yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제19003호                  관         보          2017. 5. 4.(목요일)
            온도센서 감도시험기 내에 풍속을 측정
    풍속계     할 수 있는 구조(최소단위 0.1 m/sec 이     1개   ○   온도센서형에 한함
         상)
         - 지시압력계의 표시눈금최소단위 0.01                     지시압력계가 있는
지시압력계시험기 Mpa 이하 단위 카운터 및 타이머 부착            1대       경우에 한함(법 제
         - 정압ㆍ기밀ㆍ반복ㆍ충격ㆍ시도시험을                        39조에 따른 합격
         할 수 있는 것                                   품 사용시 제외)
                                                    탐지부가 있는 경
  분진시험기 내용적
         정가능
              0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/min 조   1대       우에 한함(법 제39조
                                                    에 따른 합격품 사
                                                    용시 제외)
  진동시험기 지시압력계
         있는 것
                  및 탐지부의 진동 시험을 할 수        1대
   회전계   진동시험기의 rpm측정에 적합한 것               1대   ○
                                                    탐지부가   있는 경
탐지부충격시험기 탐지부의 충격시험을 할 수 있는 것               1대       우에 한함(법 제39조
                                                    에 따른 합격품 사
                                                    용시 제외)
도료밀착성시험기 KS M ISO2409(페인트와 바니시-도료밀
         착성 시험에 적합한 것)             1대               외부도장된 저 장용
                                                    기에한함
방사분포도시험기 해당 방호면적 측정 할 수 있을 것       1대
2.3. 간이소화용구, 가스․분말․고체에어로졸자동소화장치, 자동확산소화기
       품목                    규 격            수량 교 정     비고
                                                대상
               당해 측정 총량의 약 1.5배의 것(소화약
               제용 최소단위 1 g 이하, 디지탈식 최소
           저울  단위 50 kg 이상은 10 g 이하. 단, 분말 필요수 ○
               소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대
               달림 100g이상의 것 추가)
               - (0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조          항온기가 저온기의
                                                   온도 범위 및 기준
          항온기 절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하)          1대     의 조건을 만족하는
               - (안정도 ± 2 ℃)                       것은 겸용사용 가능
   공                                               항온기 및 저온기
               - 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것               의 온도범위가 기
          저온기  (최소 1 ℃ 이하)                  1대     준의 조건을 만족
               - 안정도 ± 2 ℃                         하는 것은 겸용사
                                                   용가능
       버어니아캘리 (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm
   통      퍼스   이하)                          1개 ○
        나사게이지 해당 링게이지 및 플러그게이지             각 1개 ○ 나사식인
                                                   한함
                                                          경우에
        표준온도계 온  도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ 이상    각 1개 ○  디지털식의 온도
               (최소단위 0.1 ℃ 이하)                     계로 대체 가능
         초 시 계 60초계                         1개
       분동식표준압               <삭 제>
          력계
                                    12
제19003호                   관        보            2017. 5. 4.(목요일)
            당해 소화시험에 적합한 시설 및 소화시
    소화시험모형 험 모형(자동소화장치의 경우 최대면적, 1개
            최대높이,소화시험을 할 수 있을 것)
            - 당해 소화용구를 침지할 수 있는 크기
              (고압가스안전관리법에 적용받는 소화
     기밀시험기 용구는 40 ℃ 이상, 자동소화장치는 1대                  축압식에 한함
              사용상한온도이상 수온조절이 가능한
              것)
            - 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치
              부착
            - <삭 제>
     내압시험기                           1대             고압가스안전검사
                                                    품 제외
            - 압력계(최소단위 0.1 MPa 이하)
            - 1회 3개 이상의 소화기를 시험할 수
             있는 것
            충전압력을 측정할 수 있는 구조로 최소                   에어로졸식소화용
    충전압력측정기                          1개
            단위 0.01 MPa 이하                          구에 한함
       비중계 당해    약제의 비중을 측정할 수 있는 것 각 1개
            (최소단위 0.002 이하)                      ○ 강화액,
                                                    제에 한함
                                                          포소화약
                                                    강화액, 침윤, 산알
      pH 메타 최소단위 0.1 이하(표준액 포함)      1대             칼리, 포소화약제
                                                    에 한함
     표면장력계 최소단위 1 mN/m 이하                  1대       -강화액, 침윤제,
