로필렌
                                  합성고무
                                   - 목 길이 : 12 ~ 18 cm
                                   - 중량 : 명목상 800 g ~ 1,000 g의 ±10 %
                                  이내
                                   - 평균상승속도 : 300 m/min ~ 360 m/min
                                   - 총부양력 : 2,020 g ~ 2,400 g
                                   - 필수도달고도 : 100 hPa 고도(약 16 km)
                                   - 최대도달고도 : 10 hPa 고도(약 30 km)
                                ◦ 고층기후관측용의 경우,
                                   - 관측환경
                                    · 기압 : 1,050 hPa ~ 5 hPa
                                    · 기온 : 60 ℃ ~ -90 ℃
                                    · 습도 : 100 % ~ 1 %
                                   - 재질 : 고품질 천연고무 또는 폴리프로필렌
                                  합성고무
                                   - 목 길이 : 12 ~ 18 cm
                                   - 중량 : 명목상 1,200 g ~ 1,800 g의 ±10 %
                                  이내
                                   - 평균상승속도 : 300 m/min ~ 360 m/min
                                   - 총부양력 : 2,700 g ~ 4,210 g
                                   - 필수도달고도 : 30 hPa 고도(약 25 km)
                                   - 최대도달고도 : 5 hPa 고도(약 35 km)


            07                  [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            고층관측을 위한 낙하산        ◦ 낙하산의 총중량은 110 g 이하이고, 지상 부근
                                  에서 낙하속도는 5 m/s 이하여야 함
                                ◦ 낙하산은 낙하할 때에 쉽게 잘 펼쳐져야 하고,
                                  얼지 않도록 낙하산의 외부 표면이 방수 처리되
                                  고 돌출 부분이 없어야 함
                                ◦ 얼레의 줄 길이는 고층기상관측용이 20 m 이상,
                                  고층기후관측용이 30 m 이상이어야 함
                                ◦ 얼레의 줄은 내수성과 내한성을 가진 플라스틱
                                  재질로써, 라디오존데를 매단 상태에서 상승 속
                                  도를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야
                                  함



                            - 230 -
중분류   소분류      핵심(요소)기술                   기술수준
            08                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            고층관측을 위한 지상점검장    ◦ 지상점검장치는 라디오존데의 기압(또는 고도),
            치                   기온 및 습도 센서와 비교하여 그 차이를 바로
                                잡는 기능이 있어야 함
                              ◦ 지상점검장치에서 수집된 자료는 지상점검장치
                                자체 또는 자료분석장치에 저장 ․ 표출되어야 함


            09                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            고층관측을 위한 지상수신장    ◦ 지상수신장치는 라디오존데의 무선신호를 자동
            치                   으로 추적할 수 있어야 함
                              ◦ 지상수신장치는 고도별로 기압(또는 고도), 기
                                온, 습도, 풍향․풍속 등의 관측자료를 산출할 수
                                있어야 함
                              ◦ 지상수신장치는 바람 관측자료 손실에 대한 보
                                상 필터링 기능이 있어야 함
                              ◦ 지상수신장치는 수신된 원시관측자료에 대한 품
                                질검사 기능이 있어야 함
                              ◦ GPS 레윈존데 관측장비의 지상수신장치는 건물
                                실내에서 라디오존데의 GPS 신호가 정상적으로
                                수신되는지를 확인할 수 있어야 함


            10                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            고층관측을 위한 자료분석장    ◦ 자료분석장치는 지상수신장치와 연결되어 적절
            치                   한 프로그램을 통하여 라디오존데의 작동 상태
                                와 관측자료를 그래픽으로 표출하는 기능이 있
                                어야 함
                              ◦ 자료분석장치는 각 관측요소를 다음과 같은 연
                                직 고도 분해능으로 산출하여야 함
                                 - 기압 : 0.1 hPa 이하
                                 - 기온
                                  · 지상 ~ 30 km : 0.1 km 이하
                                  · 30 km 초과 : 0.5 km 이하
                                 - 습도
                                  · 지상 ~ 5 km : 0.05 km 이하
                                  · 5 km ~ 대류권계면 : 0.1 km 이하
                                 - 풍속 ․ 풍향
                                  · 지상 ~ 대류권계면 : 0.05 km 이하
                                  · 성층권 내 : 0.25 km 이하
                              ◦ 자료분석장치는 산출된 관측값을 세계기상기구
                                (WMO)가 지정한 고층풍 및 고층기상관측전문으
                                로 자동 작성하는 기능이 있어야 함
                              ◦ 고층풍 및 고층기상관측 전문은 다음 각 호를
                                포함하며, 이들 전문들은 현재 세계기상기구
                                (WMO)에서 정한 코드별 지침(Manual On Codes)
                                에 따라 작성되어야 함
                                 - TEMP F㎥5-XI
                                 - PILOT F㎥2-XI
                                 - CLIMAT TEMP FM75-XII
                                 - BUFR 3'09'052(for TEMP data)
                                 - BUFR 3'09'050(for pressure based
                                PILOTdata)
                                 - BUFR 3'09'051(for height based PILOT
                                data)
                                 - BUFR 3'09'054(for CLIMAT TEMP data)
                              ◦ 자료분석장치는 자동으로 작성된 고층풍 및 고
                                층기상관측전문을 수동으로 편집할 수 있는 기
                                능이 있어야 함
                              ◦ 자료분석장치는 수신된 원시 관측자료에 대하여
                                다음과 같은 품질검사를 수행하여야 함



