yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제16818호                         관              보               2008. 8.21. (목요일)

<별지 제3호 서식>                                                                             (앞쪽)


                                    전자인계서 대체입력서



        행정기관             ①번호                                                    -
 1                                        ②사업자등록번호
        제출용


       ③업소명

       ④소재지                                                         (전화번호 :                  )

       ⑤폐기물              ⑥폐기물분
배출자                                             -            -           ⑦위탁량               kg
        종류                류번호
       ⑧폐기물성
                고체상태=1,       액체상태=2
        질·상태

       ⑨처리장소

       ⑩업소명                              ⑪사업자등록번호                    -     -

       ⑫소재지                                                         (전화번호 :                  )

                         트럭/컨테이너=1,
       ⑬차량 종류                                                    ⑭차량번호
운반자                      탱크로리=2, 기타=3
       ⑮수집·운반 차량
                                                    ⑯운반일자                   년       월   일
        증 번호

       ⑰운반장소

       ⑱업소명                              ⑲사업자등록번호                    -     -

       ⑳사무실 소재지

처리자 시설 소재지

       시설명                                         처리예정일자                년    월       일

       처리방법                                             처리방법 분류번호

               배출자                       운반자                             처리자

                 .   .    .                     .    .   .                          .   .    .
확인 직위:                       직위:                            직위:

       성명:                    성명:                            성명:

                     (서명)                            (서명)                               (서명)

                                                                 210㎜×297㎜(노카본지 50g/㎡)

                                           48
제16818호             관        보       2008. 8.21. (목요일)
 <작성요령>                                              (뒤     쪽)
1. 작성대상
 ○폐기물관리법 제18조제3항 및 제24조의3제2항에 따른 폐기물을 배출·운반·처리하는 자
2. 작성시 유의사항
 가. 사실대로 정확하게 적으십시오.
 나. 쉽게 읽을 수 있도록 분명하게 적으십시오.
 다. 빈칸이 없도록 모두 적을 것
3. 업소별 기재항목
 가. 배출자는 ①부터 ⑱까지, 의 해당사항을 적어 확인·서명(폐기물관리책임자)하고, 운반자로
  부터 의 운반자 확인란에 서명(운반관리책임자)을 받습니다.
 나. 운반자는 처리자로부터 의 처리자 확인란에 서명을 받습니다.
 다. 처리자는 ⑲부터 까지의 해당사항을 적고 처리되는 대상폐기물의 종류와 양을 확인한 후 
  에 확인·서명합니다.
4. 항목별 기재요령
 가. ① 번호:폐기물배출자 별로 폐기물 인계서 작성시마다 일련번호를 부여합니다.
 나. ②·⑪ 및 ⑲ 사업자등록번호:관할 세무관서에서 부여한 사업자등록번호를 적습니다.
 다. ③과 ④ 업소명 및 소재지:폐기물을 배출하는 사업장의 업소명과 소재지를 기재(전화번호는
  지역번호까지 포함한다)하며, 업소의 소재지와 폐기물의 배출장소가 다른 경우에는 구분하여 모
  두 적습니다.
 라. ⑤와 ⑥ 폐기물 종류 및 폐기물분류번호:지정폐기물의 경우 별표 4에 따른 지정폐기물의 명
  칭 및 분류번호를 적습니다.
 마. ⑦ 위탁량:위탁처리하는 폐기물의 양을 kg 단위로 적습니다.
 바. ⑧ 폐기물 성질·상태:해당 번호로 적습니다.
 사. ⑨ 해당 폐기물을 처리하는 시설 소재지를 적습니다.
 아. ⑩과 ⑫ 업소명 및 소재지:폐기물을 운반하는 자의 업소명 및 소재지(전화번호는 지역번호까
  지)를 적습니다.
 자. ⑬ 차량 종류:차량 종류별로 해당되는 번호를 적으며, 적재능력이 적은 차량으로 수집하여
  적재능력이 큰 차량으로 옮겨 싣는 경우 ⑬란부터 ⑰란까지 운반순서에 따라 모두 적습니다.
 차. ⑮ 수집·운반 차량증 번호:시·도 또는 유역환경청(지방환경청)에서 발급한 수집·운반 차
  량증의 번호를 적습니다.
 카. ⑱ 처리자 업소명, ⑳ 사무실소재지,  시설소재지,  시설명:처리자의 업소명, 처리장이
  있는 사무실 및 처리시설의 소재지, 처리시설의 종류를 적습니다.
 타.  처리방법:처리방법란에는 “위탁처리(재활용)”와 같이 적고 처리방법 분류번호란에는 다음
  의 분류번호를 적습니다.

                           49
제16818호                   관            보          2008. 8.21. (목요일)


     처리방법                                분류번호


                  정제[1001], 사료화[1002], 퇴비화[1003], 고형연료화[1004], 파쇄·분
            재활용
                  쇄[1005], 기타[1006]


                  일반소각[1101], 고온소각[1102], 열분해[1103], 고온용융[1104], 압축
                  [1105], 파쇄·분쇄[1106], 절단[1107], 용융[1108], 증발농축[1109],
          중간처리
                  유수분리[1110], 탈수·건조[1111], 멸균·분쇄[1112], 고형화[1113],

 자가처리             안정화[1114], 소멸화[1115], 중화[1116], 기타[1117]


            매립    관리형 매립시설[1201], 차단형 매립시설[1202], 기타 매립시설[1203]


          해역배출    [1300]

                  정제[2001], 사료화[2002], 퇴비화[2003], 고형연료화[2004], 파쇄·분
            재활용
                  쇄[2005], 기타[2006]

                  일반소각[2101], 고온소각[2102], 열분해[2103], 고온용융[2104], 압축
                  [2105], 파쇄·분쇄[2106], 절단[2107], 용융[2108], 증발농축[2109],
          중간처리    유수분리[2110], 탈수·건조[2111], 멸균·분쇄[2112], 고형화[2103],

 위탁처리             안정화[2104], 소멸화[2115], 중화[2116], 지방자치단체 소각[2117], 국
                  가 소각[2118], 기타[2119]


                  민간관리형 매립시설[2201], 민간차단형 매립시설[2202], 기타 매립시
            매립
                  설[2204], 지방자치단체 매립시설[2205], 국가 매립시설[2206]


          해역배출    [2300]


비고:국가 소각 및 국가 매립시설은 환경관리공단 또는 수도권매립지관리공사가 위탁받아 운영하

 고 있는 시설을 말합니다.