                                                    포소화약제에 한함
       점도계 기계식 또는 B형 점도계                   1대    ○ -윤제에
                                                      포소화약제, 침
                                                         한함
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
       표준체 425 ㎛, 150 ㎛, 75 ㎛, 45 ㎛의 체    각 1개      분말소화약제에
                                                    한함
      체진탕기 진 탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3
           ~ 5) ㎝의 것
                                           1대       분말소화약제에
                                                    한함
    마개달린실린 용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 1개            분말소화약제에
        더  이하)                                      한함
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>
     진동시험기 상하진   폭 (15 ± 1) ㎜, 진동수 매분 rpm
           (600 ± 30)회전                    1대
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
           원심분리관용량 100 mL 이상(4개), <삭
투척용        제>, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 1대
소화용 원심분리기 것                                         포소화약제에 한함
 구
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>              <삭 제>             <삭제>
                                   13
제19003호                  관        보               2017. 5. 4.(목요일)
파열식        - 수욕조의 물을 1분에 1 ℃씩 상승시킬
자동확 작동온도시험 수 있는 것                        1대
산소화 기 - 파열시 안전보호장치 및 작동온도를 측
 기              정할 수 있는 것
              - 지시압력계의 표시눈금 최소단위 0.01                 지시압력계가 있는
     지시압력계시 MPa, 카운터 및 타이머 부착                         경우에 한함(법 제
        험기 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 1대                     39조에 따른 합격
              할 수 있는 것                                품 사용시 제외)
     작동온도시험 - 것온도 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 1대
          기 (최소눈금 단위 0.1℃이하)
분사식 진동시험기 상하진폭 2 mm, rpm 2 000 이상 조정 1대           지시압력계가 있는
 자동           가능                                  경우에 한함(법 제39
 확산
 소화 회전계 진동시험기의 rpm측정에 적합한 것                1대   ○ 조에 따른 합격품 사
                                                  용시 제외)
 기            시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈                해당하는 감지부
    감 도 시 험 기 식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도
                                                  시험에 적합할 것
    (RTI)     계 부착)                      1대       (법 제36조에 의
              해당 감지부시험에 적합할 것                     한 제품검사 합격
                                                  품 사용시 제외)
      <삭 제>               <삭 제>          <삭제>        <삭 제>
      <삭 제>               <삭 제>          <삭제>        <삭 제>
     도료밀착성시 KS M ISO2409(페인트와 바니시-도료밀 1대          외부도장된 저장
        험기 착성 시험에 적합한 것)                          용기에 한함
에어로
 졸식           상하진폭 2 mm, rpm 2 000 이상 조정 1개           엔 진 실 화재모 형 에
 소화   진동시험기   가능                                      한함
 용구
     디지털멀티메
          타 AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상) 1대    ○
     직류전원공급 -전원조정범위: (0 ~ 50) V 이상
          기 -최대전류 : 5 A 이상                 1대   ○
              - AC (0 ~ 300) V 임의조정이 가능한              전기식(수신부)에
가 전압조정기(    슬
              것                            1대         한함
스 ․ 라이닥스) - 1 KVA 이상
분 절연저항계 DC 500 V                           1대   ○
말 ․ 절연내력계 AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것       1대   ○
고 체 작동온도 작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도
에 어 시험기 를 1분에 1 ℃ 이하의 비율로 상승시킬 1대
로 졸           수 있는 것
자 동           시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈                    해당하는 감지방
소 화 감 도 시 험 기 식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도 1대                식에 한함(법 제
장치 (RTI)      계 부착)                                   36조에 따른 제품
                                                      검사 합격품사용
    강도시험기 설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것 1대                     시 제외)
     감지부작동시
        험기 감지부 작동시험을 할 수 있는 것              1대
                                  14
제19003호                   관         보           2017. 5. 4.(목요일)
              -온도범위(0 ~ 250) ℃ 이상, 작동, 부작
    온 도센서 형 기 동시험기 가능한 것
    류시험기 -온도센서형 감지부에 대한 기류측정이 1대
              가능한 것
         <삭 제>                <삭 제>            <삭제>        <삭 제>