                          - 231 -
중분류     소분류      핵심(요소)기술                    기술수준
                                   - 연직일치성 검사 : 고도별 기온과 기압을 이
                                  용한 연직 기온감률의 한계 검사
                                   - 정역학일치성 검사 : 고도별 고도와 기온의
                                  정역학적인 관계 검사
                                   - 연직바람시어 검사 : 인접한 두 고도의 풍향
                                  과 풍속에 대한 연직시어의 한계 검사
                                   - 표준등압면과 유의고도의 일치성 검사 : 표
                                  준등압면과 인접한 유의고도간의 관측요소에 대
                                  한 한계 검사

              11                 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
              고층관측을 위한 안테나       ◦ 안테나는 무선신호를 추적하는 UHF 안테나와
                                   GPS 신호를 수신하는 GPS 안테나로 구성되며,
                                   다음의 규격을 만족시켜야 함
                                    - UHF 안테나·주파수범위 : 400.15 MHz ~ 406
                                   MHz
                                     · 라디오존데 신호 자동 추적
                                    - GPS 안테나
                                     · GPS 위성으로부터 C/A코드 신호 수신
                                     · 저잡음 증폭기 설치
                                     · 밴드패스 필터 기능



              12                 - 일정고도에서 에너지강도를 측정하여 지상에서
              라디오미터를 이용 에너지 강      10 km 고도까지 기온, 습도, 액체수함량의 연직
              도측정                  분포 관측 세계기상기구(WMO) 권장사항 만족


              13                 - 수증기/에어로솔 농도, 이산화탄소 배출량, 증
              대기상태 항공탐지 기술         발량, 난류 등 측정시 국제표준규격 만족 여부




      02      01                 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      지상관측    온도센서(금속 시스형)       - 측정범위 : -40 ~ +60 ℃
                                  (초상, 지면, 지중온도 : -40 ~ +100 ℃)
                                 - 정확도 : ±0.3 ℃ 이내
                                 - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                 - 분해능 : 0.1 ℃
                                 - 기타 : 100 Ω 의 백금 4선식


              02                 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
              온도센서(박막형)          - 측정범위 : -40 ~ +60 ℃
                                 - 정확도 : ±0.3 ℃ 이내
                                 - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                 - 분해능 : 0.1 ℃
                                 - 기타 : 100 Ω 의 백금(유리코팅 또는 보호통)


              03                 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
              습도센서(정전용량식)        - 측정범위 : 0 ~ 100 % R.H
                                   - 정확도 : ±3 % R.H 이내(10 ~ 90 % R.H)
                                   - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃


              04                 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
              풍향센서 (전위차계식, 그레    - 측정범위 : 0 ~ 360 °
              이코드식)              - 정확도 : 5 ° 이내
                                 - 기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하
                                 - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이
                                   내


                             - 232 -
중분류   소분류      핵심(요소)기술                      기술수준
                              - 분해능 : 5 °


            05                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            풍향센서(초음파식)        - 측정범위 : 0 ~ 360 °
                              - 정확도 : 2 ° 이내
                              - 기동풍속 : 0.1 ㎧
                              - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧ 이
                                내
                              - 분해능 : 1 °


            06                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            풍속센서(광초퍼식)        - 측정범위 : 0 ~ 75 ㎧
                                - 정확도 : 0.5 ㎧ 이내(10 ㎧ 미만),
                                       5 % 이내(10 ㎧ 이상)
                                - 기동풍속 : 0.5 ㎧ 이하
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧
                                이내
                                - 분해능 : 0.1 ㎧


