yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
별표1 제7호 가목 5세목 중 “그림 5”를 “그림 6”으로 한다.
별표1 제7호 가목 6세목 나세세목 중 “실효값”을 “실횻값”으로 한다.


별표1 제7호 가목 7세목 중 “나목과 다목에 따라 측정경로 및”을 “나목 1세목과 다목에 의한 기본 측
정경로를 따라”로, “주파수 범위내의 전자파강도”를 “주파수 범위내의 5초 이상 평균한 전자파강도”
로 하고, 같은 세목 단서 중 “3세목 단서의 경우에는 표 1의 측정간격에도 불구하고 3세목 단서에서
정한 측정지점에서만 측정대상 무선국 주파수 범위내의 전자파강도를 측정한다”를 “6호 다목 4~6세목
의 경우에는 각 세목 단서에서 정한 측정지점에서만 측정대상 무선국 주파수 범위내의 5초 이상 평
균한 전자파강도를 측정한다”로 한다.


별표1 제7호 가목 8세목 단서 중 “단, 10 GHz 이상의 무선국인 경우”는 “단, 송신 주파수가 10 GHz
이상인 무선국의 경우”로 한다.


별표1 제7호 나목 3세목 중 단서를 삭제한다.


별표1 제7호 나목 4세목 중 “프로브의 높이”를 “프로브 중심의 높이”로 한다.


별표1 제7호 나목 5세목 중 “그림 5”를 “그림 6”으로 한다.


별표1 제7호 나목 6세목~9세목을 다음과 같이 한다.
6) 수신기는 기준신호를 측정하기 위하여 다음 두 가지 방법(가세목 또는 나세목) 중 하나를 선택하
여 설정한다.
가) (제로스팬 측정) ① 수신기의 측정 주파수는 기준신호의 중심 주파수와 동일하게 조정한다. ②
측정 대역폭의 간격(스팬)은 0 ㎐로 설정한다. ③ 분해능 대역폭(RBW)은 기준신호의 주파수 대역폭
이하가 되도록 설정하여야 하며, 수신기가 동 대역을 지원하지 않는다면, 수신기의 최대 대역폭으로
설정한다. 이때 비디오 대역폭(VBW)은 분해능 대역폭과 동일하거나 그 이상이어야 한다. ④ 수신기
의 트리거 모드를 사용하고, 트리거 시간은 기준신호 시간 주기(SS Burst period)와 동일하게 한다.
⑤ 검파기 모드는 실횻값(rms) 모드로 설정한다.
나) (복조모드 측정) 수신기의 측정 주파수는 측정대상 기준신호의 중심 주파수와 동일하게 설정한
다.


7) 제6호 나목 1세목과 다목에 의한 기본 측정경로를 따라 표 1의 측정간격으로 접근하면서 측정대
상 무선국 주파수 범위내의 기준신호의 전자파강도를 측정한다. 이 때, 제로스팬 측정은 5초 이상 평
균 측정을 하고, 복조모드 측정은 복조신호 검출이 가능한 충분한 평균 시간으로 측정한다. 단, 제6호
다목 4~6세목의 경우에는 각 세목 단서에서 정한 측정지점에서만 측정대상 무선국 주파수 범위내의


                              - 4 -
기준신호의 전자파강도를 측정한다.


8) 7세목에 따라 측정된 결과 중 가장 높은 측정지점에서 제6호라목의 측정위치에 대해 기준신호의
전자파강도를 6분간 측정하여 평균값을 산출하여 기록한다. 단, 송신 주파수가 10 ㎓ 이상인 무선국
의 경우, 측정 평균시간은 68/f1.05 분으로 한다. 여기서, f의 단위는 ㎓ 이다.


9) 8세목에 따라 측정된 3개의 값에 대해 아래의 수식과 같이 전자파강도를 계산하고 가장 큰 값을
최댓값의 노출지수로 하여 그 결과를 기록한다.

   × 
                 식 (1)
여기서,

 는 기준신호(SSB) 측정값에 환산계수를 적용한 최대 전기장강도 값(V/m)
 는 기준신호(하나의 자원요소(RE) 단위)의 전기장강도 측정값 (V/m)
  는 한 동기신호그룹(Synchronization Signal Burst) 주기의 최대 전기장강도 산출을 위한 환
산계수


별표1 제7호 나목 중 “그림 6”을 “그림 7”로 한다.


별표1 표1의 “3000 MHz 이하”를 “8,000 MHz 이하”로, “3 GHz 초과”를 “8 GHz 초과”로 한다.
별표1 제7호 다목 1세목 중 “가목 8세목의 측정지점”을 “가목 내지 나목 8세목의 측정지점”으로 한
다.