         <삭 제>                <삭 제>            <삭제>        <삭 제>
2-4. 캐비닛형 자동소화장치
       품목                     규 격                수량 교 정      비고
                                                     대상
               소화약제량의 약 1.5배의 것(최소단위 필요수 ○
        저울
               100 g 이하)
     <삭 제>                   <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
     표준온도계 온     도측정범위 (-50 ~ 200) ℃           각 1대 ○ 디   지털식의 온도계
               (최소단위 0.1 ℃ 이하)                           로 대체 가능
     <삭 제>                   <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>                   <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
 버어니아캘리퍼스
               (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이 1개       ○
               하)
               AC, DC, V, mA, Ω측정이 가능한 것(디
      멀티메타                                       1대   ○
               지탈식)
       소음계     최소단위 1 ㏈ 이하                       1대   ○
               - 무향실 규격(폭 50 ㎝, 높이 50 ㎝, 길
               이는 시료설치대에서 측정거리까지 100
   음향시험장치 ㎝ 이상)                                  1대
               - 소음계를 설치할 수 있을 것
               - 방음장치를 할 것
       정류기            DC (0 ~ 50) V, (0 ~ 5) A   1개   ○
 교류전압조정공급
  기(슬라이닥스) 정격용량 5 KVA 이상                         1대
     <삭 제>                   <삭 제>             <삭제>
     절연저항계                 DC 500 V 이상           1개
                   AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한
     절연내력계             것(1분타이머 부착한 것)            1개   ○
     <삭 제>                   <삭 제>             <삭제>         <삭 제>
  방사성능시험장 당해         캐비넷형자동소화장치의 방사성능
               시험이 가능한 시험장                      1개소
     <삭 제>                   <삭 제>             <삭제> <삭제>
2-5. 소화약제(설비용)
 종별 품 목                        규 격               수량 교 정      비고
                                                     대상
                당해 약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단
                위는 해당약제의 소화약제기술기준 별표
  공             3의 허용범위를 측정할 수 있는 단위로
  통       저울    할 것. 단, 분말소화약제용은 최소눈금 필요수 ○
                0.001 g이하 최대달림 100 g이상의 것
                추가, 포소화약제용은 최소단위 0.5 mg
                이하 최대달림 100 g 이상의 것 추가)
                                          15
제19003호                    관         보            2017. 5. 4.(목요일)
            (0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절                 항온기 및 저온기의
            가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하)                       온도범위가 기준의
       항온기 당해 소화약제를 넣을 수 있는 것          1대            조건을 만족하는 것
            ※ 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가                    은 겸용사용가능
            능
     표준온도계 온  도측정범위 (-50 ~ 200) ℃     각 1대         ○ 디 지털식의 온도계
            (최소단위 0.1 ℃ 이하)                          로 대체가능
                                                     강화액, 침윤, 산알
      pH 메타 최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)        1대            칼리, 포소화약제
                                                     에 한함
                                                     외 부시 설이 용가
    소화시험모형 당해소화약제의 소화시험에 적합한 것 1조                    (가 스 계소화약제
                                                     에 한함)
       초시계 60초계                              1개
       압력계 0 ~ 2.5 MPa, 최소단위 0.05 MPa        1개    ○ 반 응식강화액소화
                                                     약제에 한함
    비중계 또는 당해
            계:
                약제의 비중측정에 적합한 것(비중
                최소단위     0.002 이하)(비중병: 100 1개     ○
       비중병 ㎖)
강화액         형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한
                                                     항온기 및 저온기
            것                                        의 온도범위가 기
       저온기
            - 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 1대                준의 조건을 만족
                                                     하는 것은 겸용사
            이하)                                      용가능
     표면장력계 최소단위 1 mN/m 이하                    1대
       표준체 425 ㎛, 150 ㎛, 75㎛, 45 ㎛의 체       각 1개
            진 탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3
      체진탕기 ~ 5) ㎝의 것                         1대
    마개달린실린 용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 1개
 분말     더   이하)