            07                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            풍속센서(초음파식)        - 측정범위 : 0 ~ 70 ㎧
                                - 정확도 : 0.5 ㎧ 이내(10 ㎧ 미만),
                                       5 % 이내(10 ㎧ 이상)
                                - 기동풍속 : 0.1 ㎧
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃, 순간풍속 75 ㎧
                                이내
                                - 분해능 : 0.1 ㎧
                                - 히터내장(히터작동 범위는 강수량 온도조절용
                                히터에 준함)


            08                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            강수량센서(전도형)        - 수수구 : 직경 200 ㎜
                                - 측정범위 : 1전도(Bucket)당 0.5 ㎜(또는 1.0
                                ㎜)
                                - 정확도 : 3 % 이내(20 ~ 50 ㎜/h 강우강도)
                                - 재질 : 스테인리스
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 히터 온도조절 : 강설 녹임을 위한 서모스탯
                                (Thermostat) 부착 (4 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 ON,
                                15 ℃ ± 2 ℃ 이내에서 OFF)
                                - 수수구 그물망 : 봉 또는 수평형태의 그물망
                                - 분해능 : 0.5 ㎜ 또는 1.0 ㎜
                                - 바람막이 부착

            09                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            강수량센서(무게형)        - 측정범위 : 1,000 ㎜ 이상 (수동배수와 자동배
                                수 처리 가능)
                                - 정확도 : ±0.1 ㎜(10 ㎜ 미만), ±1 %(10 ㎜
                                이상)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 분해능 : 0.1 ㎜
                                - 바람막이 부착, 수수구부 히팅 기능


            10                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            강수유무센서(임피던스 검출    - 측정범위 : 비, 눈 등 강수현상
            형, 정전용량 검출형)        - 반응시간 : 1분 이내
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃


                          - 233 -
중분류   소분류      핵심(요소)기술                    기술수준
                               - 감지면 규격 : 5 ㎜ 간격 이내 금박격자, 15
                               ~ 30 ° 경사지게 설치
                               - 감지면 항온유지
                                · 서리 및 이슬현상으로 인한 오류 방지
                                · 강우 및 강설현상 종료 시 반응시간 2분 이
                               내에 감지면의 물기 제거


            11                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            기압센서(정전용량식)       - 측정범위 : 500 ~ 1,080 hPa
                                - 정확도 : ±0.5 hPa(750 ~ 1,080 hPa)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 분해능 : 0.1 hPa
                                - 반응시간 : 1초 이내


            12                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            일사센서(열전대식)        - 민감도(Sensitivity) : 7 ~ 17 μV/(W/㎡)
                                - 온도특성 : ±2 % / -20 ~ +50 ℃
                                - 비선형성(Non-linearity) : ±0.5 %
                                - 안정도 : ±0.8 %/년
                                - 정확도 : 2 %(일변화), 3 %(시간변화)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 시야각 : 0 ~ 360 °
                                - 측정범위 : 0 ~ 1,500 W/㎡
                                - 분해능 : 1 W/㎡


            13                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            일조센서(회전거울식, 광다이    - 측정범위 : 0 ~ 24 시간
            오드식)                - 입사각 특성 : ±5 %
                                - 시초값 : 120 W/㎡
                                - 정확도 : ±5 %(120 W/㎡), 10 분(일) 이내
                                - 운용환경 : -20 ~ +40 ℃(주간)
                                - 분해능 : 0.1 시간


            14                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            시정센서(산란식)         - 측정범위 : 10 ~ 25,000 m 이상
                                - 정확도 : ±10 % 이내(10 ~ 10,000 m 미만),
                                ±20 % 이내(10,000 m 이상)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 샘플링 : 매 10 ~ 15 초
                                - 분해능 : 10 m


            15                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            운고센서(레이저식)        - 측정범위 : 10 ~ 7,500 m 이상
                                - 정확도 : ±10 m(1,000 m 미만),
                                       ±30 m(1,000 m 이상)
                                - 운용환경 : -40 ~ +60 ℃
                                - 샘플링 : 매 15 ~ 60 초
                                - 분해능 : 10 m


            16                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
            적설센서(레이저식)         - 측정범위 : 0 ~ 300 cm
                                - 측정방식 : 3지점 이상의 관측 포인트 산술평
                                균
                                - 정확도 : ±0.5 cm
                                - 운용환경 : -40 ~ +50 ℃
                                - 샘플링 : 매 15 ~ 60 초



                          - 234 -
중분류     소분류      핵심(요소)기술                         기술수준
                                 - 분해능 : 0.1 cm

