<div data-bbox="166 100 243 112" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="435 100 454 112" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="541 100 561 112" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="680 100 832 112" data-label="Page-Header">2001.12.19. (수요일)</div>
<div data-bbox="135 756 157 869" data-label="Section-Header">제 2절 신뢰도 예측</div>
<div data-bbox="165 503 260 869" data-label="Text">
<p>이 데이터는 성취된 신뢰도를 평가하기 위한 소프트웨어의 도움으로 더욱 명확하고 신뢰있는 자료로 활용되었으며, 데이터베이스는 어떠한 실행된 기간에 요구되는 데이터도 곧바로 검색이 가능하였다. 이러한 방법으로, 데이터 수집은 단순화되고 자동화되어 측정신뢰도 산출에 크게 기여하였다.</p>
</div>
<div data-bbox="266 503 311 869" data-label="Text">
<p>측정 신뢰도를 계산하는 목적에 대하여 허용차이내임을 결정하기 위해, 다음 사항들이 고려되어졌다:</p>
</div>
<div data-bbox="322 503 620 869" data-label="List-Group">
<ol type="a">
<li>a) 바로 이전 교정시에 장비에 부여된 라벨.</li>
<li>b) 마지막 성과에 관계없이, 교정하는 동안에 장비가 조정되었는지 여부</li>
<li>c) 교정 이후에 부여된 라벨.</li>
<li>d) 부분 교정인지 아닌지, 즉, 기기의 하나 혹은 그 이상의 측정들이, 취급의 한계나 사용자의 요구에 따라, 교정되는 여부 등.</li>
</ol>
<p>이를 참조하면서, 어떤 장비가 허용차 차이내인지, 허용차 이탈인지, 혹은 이 둘 가운데 아무것에도 속하지 않는지에 관한 결론이 표6-3 및 표6-4과 같이 자동으로 결정된다.</p>
<p>Truth Table은 위에 언급된 정보를 포함하고 있으며, 이 Truth Table로부터, 허용차 이내 및 허용차 이탈에 대한 Kamaugh 지도가 도출되었다. Kamaugh 지도는 허용차 이내 및 허용차 이탈을 결정하는데 대한 표현(공식)을 단순화하는 것으로 볼 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="635 538 654 835" data-label="Caption">표 6-3 M&amp;T의 허용차 이내를 결정하기 위한 Truth Table</div>
<div data-bbox="656 533 676 847" data-label="Text">(최근의, 즉, 바로 이전의 교정 및 현재의 교정 동안의 성능에 근거함)</div>
<div data-bbox="686 518 860 860" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th colspan="5">M&amp;T의 성능</th>
<th colspan="2">결론</th>
</tr>
<tr>
<th>지난번 교정에서 측정 라벨 (A)</th>
<th>이번 교정중 (B)</th>
<th>이번 교정에서 측정 라벨 (C)</th>
<th>이번 PC (D)</th>
<th>이번 IT (E)</th>
<th>OT (F)</th>
<th>무시 (TT나 OT나 상관없이) (G)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>X</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1@</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>X</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1@</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="127 133 397 474" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th colspan="5">M&amp;T의 성능</th>
<th colspan="2">결론</th>
</tr>
<tr>
<th>지난번 교정에서 측정 라벨 (A)</th>
<th>이번 교정중 (B)</th>
<th>이번 교정에서 측정 라벨 (C)</th>
<th>이번 PC (D)</th>
<th>이번 IT (E)</th>
<th>OT (F)</th>
<th>무시 (TT나 OT나 상관없이) (G)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1*</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1*</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="400 456 418 478" data-label="Text">주 :</div>
<div data-bbox="418 217 437 478" data-label="Text">IT - 허용차 이내 OT - 허용차 이탈</div>
<div data-bbox="437 360 455 478" data-label="Text">0 - False 1 - True</div>
<div data-bbox="455 410 474 478" data-label="Text">X - 무시</div>
<div data-bbox="474 145 534 478" data-label="Text">
<p>PC - 부분 교정, 즉, M&amp;T의 하나 혹은 그 이상의 측정들이, 기술적 입 이유 때문에 또는 사용자의 요구조건으로 인하여 교정될 수 있었음.</p>
</div>
<div data-bbox="534 145 554 478" data-label="Text">
<p>@ - 최근의 지난번 교정에서 OT 또는 PC이었기 때문에 무시되었음.</p>
</div>
<div data-bbox="554 299 574 478" data-label="Text">
<p>* - 이번에 PC이므로 무시되었음.</p>
</div>
<div data-bbox="574 413 596 490" data-label="Section-Header">1) 라벨 시스템</div>
<div data-bbox="596 125 646 490" data-label="Text">
<p>▷ 녹색 라벨은 MTE가 정밀도 사양을 만족함을 나타내며, '녹색' 라벨이 아니라는 것은 황색 또는 적색 라벨이 부여되어 있음을 의미함.</p>
</div>
<div data-bbox="646 413 666 490" data-label="Section-Header">▷ 황색 라벨은</div>
<div data-bbox="666 125 716 490" data-label="Text">
<p>1) 하나 혹은 그 이상의 범위에서는 만족하나, 전체적으로 완전히 는 않는 상태 또는</p>
</div>
<div data-bbox="716 230 736 490" data-label="Text">
<p>2) 정밀도 사양이 알려져 있지 않는 것을 나타낸다.</p>
</div>
<div data-bbox="736 165 756 490" data-label="Text">
<p>▷ 적색 라벨은 정밀도 사양을 전혀 만족하지 않는 것을 의미한다.</p>
</div>
<div data-bbox="756 413 776 490" data-label="Section-Header">2) 신뢰도 평가</div>
<div data-bbox="776 413 796 490" data-label="Text">
<p>▷ 허용차 이내</p>
</div>
<div data-bbox="796 125 846 490" data-label="Text">
<p>이번 교정 중에는 아무런 기기 조정이 없었던 것으로서, 녹색 라벨이 부여됨.</p>
</div>