별표1 제7호 다목 2세목 중 “가목 6세목의 방법”을 “가목 내지 나목 6세목의 방법”으로 하고, 같은
세목 단서 중 “10 GHz 이상의 무선국인 경우”를 “송신 주파수가 10 GHz 이상인 무선국의 경우”로
한다.


별표1 표2 중 “1860 ~ 1870 MHz”를 “1,860 ~ 1,870 MHz”로, “1810 ~ 1830 MHz”를 “1,810 ~
1,830 MHz”로, “1830 ~ 1850 MHz”로, “1,830 ~ 1,850 MHz”로, “2110 ~ 2120 MHz”를 “2,110 ~
2,120 MHz”로, “2640 ~ 2660 MHz”를 “2,640 ~ 2,660 MHz”로, “2120 ~ 2150 MHz”를 “2,120 ~
2,150 MHz”로 “2150 ~ 2170 MHz”를 “2,150 ~ 2,170 MHz”로, “2300 ~ 2327 MHz”를 “2,300 ~
2,327 MHz”로, “2330 ~ 2360 MHz”를 “2,330 ~ 2,360 MHz”로, “526.5 kHz ~ 1606.5 kHz”를 “526.5
kHz ~ 1.606.5 kHz”로 한다.


별표1에 부록 A를 다음과 같이 신설한다.




                                        - 5 -
부록 A
                             5G 환산계수 값 (예시, 정보제공용)
1. 이 부록은 3.5 GHz 및 28 GHz 5G 무선국의 기준신호를 측정하고 그 값에 환산계수를
적용하기 위한 값을 규정하는 것을 목적으로 한다.


2. 5G 무선국의 전자파강도 측정값은 기준신호를 측정하고 수식(1)과 같이 환산계수를 이용
하여 전자파강도를 계산한다.
                × 
                                       × 
                                                       ×   ×   ×       식 (1)


단, 기준신호의 제로스팬 측정의 경우, 수식 (2)와 같이 적용한다.
                                         
                          ×    
                                         
                                         
                                                 ×   ×   ×  ×      식 (2)




여기서,
 는 기준신호(SSB) 측정값에 환산계수를 적용한 최대 전기장강도 값(V/m)
    는 기준신호(하나의 자원요소(RE) 단위)의 전기장강도 측정값(V/m)
    는 한 동기신호그룹 (Synchronization Signal Burst) 주기의 최대 전기장강도의 산출을
위한 환산계수
 는 주파수 대역내 전체 주파수자원블럭(Resource Block, RB)수와 보조반송파(Subcarrier)
개수를 곱한 값
  는 한 동기신호그룹 주기의 총 자원요소(Resource Element, RE) 개수 대비 한 동기신호
그룹 주기에서 전력이 점유된 총 자원요소 개수비(기술적 듀티사이클 계수)
  은 전력의 감소계수
      은 측정위치로 복사되는 기준신호 빔과 통신신호 빔의 이득의 비(같을 경우 1을 적
용)
    는 기지국 신호의 보조반송파 간격
   는 기준신호 측정시 스펙트럼 분석기의 분해능 대역폭
1)   의 계산은 식(3)을 적용한다.
                                                
                                            ×           식 (3)


여기서,
 는 주파수 대역내 전체 주파수자원블럭(Resource Block, RB)수와 보조반송파(Subcarrier)
개수를 곱한 값
  
  는 하나의 주파수자원블럭으로 구성되는 보조반송파 개수
  는 전체 대역폭에서의 총 물리적 주파수자원블럭(Physical Resource Block, PRB) 개수
                                            표 1.  의 계산값




                                                         - 6 -
대역폭
                                                       80 MHz                  100 MHz
                         SCS(kHz)
                                     30                     2,604               3,276
                                   120                       -                   792


2) 무선국의 제원 정보를 알고 있는 경우의    계산은 식(4)를 적용한다.   계산 식의
 
     는
                          
             식(5)를 적용하고    는 식(6)을 적용한다.



                                                      
                                                      
                                        =                         식 (4)
                                                      
                                                         



                                                             
                         �       ×   ×   ×                        식(5)
                                                      
                                                             식(6)


여기서,
 
    는 한 동기신호(SS Burst)그룹 복사 주기에서의 총 자원요소의 개수
  
   는 한 동기신호그룹 복사 주기에서의 전력이 점유되는 총 자원 요소 개수

   는 한 동기신호그룹 복사 주기에서의 총 슬롯 개수
 
      
           는 한 슬롯의 심볼 개수
       
 
       은 통신신호(traffic signal)의 슬롯 포맷(slot format)에 따른 전력이 점유되는 하향(down)

RE의 총 개수
         
 
              는 한 동기신호그룹 복사 주기에서 기준신호(SSB)가 포함되어 있는 슬롯에서의 전력
이 없는 자원요소(RE)의 총 개수
                              표 2.   의 계산값 (3.5 GHz 5G)