     <삭 제>               <삭 제>              <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>               <삭 제>              <삭제>
     <삭 제>               <삭 제>              <삭제>
     <삭 제>               <삭 제>              <삭제>
                                                       항온기 및 저온기
       저온기
            - 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃                     의 온도범위가 기
            이하                               1대        준의 조건을 만족
            - 안정도 ±2 ℃                                 하는 것은 겸용사
                                                       용가능
     비중계 또는 당해  약제의 비중을 측정할 수 있는 것
       비중병 - 비중병 최소
            - 비중계       눈금 0.002 이하
                    100 ㎖
                                            각 1개   ○
 포 점도계 기계식 또는 B형                             1대    ○
            높이 (114 ~ 127) ㎜, 내경 약(30 ~ 33)
            mm의 투명유리시험관, (-20 ~ 50) ℃
    유동점측정기 봉상온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 1대
            냉각중탕, 가스켓 및 원판을 갖춘 것(KS
            M 2016 참조)
        펌프
    또는공기압축 발포시험 및 소화시험에 적합한 것                1대
        기
                                   16
제19003호                  관        보               2017. 5. 4.(목요일)
           형식승인기준 별표1의 해당노즐
    표준발포노즐 1)단 백포소화약제 시험용노즐
            2)합성계면활성포소화약제 시험용 노즐         1개
            3)수성막포소화약제 시험용노즐
           내용적  1400 ㎖(합성계면활성제 포소화
     포수집용기 약제인 경우                        1개
                    내용적 약 200 L)
           수압력 0.1 MPa, 방수량 매분 6 L 풍량                 합 성계 면 활 성제
    표준발포장치 매분 13 ㎥로 조절할 수 있는 형식승인        1개           소화약제에 한함
           기준 별표3의 고발포 장치
     내화성기구 스텐레스    재질의 통(30×15×15) ㎝의 규격 1개
           으로 H,W,D의 크기)
     표면장력계 최소단위 1 mN/m 이하                 1대          수성막포 소화약
                                                      제에 한함
           원심분리관용량 100 mL 이상(4개), <삭
     원심분리기 제>, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 1대
           것
           (1)ø114 ㎜×130 ㎜ 비철금속용기
    수성막시험기 (2)ø120 ㎜×130 ㎜ 원추형망(177 ㎛ 평직
           비철망)                           1조          수성막포소화약제
                                                      에 한함
           (3) 프로판 토치
    분동식표준압              <삭 제>
       력계
     <삭 제>               <삭 제>           <삭제>
할로겐
화합물
 ㆍ <삭 제>              <삭 제>             <삭제>             <삭 제>
비활성
기체
    <삭 제>        <삭 제>          <삭제>
        -형식승인기준에 의한 저온시험에 적합                          항온기 및 저온기
         한것                                           의 온도범위가 기
침윤제 저온기 - 온도조절이 가능한 것            1대                   준의 조건을 만족
        (최소눈금 1 ℃ 이하, 안정도 ±2 ℃)                       하는 것은 겸용사
                                                      용가능
    점도계 기계식 또는 B형                1대             ○
2-6. 방염제
                                                교정
 종별 품 목                   규 격           수량      대상         비고
       연소시험기 형 식승인기준에 정한 시험을 할 수 있는 1조
             것
       표준온도계 (0 ~ 200) ℃,최소단위 0.1 ℃ 이하  1개      ○
             당해약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 1개
  공          10 g 이하)
         저울
             최소단위 0.1 ㎎ 이하(최대달림 100 g 이 1개
             상)
  통           (0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조
        항온기 절 가능한 것(최소단위1 ℃ 이하), (안정 1대
             도 ± 2 ℃)
       프라니메타
             불규칙면적을 측정할 수 있는 것(최소단 1개
             위 0.1 ㎠ 이하)
                                   17
제19003호                  관         보              2017. 5. 4.(목요일)
     비중계 또는 당해약제의   비중측정에 적합한 것
 방    비중병 (비중계
            100 ㎖)
                   최소눈금 0.002 이하, 비중병    1개     ○
      pH 메타 최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)          1개
 염    세탁기
            - 세탁중량 2 ㎏ 이상                1개       내세탁성에 한함
            - 교반속도는 150 rpm 이상
 액    카페트
            진공모터가 1 마력 이상                1게          대상물이
      세탁기                                          카페트에 한함
      건조기 텀블식                            1개       내세탁성에 한함
 방    세탁기
            - 세탁 세탁중량 2 ㎏ 이상             1개       내세탁성에 한함
 염          - 교반속도는 150 rpm 이상
 성    카페트
            진공모터가 1 마력 이상                1게          대상물이
 물    세탁기                                          카페트에 한함
 질    건조기 텀블식                            1개       내세탁성에 한함
      비중병 용량 100 mL                      1개     ○
                                                      투명한
