<div data-bbox="165 100 243 112" data-label="Page-Header">
<p>제14981호</p>
</div>
<div data-bbox="437 100 457 112" data-label="Page-Header">
<p>관</p>
</div>
<div data-bbox="544 100 564 112" data-label="Page-Header">
<p>보</p>
</div>
<div data-bbox="679 100 829 112" data-label="Page-Header">
<p>2001.12.19. (수요일)</p>
</div>
<div data-bbox="131 122 175 488" data-label="Text">
<p>결과에 따른 조지를 규정한 조치코드를 참조하고 조치코드에 채택된 코드에 따라 새로운 주기를 지정하게 된다.</p>
</div>
<div data-bbox="187 160 675 458" data-label="Table">
<p style="text-align: center;">표 4-2 Rockwell 방법의 주기조정 코드표</p>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">현재</th>
<th colspan="2">신뢰상태</th>
<th colspan="2">조치코드</th>
</tr>
<tr>
<th>이전</th>
<th>그 이전</th>
<th>이전</th>
<th>그 이전</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>new</td>
<td>new</td>
<td>-</td>
<td>#</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>in</td>
<td>in</td>
<td>-</td>
<td>p</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>in</td>
<td>out</td>
<td>new</td>
<td>-</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>in</td>
<td>in</td>
<td>new</td>
<td>p</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>in</td>
<td>out</td>
<td>in</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>in</td>
<td>in</td>
<td>in</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>in</td>
<td>out</td>
<td>out</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>new</td>
<td>out</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>in</td>
<td>new</td>
<td>m</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>in</td>
<td>in</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>out</td>
<td>new</td>
<td>m</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>in</td>
<td>in</td>
<td>d</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>out</td>
<td>out</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>out</td>
<td>new</td>
<td>out</td>
<td>m</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>in : in-tolerance</td>
<td>out : out tolerance</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>p : 주기연장<br/>m : 주기 축소(약 50% 축소)<br/>d : 주기 축소(약 25% 축소)<br/>- : 원주기 유지(주기불변)</p>
</div>
<div data-bbox="685 122 750 488" data-label="Text">
<p>상기의 코드표에 해당하지 않는 모든 조합의 경우에는 조정 유보를 나타내는 코드가 부여된다. 상기 코드표의 p, m, d의 조치 코드를 사용할 때에 교정수기는 표 4-3. 에 따라 조정되어 진다.</p>
</div>
<div data-bbox="755 160 875 458" data-label="Table">
<p style="text-align: center;">표 4-3 Rockwell 방법의 주기조정표</p>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">현재주기 (주)</th>
<th colspan="4">새로운주기</th>
</tr>
<tr>
<th>p</th>
<th>m</th>
<th>d</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>15</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="131 505 195 875" data-label="Text">
<p>분한다. 즉 허용공차 이내일 경우는 code0, 허용공차를 초과하였지만 사양의 2배 이내에서 벗어났다면 code 1, 사양의 2배 이상에서 허용공차를 벗어난 측정기에 대하여는 code2를 부여하는 단순한 표준화를 제시하였다.</p>
</div>
<div data-bbox="200 505 295 875" data-label="Text">
<p>물론 허용공차가 벗어난 정도를 기준으로 코드의 구분을 보다 세부화하거나 허용공차 초과정도의 상대값 함수로 축소비율이 정해지는 것이 이상적인 것임에는 틀림이 없으나 3가지의 코드표에 의한 표준화도 TI방법에 비하여는 보다 좋은 결과를 기대할 수 있을 것으로 간주되어진다.</p>
</div>
<div data-bbox="300 505 365 875" data-label="Text">
<p>샘플 데이터에 의한 모의시험이 60%에서 95%까지의 EOP 신뢰성 목표에 대해 시행되고 최초의 주기 추정 값이 크게 부정확하지 않다면, 이 결과로 목표 값에 근사한 실제적 신뢰성을 제공한다.</p>
</div>
<div data-bbox="370 685 390 875" data-label="Caption">
<p>표 4-1 Kearfott 방법의 주기조정 비율</p>
</div>
<div data-bbox="395 545 595 875" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">신뢰목표(%)</th>
<th colspan="3">교정 시 주기조정비율</th>
</tr>
<tr>
<th>code(0)</th>
<th>code(1)</th>
<th>code(2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>90%</td>
<td>+1.81%</td>
<td>-12.94%</td>
<td>-20.63%</td>
</tr>
<tr>
<td>85%</td>
<td>+2.90%</td>
<td>-12.94%</td>
<td>-20.63%</td>
</tr>
<tr>
<td>75%</td>
<td>+5.54%</td>
<td>-12.94%</td>
<td>-20.63%</td>
</tr>
<tr>
<td>70%</td>
<td>+7.17%</td>
<td>-12.94%</td>
<td>-20.63%</td>
</tr>
<tr>
<td>60%</td>
<td>-11.38%</td>
<td>-12.94%</td>
<td>-20.63%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>code 0 : 허용오차 이내<br/>code 1 : spec의 2배이내에서 허용공차 초과<br/>code 2 : spec의 2배이상에서 허용공차 초과</p>
</div>
<div data-bbox="605 770 625 875" data-label="Section-Header">
<p>4-3. Rockwell 방법</p>
</div>
<div data-bbox="630 505 715 875" data-label="Text">
<p>엔지니어링 방법 중 가장 많이 사용되고 있는 방법으로 Rockwell International의 Automatic Marine System부에서 개발되었으며, 현재의 교정과 이전의 2회 교정결과를 포함하여 모두 3회의 교정결과를 토대로 측정 기기의 동향을 결정하는 방법이다.</p>
</div>
<div data-bbox="720 505 820 875" data-label="Text">
<p>이 방법은 측정 신뢰성 목표에 따른 별도의 고려를 하지는 않으나 모의시험결과와 약 70%에서 80%의 EOP의 측정신뢰성을 갖는 것으로 알려져 있다. 그러나 최근의 정밀제품의 생산이나, 반도체 등의 첨단산업에서 EOP의 측정신뢰성 70-80% 수준은 기대에 매우 미흡한 수준으로 볼 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="825 505 875 875" data-label="Text">
<p>Rockwell 방법의 적용은 현재, 이전 그리고 그 이전의 교정에서 측정기기가 허용공차 이내로 정확도를 유지하고 있는지의 여부를 판정하고 각각의</p>
</div>