                                              10 ms              20 ms              40 ms
                             SS Burst
                                주기
                                           대역       대역        대역       대역       대역         대역
                                            폭        폭         폭        폭        폭          폭
                        SCS(kHz)          80MH     100M       80M     100M      80M       100M
                                            z       Hz         Hz      Hz        Hz        Hz

                           30(L=1)        0.7394   0.7401    0.7411   0.7415    0.7420    0.7422

                           30(L=2)        0.7405   0.7410    0.7417   0.7419    0.7423    0.7424

                           30(L=3)        0.7371   0.7382    0.7400   0.7406    0.7414    0.7417

                           30(L=4)        0.7382   0.7392    0.7405   0.7410    0.7417    0.7419

                           30(L=5)        0.7347   0.7364    0.7388   0.7396    0.7408    0.7412

                           30(L=6)        0.7359   0.7373    0.7394   0.7401    0.7411    0.7415

                           30(L=7)        0.7324   0.7345    0.7376   0.7387    0.7402    0.7408

                           30(L=8)        0.7335   0.7354    0.7382   0.7392    0.7405    0.7410

                         ※ 국내 Slot Format 0, 0, 0, 32, 1에 대한 값


                              표 3.   의 계산값 (28 GHz 5G)
                        ※ 국내 Slot Format 0, 0, 0, 32, 1에 대한 값


                                                             - 7 -
120(L=57)       0.6636   0.7032   0.7230

                     120(L=58)       0.6646   0.7037   0.7233

                     120(L=59)       0.6617   0.7023   0.7226

                     120(L=60)       0.6626   0.7027   0.7228

                     120(L=61)       0.6598   0.7013   0.7221

                     120(L=62)       0.6607   0.7018   0.7223

                     120(L=63)       0.6579   0.7004   0.7216

                     120(L=64)       0.6588   0.7008   0.7218



무선국의 제원 정보를 모르는 경우의    계산은 식 (7)을 적용한다.
                                    
                          ≈              식 (7)
                                    
여기서,
   은 프레임 당 다운 링크 신호의 총 지속 시간
   은 프레임 당 업 링크에 사용되는 총 시간


3) 이론적 최대 데이터 전송 속도와 실제 운영하는 무선국의 최대 데이터 전송 속도인   의
계산은 식(8)을 적용한다. 3.5 GHz 5G 무선국의   은 현재, 운영 가능한 최대 전송 속도를 고
려하여 0.67*을 적용하며, 28 GHz 5G 무선국은 1을 적용한다. 다만, 무선국의 허가 시점에서
최대 전송속도가 변경되는 경우에는 변경된 전송속도를 고려하여 별도의 지침을 통해 규정할
수 있다.
* 보상계수(0.67) = √(900 Mbps(최대 평균 전송속도)/2 Gbps(이론상 최대 전송속도))
                                     
                               식 (10)
                                    


여기서,
     는 실제 운영하는 최대 데이터 전송속도
    는 이론상 최대 데이터 전송속도


4)       은 1을 적용한다. 다만, 향후에 상용 통신의 운영 조건 및 환경의 변화가 있을 경우,
새로운 계산값을 별도의 지침을 통해 규정할 수 있다.




별표2 제6호 단서 중 “단, 기기의 동작조건이 부록 B와 사용설명서에 동작조건”을 “단, 부록 B와 사
용설명서에 기기의 동작조건”으로 한다.


별표2 제7호 중 “실효값”을 “실횻값”으로 한다.




                                      - 9 -
별표2 부록 B 그림 B.1 중 “상단”을 “윗면” 으로 한다.


별표2 부록 B B.2의 측정 대상기기 별 동작 조건은 다음과 같이 한다.