                                                   방염도료는제외
     확산반사율시 확산 반사율 및 은폐율을 측정할 수 있
                                                  KS M 5000에 서
 방     험기    는것                          1대       규정한 시험방법
 염                                                    3111의
 도                                                시험용지로 대치
 료                                                    가능
     항온항습기 -- 온 도 (20 ± 3) ℃
              상대습도 (90 ± 1) %     1대
       강구 강구 300 g(현형)            1개
      주도(점) 스토머 점도계 또는 방염도료의 주(점) 1대            ○
      시험기 도 측정에 적합한 것
2-7. 경보기류
 종별      품목                  규 격                 수량 교 정     비고
                                                     대상
              감도시험기 상단으로부터 천정이 1.2 m
      감도시험실                                     1 개소
              이상 떨어질 것
        냉각용 휀                                   필요수
         온도계  실내온도 측정 가능한 것                       1개
      지시온도계 (-20   ~ 180) ℃ 측정가능 한 것
              (최소단위 0.1 ℃)                        1개  ○ 지시온도계 및 풍
              (0  ~ 5) m/s 측정 가능한 것(최소단위
                                                        속계 기능있는 경
         풍속계                                      1개  ○ 우 1개로 가능
              0.1 m/s)
  감     <삭 제>               <삭 제>               <삭제>       <삭 제>
  지 충격시험기     두     20   ,   300   ,   이 500  의
              나무판 및 0.54 ㎏, 직경 51 ㎜ 강철구 1개
                 께     ㎜   폭     ㎜   길       ㎜
  기
  공 <삭 제>                   <삭 제>               <삭제>       <삭 제>
  통 동작표시기 감지기의 동작 여부를 표시할 수 있는 1개
              것
      버어니아캘리퍼 (0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
          스   하)                                  1개
         초시계 60 초계                                1개
              (0
       마이크로메타 하) ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이
                                                  1개  ○
      절연저항계 DC 500 V 이상                           1개  ○
                                     18
제19003호                  관        보           2017. 5. 4.(목요일)
    절연내력시험기 (0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)        1개    ○
    디지털멀티메타 AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상)   1개    ○
     <삭 제>                  <삭 제>          <삭제> <삭제> <삭 제>
     <삭 제>                  <삭 제>          <삭제> <삭제>
       정류기 DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A         1개    ○
     <삭 제>                  <삭 제>          <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>                  <삭 제>          <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>                  <삭 제>          <삭제>         <삭 제>
     <삭 제>                  <삭 제>          <삭제>         <삭 제>
       습도계   (0 ~ 98) % 이상의 것               1개
    전압조정기(슬라 - AC (0 ~ 250) V               1개
       이닥스) - 정격용량은 3 kVA 이상
    자동전압조정기 정격용량 15 kVA 이상인 것               1개
      소 음 계 (40  ~ 120) ㏈ 까지 측정할 수 있는것
             (최소단위 : 1 ㏈ 이하)                1개    ○ 단  독경보형감지기
                                                     에 한함
      음량시험 1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부 1개                  단독경보형감지기
        장치 에 음반사 방지재 부착)                             에 한함
 감지 계단상승감도시 - (실온 ~ 90) ℃ (최소단위 0.1 ℃)
 기(     험기 -cm/풍s)속 (0 ~ 120) cm/s (최소단위 1 1개
 차동
 식스 직선상승감도시 -- (온실온  ~ 150) ℃ (최소단위 0.1 ℃)
                  도상승 (1 ~ 25) ℃/분 (최소단위 1개
 포트     험기 0.1 ℃/분)
 형및
 보상 리크측정기 형식승인기준에 적합한 것                     1식       리크를 사용하는
                                                     감 지기에 한 함
 식스                                                  정온식감지기의 정
 포트 정온점시험기 상승온도 (실온 ~ 170) ℃ (최소단위 0.1 1대            온 식감도시험기로
 형)          ℃)                                      대체가능
                                                     감지선형에한함(광
     저항측정기 휘스톤브릿지(Wheatston Bridge)         1개
 정온                                                  케이블식은 제외)
 식감 정온식감도시험 -℃)온도 (실온 ~ 175) ℃ (최소단위 0.1
 지기      기   - 풍속(0 ~ 200) cm/s (최소단위 1 1대
             cm/s)
 차동 리크저항시험기 형식승인기준에 적합한 것                   1조
 식분
 포형 등가용량시험기 형식승인기준에 적합한 것                   1조       공기관식(다이어
 감지                                                  프램방식)에 한함
 기 접점간격시험기 형식승인기준에 적합한 것                    1조
(공기
관식) 감도시험기 디지털 동작 표시기 부착(1/100 초)            1개