              17                [아래의 요소 항목 중 하나 이상 만족할 것]
              지표면 방출 물질 및 에너지   - 온도, 습도, 풍속, 풍향, 이산화탄소 농도, 현
              관측 기술               열/잠열, 이산화탄소 교환량, 일사량 등 측정시
                                  Fluxnet 권장사항 만족 여부
                                - 도로 노면 상태(강수/강설유무)탐지 가능 여부
                                - 증발량/열 배출량/CO₂ 배출량의 연간 누적 적
                                  산량 계산 여부



      03      01                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      해양관측    관측요소 및 관측센서       - 해양기상관측부이와 해양자동기상관측장비는 기
                                  온, 풍향, 풍속, 기압, 습도, 유의파고, 파주
                                  기, 수온을 관측할 수 있어야 함(단, 선박에 설
                                  치된 해양자동기상관측장비는 유의파고, 파주
                                  기, 수온을 관측요소에서 제외할 수 있음)
                                - 관측센서의 규격은 다음과 같음
                                  (1) 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 측정하는
                                  관측센서의 규격은 위 소분류「지상관측장비」
                                  를 따름
                                  (2) 유의파고, 파주기, 수온을 측정하는 관측센
                                  서의 규격은 아래 별표 1과 같음

                                [별표 1. 해양기상 관측센서의 규격]
                                ㅇ 온도계(수온) 센서 규격
                                  - 측정방식 : 전기저항 또는 전기전압
                                  - 측정범위 : -2 ℃ ~ +40 ℃
                                  - 불확도 : ±0.1 ℃ 이내
                                ㅇ 파고계 센서 규격
                                  - 측정범위
                                  ․ 유의파고 : 0 m ~ 15 m
                                  ․ 파주기 : 3 초 ~ 18 초
                                  - 불확도
                                  ․ 유의파고 : ±0.5 m 또는 ±10 % 이내
                                  ․ 파주기 : ±1.0 초 이내


              02                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
              자료수집 및 처리장치       ㅇ 자료수집 및 처리장치는 관측된 자료를 수집․
                                 처리․저장하며 관측센서와 통신장치를 제어하는
                                 장치를 의미하며, 다음 각 호의 조건을 만족하
                                 여야 함
                                  - 관측센서가 추가되거나 관측센서의 종류가
                                 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨
                                 어로 제어가 가능하여야 함
                                  - 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능하
                                 여야 함
                                  - 자료수집 및 처리장치의 규격은 별표 2와 같
                                 음
                                  - 자료수집 및 처리장치는 원시 관측자료를 별
                                 표 3에 제시된 방법으로 처리하여 매 정시 자료
                                 를 생산할 수 있어야 함
                                  - 자료수집 및 처리장치는 자체 시각을 국내의
                                 표준시각으로 맞추어 주는 작업을 1일 1 회 이
                                 상 실시할 수 있어야 함

                                [별표 2. 자료수집 및 처리장치의 규격]
                                ㅇ 메모리 규격
                                  - 프로그램 메모리 : 8 KB 이상



                            - 235 -
중분류   소분류   핵심(요소)기술                         기술수준
                             - 주 메모리 : 128 KB 이상
                             - 자료저장 메모리 : 1 MB 이상
                              · 추후 필요에 따라 메모리를 추가할 수 있
                            어야 함
                              · 전원중단, 통신장애에 대비하여 2개월 이
                            상의 자료를 저장할 수 있어야 함
                           ㅇ 채널 규격
                             - 아날로그 채널
                              · 8 개 이상(Differential 채널 5 개 이상
                            포함)
                              · 전압분해능 :
                                   Single ; 입력전압의 1/15000배 이하
                                  Differential ; 입력전압의 1/30000배 이
                            하
                              · 불확도 : 입력전압의 1/1000배 이하
                             - 디지털 채널 : 8 개 이상
                             - 주파수 채널 : 2 개 이상
                             - A/D bit : 12 bit 이상
                           ㅇ 기타 규격
                             - 인터페이스 : RS232C, RS422, RS485 포트
                             - 운용환경 : 기온 -40 ℃ ~ +50 ℃