     측정 대상기기            측정 거리        측정 프로브
                                                           동작 조건
   중분류       소분류          r1           위치
      (현행과 같음)
           전기건조다리미
                                                o 조덜장치를 최대조건으로 설정
            스티다리미
 전기다리미 및                                모든방향    한다.
           바지 프레스기       30 cm
 전기프레스기                               (아랫면제외)    - 물탱크가 있는 경우 물을 절
            주름펴기
                                                반 정도 채운다.
           다림질 프레스
             전기호브                               o 조절장치를 최대조건으로 설정
                                                한다.
                                                 - 열판이 여러개 있는 경우 조
                                                  절장치를 동시에 최대로 설정
                                       모든방향       한다.
               전기        30 cm
                                     (아랫면 제외)    - 바닥이 평평한 알루미늄 재질
              레인지                                 의 용기에 물을 절반정도 채우
                                                  고 열판위에 놓는다. 단, 용기
                                                  바닥의 크기는 열판의 크기와
                                                  비슷하여야 한다.
              유도식
             전기호브·                              o B.3 참조
   주방용       전기레인지
  전열기기      전기오븐기기
            전기거치식그릴
             전기곤로
             전기가열기
             전기토스터
              전기
                                       모든방향     o 조절장치를 최대조건으로 설정
             프라이팬        30 cm
                                     (아랫면 제외)   한다.
               전기
             휴대형그릴
               전기
             고기구이기
             와플기기
             핫플레이트
             전기방석                               o 조절장치를 최대조건으로 설정
              전기요                               한다.
                                      매트 : 윗면
             전기매트      매트 : 0 cm                 - 조절장치와 매트가 연결된 선
  전기담요 및     전기카펫                               은 최대한 곧게 편다.
                                      조절장치 :
 매트, 전기침대    전기장판      조덜장치 : 30                 - 단, 조절장치가 매트와 일체형
                                       모든방향
                         cm                     인 제품은 조절장치의 측정거리
                                     (아랫면 제외)
             전기침대                               를 0 cm로 하고 윗면 위치에서
                                                만 측정한다.
                                                o 조절장치를 최대조건으로 설정
                                                한다.
 팬, 레인지후드     선풍기        30 cm         모든방향      - 단, 스탠드형의 아랫면과 벽걸
                                                이형의 벽 부착면은 측정하지 않
                                                는다.
                       매트 : 0 cm      매트 : 윗면   o 조절장치를 최대조건으로 설정
            전기온수매트 및                            한다.
 전기온수매트
             전기온수침대    조덜장치 : 30      조절장치 :     - 조절장치와 매트가 연결된 선
                         cm           모든방향      은 최대한 곧게 편다.


                                   - 10 -
측정 대상기기         측정 거리      측정 프로브
                                                   동작 조건
      중분류     소분류         r1         위치
                                  (아랫면 제외)
        (현행과 같음)


별표2 부록 B B.3의 제목 “유도식 주방용 전열기기의 측정 프로브 위치”를 “유도식 주방용 전열기기
의 측정조건”으로 하고, B.3.1.와 B.3.2.를 다음과 같이 신설한다.


B.3.1 측정 거리 및 측정 프로브 위치
피시험기기의 윗면과 아랫면을 제외한 각 방향의 표면에 밀착하여 자기장강도(자속밀도)가 최대인 지
점을 찾는다. 자기장강도(자속밀도)가 최대인 지점으로부터 측정 프로브 표면까지 30 cm 떨어진 위치
에서 수직선(A, B, C, D)을 따라 열판의 1 m 위부터 0.5 m 아래까지 측정한다.(그림 B.3 참조)
B.3.2 동작 조건
B.3.2.1 일반사항
용기는 유도가열방식(IH, Induction Heating) 주방용 전열기기에서 사용가능한 바닥이 평평한 스틸 조
리 용기로서 피시험기기 제조사의 사용설명서에서 권고하는 재질의 용기를 사용할 수 있다.
용기의 크기는 사용설명서의 권고에 따르며, 각 열판(조리 영역)에서 사용가능한 용기 중 가장 작은
용기를 사용한다.
사용설명서에서 용기의 크기를 권고하지 않는 경우에는 각 열판에서 사용가능한 가장 작은 표준 용
기를 사용하며, 표준 용기의 크기(밑면 지름)는 110 mm, 145 mm, 180 mm. 210 mm, 300 mm 이다.
시험 중에 용기는 수돗물을 최대 용량의 약 50 %까지 채워 열판의 중심에 위치시킨다.
B.3.2.2 피시험기기에 대한 동작 조건
열판의 화력 조절장치를 최대로 설정한 후, 안정적인 동작 상태에서 측정한다.
열판이 여러 개 있는 기기는 모든 열판을 최대로 설정하여 동시에 동작하는 상태에서 측정한다. 단,
최대 출력이 제어되는 기기는 각 열판의 화력을 동시 동작이 유지되는 조건에서 최대로 설정하여 측
정하고, 가장 큰 열판 1개를 최대 설정으로 개별 동작시킨 조건에서도 측정한다. 개별 측정 시 다른
열판의 용기는 제거한다.
하이브리드 기기의 경우, 유도가열방식(IH, Induction Heating)이 아닌 조리기능(예 : 하이라이트)이
동작하는 조건은 측정에서 제외한다.


별표2 부록 B 그림 B.3의 설명 중 “전기레인지의 유도 전열 소자의 정면”을 “전기레인지의 정면”으로
한다.


별표3 제목 중 “제3조 관련”을 “제3조3항 관련”으로 한다.


별표3 제2호 가목 중 “정보를 측정을 통해 얻기 위한 측정”을 “정보를 얻기 위한 측정”으로 한다.