                                                      열기전력을 이용
      열기전력 해당 감열부 시험에 적합한 것                 1조       하는 감지기에 한
 분포 측정장치                                             함
 형감
 지기 검출기동작시험
         기   해당 검출부 시험에 적합한 것               1조
(열전 저항측정기    저항측정기                          1개
대식)
     감도시험기 디지털 동작 표시기 부착(1/10 초)            1개
                                    19
제19003호                  관        보           2017. 5. 4.(목요일)
          - 디지탈 작동표시기 부착 1/10초 표시
   순환식감도시험 가능
      기   - 연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전 1대
이온 이온농도계 (110류계~ 220)
                   부착
                      V, 0.5 A              1대      이온화식에 한함
화식 <삭 제>                 <삭 제>             <삭제> <삭제> <삭 제>
및
광전
식 <삭 제>                  <삭 제>             <삭제>
    <삭 제>                <삭 제>             <삭제>
    분진시험기 내용적    0.09 ㎥ 이상, 풍속 (0 ~ 50) ㎝/s 1대
          풍속 조정 가능
          1. 감도시험장치가 다음의 것                          1. 치환시험 불꽃
          <삭 제>                                     감지기에 한함



             ○ 감지기 부착대
              -불꽃중심으로 전후(x축), 좌우(y축),
               상하(z축)로 이동 및 z축 중심으로 좌
               우회전(r축)하는 부착판에 감지기를 설
               치 가능한 것
             <삭 제>
             <삭 제>
             ○ 화원발생부
             - LPG, 마이크로버어너, 쵸퍼 등으로 구
               성
불            <삭 제>
꽃
감 감도시험기                                 1대
지
기            <삭 제>
             <삭 제>
             <삭 제>



             ○ 제어부
              -가스유량제어장치, 쵸퍼제어장치, 모니
               터용 센서계측장치 등으로 구성된 것

                              20
제19003호                    관         보            2017. 5. 4.(목요일)
              <삭 제>

              <삭 제>

           2. 형식승인기준 제19조의 2의 규정에
              적합한 시험을 할 수 있는 것                             2.외부시설이용가
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제> <삭제> <삭 제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
  정하중 시험기 2 ㎏, 8 ㎏                                1대
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
   충격시험기
           두 께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜
                                                  1개
           강철구
  버어니아캘리퍼 (0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
      스    하)                                     1개    ○
  마이크로메타 (0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이 1개                ○
           하)
   절연저항계 DC 500 V 이상                              1개    ○
발 절연내력시험기 (0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)                1개    ○
신
기 디지정류기    DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
     털멀티메타 AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
                                                  1개
                                                  1개
                                                        ○
                                                        ○
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제> <삭제> <삭 제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제> <삭제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
     습도계   (0 ~ 98) % 이상의 것                       1개
  전압조정기(슬 - AC (0 ~ 250) V                        1개
    라이닥스) - 정격용량은 5 kVA 이상
     온도계   (-20 ~ 100) ℃(최소눈금 0.1 ℃)              1개
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>         <삭 제>
    소 음 계 (40  ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최
           소단위 : 1 ㏈ 이하)                          1개    ○
  부하시험기(저 (0 ~ 10) A 부하용량 조정 가능한 것                1개
    항 박스)
수 <삭 제>                  <삭 제>
신 버어니아캘리퍼 (0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위                    <삭제>         <삭 제>
기                                      0.05 mm 이
                                                  1개    ○
      스    하)
ㆍ 마이크로메타 (0 ~ 25) mm 이상(최소 0.01 ㎜ 이하) 1개
중 절연저항계 DC 500 V 이상                                     ○
계 절연내력시험기 (0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)                1개    ○
기                                                 1개    ○
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제>
  디지탈멀티메타 AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것                1개    ○
   <삭 제>                 <삭 제>                   <삭제> <삭제> <삭 제>
                                    21