                           [별표 3. 자료처리의 규격]
                           ㅇ 관측요소 : 기온, 기압, 습도, 수온
                             - 자료단위 : 0.1 ℃(기온), 0.1 hPa(기압), 1
                            %(습도), 0.1 ℃(수온)
                             - 샘플링 간격 : 10초
                             - 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지
                             - 자료처리 시간간격 : 1시간
                              · 매 정시 전 10분 동안의 60 개 자료를 평
                            균하여 정시자료를 산출함
                           ㅇ 관측요소 : 풍향, 풍속
                             - 자료단위 : 0.1 ㎧(풍속), 1 ˚(풍향)
                             - 샘플링 간격 : 1초
                             - 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지
                             - 자료처리 시간간격 : 1시간
                              · 매 1초 간격으로 3초 동안 3 개의 샘플링
                            된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하
                            여 순간풍향․풍속을 산출함
                              · 매 정시 전 10분 동안의 600 개 풍향․풍속
                            자료를 벡터평균하여 정시자료를 산출함
                              · 매 정시 전 10분 동안의 600 개 풍속자료
                            를 비교하여 최대값과 그 때의 풍향을 1시간 최
                            대순간풍향․풍속으로 산출함
                           ㅇ 관측요소 : 유의 파고, 파주기
                             - 자료단위: 0.1 m(파고), 0.1 초(주기)
                             - 샘플링 간격 : 1초 이하
                             - 관측자료 수 : 512 개 이상으로 함
                               (단, 512×2n(n=0,1,2,...)으로 증대)
                             - 관측시간 : 관측자료 수와 샘플링 간격을 고
                            려하여 결정
                              · 예 : 1,024 개 자료를 관측할 경우 8.533
                            분(=1024×0.5초/60초) 전부터 정시까지
                             - 유의파고와 파주기는 해수면의 변위를 다음
                            과 같이 스펙트럼 분석하여 산출함
                              · 유의파고 = 4
                              · 파주기 =
                              · m0 = E(f)df, ㎡ = E(f)df
                               * f : 주파수
                                E(f) : 해수면의 변위를 스펙트럼 분석으로
                            구한 주파수별 분산밀도


                       - 236 -
중분류     소분류        핵심(요소)기술                     기술수준


                03                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                부이본체              - 부이본체는 해양기상관측부이를 해수면 위로 뜨
                                    게 하는 부력을 갖춘 몸체, 각종 관측센서와 통
                                    신장치를 부착하는 상부구조물, 계류장치를 연
                                    결하는 하부구조물로 구성되어야 함
                                  - 부이본체는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소
                                    5년 이상을 견딜 수 있어야 함

                04                [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                계류장치              - 계류장치는 해양기상관측부이를 고정하기 위하
                                    여 사용되는 계류선, 체인, 앵커 등으로 구성된
                                    장치
                                  - 계류장치는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소
                                    2년 이상을 견딜 수 있어야 함




      04        01                [아래의 요소 항목 모두 만족]
      지진·화산 탐   광대역 속도지진계 관측센서    - 성분 : 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
      지                           - 주파수영역 : 120 초 ~ 40 Hz 까지 3 dB 이내
                                    오차로 평활한 주파수 응답반응을 유지
                                  - 동적범위 : 130 dB 이상 (지반속도 ± 13 mm/s
                                    이상까지 견딜 것)
                                  - 민감도 : 1,000 ~ 20,000 Vs/m 범위 이내
                                  - 센서신호출력 : 출력 전압이 ± 10 V 이상으로
                                    자료 수집․처리장치의 최대 입력 전압 이내여야
                                    함
                                  - 검증 : 검증코일을 내장하여 외부 입력전압에
                                    대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하
                                    며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유
                                    지
                                  - 센서자동중신 : 3축 성분의 중심축 위치를 자동
                                    으로 중앙에 위치하여야 함
                                  - 소비전력 : 2.0 W 이하
                                  - 외장 : 방수 기능 및 수평으로 설치 할 수 있도
                                    록 레벨이 포함되어야 함


                02                [아래의 요소 항목 모두 만족]
                단주기 속도지진계 관측센서    - 성분 : 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)
                                  - 주파수영역 : 1 ~ 50 Hz 까지 3 dB 이내 오차로
                                    평활한 주파수 응답반응을 유지
                                  - 고유주기 : 1초
                                  - 형태 : 코일이동형(속도형)
                                  - 동적범위 : 125 dB 이상 (1 ~ 50 Hz)
                                  - 민감도 : 300 Vs/m 이상
                                  - 감쇠율 : 전자기형태(Electromagnetic type),
                                    60 ~ 70 %
                                  - 센서신호출력 : 출력 전압이 자료 수집․처리장
                                    치의 최대 입력 전압 이내여야 함
                                  - 검증 : 검증코일을 내장하여 외부 입력전압에
                                    대한 센서의 반응 출력을 측정할 수 있어야 하
                                    며, 센서 반응 출력은 90 % 이상의 정확도를 유
                                    지하여야 함
                                  - 소비전력 : 2.0 W 이하
                                  - 외장 : 방수 기능 및 수평으로 설치 할 수 있도
                                    록 레벨이 포함되어야 함




                              - 237 -