                                - 11 -
별표3 제2호 나목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 한다.


별표3 제4호 가목 2세목 중 “실효값”을 “실횻값”으로 한다.


별표3 제4호 가목 3세목 중 “이중 차폐 등 적절히 차폐된 것을 사용하여 외부 전자파에 의한 영향을
받지 않도록 하여야 한다”를 “내·외부 전자파에 의한 영향을 받지 않도록 하여야 하며, 이를 위해 이
중 차폐를 하거나, 페라이트 코어 등을 사용할 수 있다”로 한다.


별표3 제5호 나목 중 “1.0 m”를 “1 m”로 한다.


별표3 제6호 다목 중 “나목의 경로를 따라 표 1에서 제시된 간격으로 측정지점으로 선정한다”를 “나
목의 측정경로를 따라 표 1에 제시된 간격으로 측정지점을 선정한다”로 한다.


별표3 제7호 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 한다.


별표3 제7호 가목 2세목 4세세목과 나목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 한다.


별표3 제7호 나목 1세목 중 “중심주파수는 1세목에서 측정한 중심주파수를”을 “중심주파수는 가목의
1세목에서 측정한 중심주파수로”으로 한다.
별표3 제7호 나목 3세목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로, “가능한”을 “가능한 한”으로 한다.


별표3 제7호 나목 4세목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 한다.


별표3 제8호 가목 5세목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 한다.


별표3 제8호 가목 6세목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로, “각 성분들의 제곱평균제곱근 값을 첨두값
(rms)과 평균값(rms)으로 한다.”를 “수평 및 수직 각 성분들의 제곱평균제곱근(rms) 값을 첨둣값
(rms)과 평균값(rms)으로 구분하여 평가한다”로 하고, 단서의 “10 GHz 이상의 무선국”을 “송신주파
수가 10 GHz 이상인 무선국”으로 하며, “10 GHz 이상의 무선국인 경우”를 삭제한다.


별표3 제8호 가목 7세목 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 한다.


별표4 제목 중 “제3조 관련”을 “제3조4항 관련”으로 한다.




                                   - 12 -
별표4 제2호 나목 중 “여기서, s는 공간 평균 전력밀도가 평가되는 면적이다”를 “여기서, s는 공간 평
균 전력밀도가 평가되는 면적이며, A는 영역 s의 총 면적이다.”로 한다.


별표4 제2호 다목 중 “평가표면는”을 “평가표면은”으로 한다.


별표4 제4호 가목 4세목 중 “실효값”을 “실횻값”으로 한다.


별표4 제4호 가목 5세목 중 “이중 차폐 등 적절히 차폐된 것을 사용하여 외부 전자파에 의한 영향을
받지 않도록 하여야 한다”를 “내·외부 전자파에 의한 영향을 받지 않도록 하여야 하며, 이를 위해 이
중 차폐를 하거나, 페라이트 코어 등을 사용할 수 있다”로 한다.


별표4 제6호 다목 중 “피시험기기에 사용되는 작동 모드는 다음과 같다”를 “피시험기기에 사용되는
작동 모드에 따른 측정방법은 다음과 같다”로 한다.


별표4 제8호 표 1 중 “    ”를 “    ”로 하며, “배열 구조의 안테나는”을 “배열 구조의 안테
나일 경우”로 한다.


별지 제1호 서식과 제2호 서식 중 “실효치”, “첨두치”, “최대치”, “최소치”, “평균치”는 각각 “실횻값”,
“첨둣값”, “최댓값”, “최솟값”, “평균값”으로 한다.


별지 제3호 서식의 붙임을 다음과 같이 한다.

                   전자파강도 측정결과 보고서

1. 무선국 정보
 가. 시설자명 :
 나. 호출명칭 :
 다. 위도 및 경도 : 위도       경도
 라. 안테나 형식 :


2. 측정기기
 가. 장비 목록 및 주요사양
 나. 장비 교정성적서
 다. 측정장비 구성도 및 사진


  ※ 측정장비 교정성적서, 구성도와 사진은 생략할 수 있다. 다만, 정부에서 요구 시에는 제
     출하여야 한다.



