<div data-bbox="166 103 243 117" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="435 103 454 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 561 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="128 228 151 494" data-label="Section-Header"><h3>제 3 절 리스크 관리를 위한 가드밴드의 추정</h3></div>
<div data-bbox="166 517 186 874" data-label="Text"><p>▷ 세부 예시 : ① Reliability Target : 목표신뢰도로 % 형태로 입력 (performance Specification을 근거로 입력)</p></div>
<div data-bbox="188 730 208 874" data-label="Text"><p>② Desired Display Precision : 디스플레이가 되는 측정값의 정밀도 (자리수)</p></div>
<div data-bbox="210 746 229 874" data-label="Text"><p>③ Number of Calibration : 전체 교정횟수</p></div>
<div data-bbox="231 746 250 874" data-label="Text"><p>④ Number In-Tolerance : 허용오차 이내의 상태로 측정된 횟수</p></div>
<div data-bbox="252 794 271 874" data-label="Text"><p>⑤ Confidence Level : 교정후기의 신뢰도</p></div>
<div data-bbox="325 610 575 775" data-label="Figure">
<img alt="Screenshot of a software interface showing reliability and confidence level calculations for a calibration test."/>
<p>The screenshot shows a 'Reliability Confidence Level' window. It contains fields for 'Reliability Target' (80 %), 'Desired Display Precision' (2 digits), 'Number of Calibration' (35), 'Number In-Tolerance' (27), 'Observed Reliability' (77.14 %), 'Confidence Level' (95 %), 'Upper Confidence Limit' (95.83 %), and 'Lower Confidence Limit' (93.86 %). A 'Test Result' box at the bottom indicates 'Reliability target value is 1.55.2 confidence limit'.</p>
</div>
<div data-bbox="578 600 600 785" data-label="Caption"><p>그림 5-3. 설정된 교정후기가 통과된 경우</p></div>
<div data-bbox="595 610 855 775" data-label="Figure">
<img alt="Screenshot of a software interface showing reliability and confidence level calculations for a calibration test with a low reliability result."/>
<p>The screenshot shows a 'Reliability Confidence Level' window. It contains fields for 'Reliability Target' (90 %), 'Desired Display Precision' (5 digits), 'Number of Calibration' (35), 'Number In-Tolerance' (18), 'Observed Reliability' (51.42857 %), 'Confidence Level' (95 %), 'Upper Confidence Limit' (98.62135 %), and 'Lower Confidence Limit' (23.59537 %). A 'Test Result' box at the bottom indicates 'Reliability target is 0.90. Observed Reliability is too low. Reliability target higher than upper 95.2 confidence limit'.</p>
</div>
<div data-bbox="858 600 880 785" data-label="Caption"><p>그림 5-4. 설정된 교정후기 신뢰도</p></div>
<div data-bbox="166 125 229 494" data-label="Text"><p>1) 가드밴드 추정 의 의미<br/>우리는 측정 시 때로 허용차 범위를 벗어나 파라미터를 측정 혹은 교정 시 허용차 범위 내로 판별하는 경우가 있다.</p></div>
<div data-bbox="231 125 294 494" data-label="Text"><p>허용차 범위 파라미터 등이 조정되지 않은다면 결국 이들은 허용차 범위를 벗어난 상태로 사용되어 질 것이다. 이러한 상황이 발생한 위험성을 오류허용 리스크(else accept risk) 혹은 소비자 리스크(consumer's risk)라 부른다.</p></div>
<div data-bbox="296 125 379 494" data-label="Text"><p>이러한 경우를 방지하기 위해서 우리는 소비자 리스크를 적절한 수준으로 억제하기 위해 가드밴드를 사용한다. 이러한 가드밴드는 파라미터의 허용한 계 내에서 측정 혹은 교정 프로세스의 불확도에 대하여 정수배를 시킨 시 험한계(test limit)들로 구성되어진다.</p></div>
<div data-bbox="381 125 464 494" data-label="Text"><p>만약 교정 혹은 시험되는 파라미터 들에 대해 아무런 정보가 주어지지 않았을 경우 위의 가드밴드 구성방법에는 문제성을 지니게 되지만, 대부분의 경우는 측정되는 요소들에 대하여 부분적으로 이미 알고 있으므로 가드밴드의 범위 설정이 가능하다.</p></div>
<div data-bbox="466 125 550 494" data-label="Text"><p>일반적으로 우리는 파라미터의 허용한계를 알고 있으며 또한 측정 혹은 교정 당시의 허용차내일 확률을 대체적으로 추정할 수 있다. 이러한 경우 가드밴드를 측정 혹은 교정 프로세스 불확도에 대한 정수배로 설정하는 것은 확신의 방법으로 볼 수 없다.</p></div>
<div data-bbox="552 125 597 494" data-label="Text"><p>반 정에서는 가드밴드의 구성과 추정에 대한 수학적언 해석 방법을 설명 하고 그 예로 작성된 프로그램을 소개한다.</p></div>
<div data-bbox="600 125 672 494" data-label="Text"><p>2) 가드밴드 적용의 범위<br/>가드밴드는 대칭되거나, 혹은 단방향 허용차범위를 갖는 정규분포 형태 측정값을 갖는 경우에 대해 적용이 가능하다.</p></div>
<div data-bbox="674 125 781 494" data-label="Text"><p>3) 가드밴드 추정방식 개찬<br/>Bayesian 방법에 기초하고 있는 가드밴드 추정방식은 80년대 중반부터 개발되어 현재 여러학자들의 논문이 보고된 바 있다. 이 방식은 파라미터를 측정 혹은 교정하는 절차상의 고려되는 것들로 구성되며, 측정 이전에 우리가 가 알고 있어야 되는 사항들은 다음과 같다.</p></div>
<div data-bbox="783 125 871 494" data-label="List-Group">
<ul>
<li>&gt; 측정 파라미터의 허용한계에 대한 지식</li>
<li>&gt; 파라미터의 허용한계와 연관된 교정 혹은 측정시스템의 정확도</li>
<li>&gt; 교정 혹은 측정 후 파라미터가 허용한계 이내일 확률에 대한 직접한 추정치</li>
</ul>
</div>