                                - 13 -
3. 측정장비 구성 및 설정
가. 측정기기와 프로브의 거리
나. 프로브와 측정자의 거리
다. 측정기기의 설정 조건 (측정 대역폭 등 측정기기의 세부 설정 사항)



4. 측정지점
가. 측정시작지점(PI)
  1) 측정시작지점 위경도 정보
  2) 측정시작지점 선정 이유
나. 측정간격 및 측정지점
 1) 측정간격
 2) 측정지점의 위경도 정보
 3) 측정지점의 선정 이유
 4) 별표1 제6호다목2세목 내지 6세목에 의거하여 측정지점을 선정한 경우 상세 근거 자료
다. 산란체 정보(측정지점으로부터 1 m 이내)
 1) 프로브와의 거리
 2) 산란체 종류(크기, 재질 등)
 3) 산란체 사진
라. 육안 정보
 1) 무선국 설치장소에서 촬영한 각 섹터별 측정경로
 2) 기본측정 위치에서 무선국으로 향하는 사진
 3) 무선국 허가내역 또는 검사 확인증 또는 측정주소 사진
 4) 기본측정 후 부착하는 등급라벨 근접 사진
 5) 기본측정 완료 후 측정 프로그램 결과화면 캡처 사진


5. 측정결과
가. 측정 평균시간
나. 노출지수
다. 다중복사원 측정결과
  1) 주변무선국의 위치 정보 (국가 데이터베이스에서 제공하는 400 m 이내의 모든 무선국에
    대한 위치 정보)
  2) 다중복사원 식별을 위한 광대역 주파수 스펙트럼 측정결과 정보(측정 조건, 결과 화면
    및 데이터 등)
  3) 노출지수 0.01 이상의 무선국 주파수 정보
  4) 각 무선국에 대한 전자파강도 측정값
라. 총 노출지수
마. 제6호 다목 1세목의 측정지점 중 측정이 불가능한 경우와 주빔이 건물내부로 향하는 경우
   다음 사항에 대한 정보를 기술
 1) 다음 수식에 의한 계산 결과


                             - 14 -

                                  
                                    
                                                    


    여기서 A : 지면반사를 고려한 상수 (AM송신국의 경우 4.0, 그 외 2.56이며, 건물내부
              와 같이 지면반사파가 존재하지 않는 경우는 1.0)

            P : 안테나 공급 전력(시스템손실 포함) [W]

            G : 안테나 이득 [dBi]

            R : 안테나 중심으로부터 측정지점까지의 거리 [m]

  2) 노출 조건(계산사유)
  3) 노출환경에 대한 사진
 ※ 계산에 의한 값은 총노출지수 산출에 사용하지 않는다.


6. 기타사항 :
 (전자파 강도 측정에 있어서 특이사항과 부엽의 측정값 등을 기술해야 한다.)


별지 제4호 서식의 붙임을 다음과 같이 한다.

                     전자파강도 측정결과 보고서

1. 무선국 정보
 가. 시설자명 :
 나. 호출명칭 :
 다. 위도 및 경도 : 위도         경도
 라. 안테나 형식 :


2. 측정기기
 가. 장비 목록 및 주요사양
 나. 장비 교정성적서
 다. 측정장비 구성도 및 사진


 ※ 측정장비 교정성적서, 구성도와 사진은 생략할 수 있다. 다만, 정부에서 요구 시에는 제
    출하여야 한다.


3. 측정장비 구성 및 설정
 가. 측정기기와 프로브의 거리
 나. 프로브와 측정자의 거리
 다. 측정기기의 설정 조건 (측정 대역폭 등 측정기기의 세부 설정 사항)




                                          - 15 -
4. 측정지점
가. 측정시작지점(PI)
  1) 측정시작지점 위경도 정보
  2) 측정시작지점 선정 이유
나. 측정간격 및 측정지점
 1) 측정간격
 2) 측정지점의 위경도 정보
 3) 측정지점의 선정 이유
 4) 별표1 제6호다목2세목 내지 6세목에 의거하여 측정지점을 선정한 경우 상세 근거 자료
다. 산란체 정보(측정지점으로부터 1 m 이내)
 1) 프로브와의 거리
 2) 산란체 종류(크기, 재질 등)
 3) 산란체 사진
라. 육안 정보
 1) 무선국 설치장소에서 촬영한 각 섹터별 측정경로
 2) 기본측정 위치에서 무선국으로 향하는 사진
 3) 무선국 허가내역 또는 검사 확인증 또는 측정주소 사진
 4) 기본측정 후 부착하는 등급라벨 근접 사진
 5) 기본측정 완료 후 측정 프로그램 결과화면 캡처 사진


5. 측정결과
가. 측정 평균시간
나. 노출지수
다. 다중복사원 측정결과
  1) 주변무선국의 위치 정보 (국가 데이터베이스에서 제공하는 400 m 이내의 모든 무선국에
    대한 위치 정보)
  2) 다중복사원 식별을 위한 광대역 주파수 스펙트럼 측정결과 정보(측정 조건, 결과 화면
    및 데이터 등)
  3) 노출지수 0.01 이상의 무선국 주파수 정보
  4) 각 무선국에 대한 전자파강도 측정값
라. 총 노출지수
마. 제6호 다목 1세목의 측정지점 중 측정이 불가능한 경우와 주빔이 건물내부로 향하는 경우
   다음 사항에 대한 정보를 기술
 1) 다음 수식에 의한 계산 결과
                                
                            
                                          
                                  
                                               
                                   

    여기서 A : 지면반사를 고려한 상수 (AM송신국의 경우 4.0, 그 외 2.56이며, 건물내부
             와 같이 지면반사파가 존재하지 않는 경우는 1.0)




                                        - 16 -
P : 안테나 공급 전력(시스템손실 포함) [W]

            G : 안테나 이득 [dBi]

            R : 안테나 중심으로부터 측정지점까지의 거리 [m]

  2) 노출 조건(계산사유)
  3) 노출환경에 대한 사진
  ※ 계산에 의한 값은 총노출지수 산출에 사용하지 않는다.


6. 기타사항 :
  (전자파 강도 측정에 있어서 특이사항과 부엽의 측정값 등을 기술해야 한다.)


별지 제5호 서식 중 “우면측”을 “우측면”으로 한다.


별지 제6호 서식 중 “첨두값”을 “첨둣값”으로 하고, 전자파강도 측정결과 보고서의 붙임은 다음과 같
이 한다.

   RF 펄스형 신호를 갖는 무선국의 전자파강도 측정결과 보고서

1. 무선국 정보
 가. 시설자명 :
 나. 호출명칭 :
 다. 위도 및 경도 : 위도          경도
 라. 안테나 형식 :


2. 측정기기
 가. 장비 목록 및 주요사양
 나. 장비 교정성적서
 다. 측정장비 구성도 및 사진


  ※ 측정장비 교정성적서, 구성도와 사진은 생략할 수 있다. 다만, 정부에서 요구 시에는 제
    출하여야 한다.


3. 측정장비 구성 및 설정
 가.. 측정기기와 안테나의 거리
 나. 안테나와 측정자의 거리
 다. 측정기기의 설정 조건 (측정 대역폭 등 측정기기의 세부 설정 사항)

4. 측정지점
 가. 최초 측정지점 및 측정 간격
  1) 최초 측정지점 위경도 정보


                               - 17 -
2) 최초 측정지점 선정 이유
 3) 측정간격
 4) 별표3 제6호다목2세목 내지 6세목에 의거하여 측정지점을 선정한 경우 상세 근거 자료
나. 산란체 정보(측정지점으로부터 1 m 이내)
 1) 안테나와의 거리 및 위치
 2) 산란체 종류(크기, 재질 등) 및 존재하는 이유
 3) 산란체 사진
다. 육안 정보
 1) 무선국 설치장소에서 촬영한 측정경로 및 측정지점에 대한 사진
 2) 5개 이상 주요 측정지점에서 무선국 방향으로 촬영한 사진
 3) 위성 지도상의 측정대상 무선국, 측정지점에 대한 위치 정보 표시

5. 측정결과
 가. 각 측정지점에서의 측정값 및 측정시간
 나. 최댓값이 나타나는 측정지점에서의 3개 측정위치별 측정값
다. 전력밀도 측정의 경우 사용한 환산식 및 계산값

6. 기타사항 : (전자파강도 측정에 있어서 특이사항 등을 기술해야 한다.)




                          - 18 -
◉문화재청공고 제2021-400호

 「문화재청과 그 소속기관 직제 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고를 하는데 있어, 그 이유와 주
요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣기위하여 ‘행정절차법’ 제 41조에 따라 다음과 같
이 공고합니다.
   2021년 11월 29일
               문화재청장

       「문화재청과 그 소속기관 직제 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고

1. 개정이유 및 주요내용
 정부 데이터 정책의 효과적 추진을 위하여 문화재청에 인력 2명(5급 2명)을 증원하고, 문화재청에 평가
대상 조직으로 설치한 세계유산정책과를 그 동안의 평가 결과에 따라 평가대상 조직에서 제외하는 내용
으로 「문화재청과 그 소속기관 직제」가 개정(대통령령 제00000호, 2021. 00. 00, 공포ㆍ시행)됨에 따라
변경되는 사항을 반영하려는 것임.


2. 의견제출
 이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2021년 12월 3일까지 통합입법예고시스템
(http://opinion.lawmaking.go.kr)을 통하여 법령안을 확인한 후 의견을 제출하시거나, 다음 사항을
기재한 의견서를 문화재청장에게 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 예고사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
나. 성명(단체의 경우에는 단체명과 대표자명), 주소, 전화번호
다. 그 밖의 참고 사항 등
라. 제출의견 보내실 곳
  ㅇ 일반우편 : (35208) 대전 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 혁신행정담당관실
  ㅇ 전자우편 : semirock@korea.kr
  ㅇ 팩스 : 042-481-4729


3. 그 밖의 사항
 개정안에 대한 자세한 사항은 문화재청 홈페이지(http://www.cha.go.kr) 『행정정보 – 법령정보 /
입법예고』란을 참조하시거나, 문화재청 혁신행정담당관실(전화 042-481-4717)로 문의하여 주시기 바
랍니다.
◉익산지방국토관리청고시 제2021-335호

        도로구역 결정(변경), 접도구역 지정(변경) 및 지형도면(변경) 고시
 「도로법」제25조 및 제40조, 같은 법 시행규칙 제6조, 「토지이용규제 기본법」 제8조, 같은 법 시행령 제7조에
따라 도로구역 결정(변경), 접도구역 지정(변경) 및 지형도면(변경)을 아래와 같이 변경 고시하고, 「공익
사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제22조의 규정에 따라 토지의 세목 및 그 권리의 명세를
아래와 규정에 의하여 고시합니다.
   2021년 11월 29일
                 익산지방국토관리청장


1. 도로구역 결정(변경) 내용

             ③                                                     ⑨      ⑩
 ①     ②             ④       ⑤    ⑥         ⑦             ⑧
            노선                                                     주요   총연장
 구분   종류            노선명      위치   면적        기점           종점
            번호                                                    통과지    (㎞)
                           장수군           장수군 계남면      장수군 계남면
 당초   일반
            제19호   남해-홍천   계남면      -                                   0.66
 변경   국도                                 호덕리 633-2    호덕리 665-2
                           호덕리

2. 접도구역 지정(변경) 내용

      도로의 종류          일반국도        노선번호         제19호     노선명        남해-홍천
                   ○ 지정구간 : 도로구역 경계선으로부터 양측 각 5m 범위내
    접도구역의          ○ 위치
  지정구간 및 범위         - 기점 : 장수군 계남면 호덕리 633-2
                    - 종점 : 장수군 계남면 호덕리 665-2(0.66㎞)
                   ○ 도로의 구조에 대한 손괴방지, 미관의 보존
  접도구역 지정목적
                   ○ 교통사고 위험방지
       비고


3. 도로구역 결정(변경)사유 : 국도19호선 장수 계남 갈평지구 위험도로 개선공사
4. 해당 도로 공사의 사업 시행기간 : 2021년 4월 ~ 2022년 12월
5. 수용 또는 사용할 토지의 세목 : 붙임 참조
6. 도면의 열람 기간 및 열람 장소 :
  가. 열람 기간 : 공고일로부터 사업시행기간 내
  나. 열람 장소 : 1)남원국토관리사무소 시설안전관리과(☎ 063-620-2957)
                 2)남원국토 제2권역 통합건설사업관리단 사무실(☎ 063-636-6501)
7. 지형도면 : 게재 생략
  - 관계 도서는 일반인이 열람할 수 있도록 토지e음시스템(http://www.eum.go.kr)
   한국토지정보시스템(KLIS)에 등재
수용 또는 사용할 토지의 세목고시
○ 토지 조서
                   지번                      면적             토지소유자               관계인
일련
      소재지                     지목                                                          비고
번호                                 당초           편입                                   권리
            당초          변경                              주소        성명     주소     성명
                                   (㎡)          (㎡)                                  관계

      장수군
 1    계남면   633-2    633-10   도    754          472     장수군       장수군
      호덕리

 2    〃     633-7             도     49           8    국(국토해양부)   국토해양부


 3    〃     633-4    633-11   도    130          37      장수군       장수군



 4    〃     633-1    633-9    답    589          10     전북 전주      염**



 5    〃      846              도    387          150   국(국토해양부)   국토해양부


                                                      국(농림축산식품   농림축산
 6    〃     823-6    823-14   구    540          237       부)     식품부


 7    〃     639-5             도    749          60    국(국토해양부)   국토해양부



 8    〃     639-23   639-67   임    8,374        29     인천광역시      황**



 9    〃     639-59            도    948          933   국(국토해양부)   국토해양부



 10   〃     639-58   639-68   임    1,942        208    인천광역시      황**



 11   〃     643-4             도     10          10      장수군       장수군


 12   〃      847              도     95          77    국(국토해양부)   국토해양부


 13   〃     643-1    643-11   답    2,866        542    전북 장수      신**


 14   〃     643-2             도    747          747    경남 산청      권**


 15   〃     643-5             도    165          165     장수군       장수군


 16   〃     645-6    645-18   답    1,475        96     전북 장수      신**


 17   〃     645-1    645-17   답    1,899        79     전북 장수      홍**


 18   〃     645-4             도    317          317   국(국토해양부)   국토해양부


 19   〃     645-2             도    919          378   국(국토해양부)   국토해양부