 파.  확인:배출자·운반자·처리자가 폐기물 운반·처리 시 기재상황과 처리상황을 확인하여

  서명합니다.



5. 고지사항

 ○이 전자인계서 대체입력서를 작성하지 아니하거나 거짓으로 작성 또는 미제출, 운반중 휴대하

  지 아니하는 경우 등은 관련규정에 따라 처분됩니다.

                                  50
제16818호                 관         보          2008. 8.21. (목요일)


구분        표                   준                     명        비     고

제정 건축 설비와 산업용 설비의 단열 제품·공시 열전도도 측정                           규격안

     건축 재료 및 제품-열수분 특성-열특성 값의 공시 및 설계 결정을 위한 도표화된
제정                                                           규격안
     설계 값과 측정 절차

제정 건축구조물에서의 열교·열류 및 표면온도 계산·상세 계산                            규격안

제정 건축물과 건축소재의 열수분특성-질량 이동을 위한 물리량-용어                         규격안

제정 단열-복사에 의한 열전달-물리량과 정의                                     규격안

제정 단열-열전달 조건과 재료의 성질-용어                                      규격안

제정   단열-용어                                                   규격안

제정   단열-물리량과 정의                                              규격안

제정   건축물 부재 및 건물요소-열저항 및 열투과율-계산법                            규격안


2. 제정사유

 -국제규격을 KS규격으로 부합화하기 위한 제정

 -표준기술력향상사업으로 추진된 ISO규격의 KS규격 부합화에 따른 제정

3. 주요제정내용

 -건축물의 단열성능분야에 대한 KS규격화

 -단열성능 용어, 단열성능 계산법 및 물리적 측정방법에 대한 제정

4. 의견제출
 이 제정(안)에 대한 의견이 있는 개인, 업체 또는 관련기관은 2008년 10월 20일까지 다음사항을

 기재한 의견서를 기술표준원장에게 제출하여 주시기 바랍니다.

 -예고사항에 대한 의견(찬·반 여부와 그 사유)

 -의견제출자 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

 -기타 자세한 내용은 기술표준원 화학세라믹표준과 김동석 연구사(경기도 과천시 교육원길 96번

  지, 전화:02-509-7298~7301, FAX:02-507-1921)로 문의하여 주시기 바랍니다.


     공          고
⊙금융위원회공고제2008-111호
 상호저축은행법시행령을 개정함에 있어 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 그 개정이

유와 주요내용을 행정절차법 제41조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

                               64
제16818호                        관           보         2008. 8.21. (목요일)

⊙국립수의과학검역원고시제2008-10호
 축산물가공처리법 제4조 제2항의 규정에 의거 「축산물의 가공기준 및 성분규격」을 다음과 같이
개정 고시합니다.
   2008년 8월 21일
                   국립수의과학검역원장
   「축산물의 가공기준 및 성분규격」 개정
「축산물의 가공기준 및 성분규격」의 일부를 다음과 같이 개정한다.
   부       칙
제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
제2조(적용특례) 이 고시의 제1. 축산물에 대한 공통기준 및 규격 8. 보존 및 유통기준 바.의 개정
 규정은 이 고시 시행에 불구하고 2011년 7월 1일부터 적용한다.
제1. 축산물에 대한 공통기준 및 규격 8. 보존 및 유통기준 바. 중 “식육가공품 및 포장육의 보존온
도는 냉장 제품은-2~10℃”를 “식육가공품 및 포장육의 보존온도는 냉장 제품은-2~10℃(다만, 가
금육 포장육 제품은-2~5℃),”로 한다.
제3. 축산물 시험방법 Ⅲ. 일반시험법 3. 비타민류 중 “자.”를 “카.”로 하고, “자. 및 차.”를 다음과
같이 각 각 신설한다.
 자. 판토텐산
  (1) 고속액체크로마토그라프에 의한 정량
   (가) 시   약
     20mM KH2PO4:KH2PO4 2.7g을 증류수에 녹이고 인산으로 pH2.1로 조절한 후 전량을 1
     L가 되게 한다.
   (나) 표준용액의 조제
     판토텐산(D-pantothenic acid, hemicalcium salt)을 20mM KH2PO4에 녹여 표준원액(100
     μg/mL)을 조제하고, 표준원액을 증류수로 적당량 희석하여 표준용액을 만든다.
   (다) 시험용액의 조제
     검체 적당량을 취하여 마쇄기를 이용하여 잘게 부순 후 적당량의 20mM 인산완충용액을 가
     하여 30분간 초음파 진탕기로 추출한 후 50mL로 맞추고, 3,000rpm에서 원심분리하여 상
     등액을 0.45μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
   (라) 시험조작
   1) 고속액체크로마토그라프의 조건
     -칼    럼:역상분배형(C18 또는 이와 동등한 것, 1.5mm×250mm, 5μm)
     -이동상:A-20mM potassium phosphate(pH2.1)
               B-20 mM potassium phosphate/ACN(80/20)
               A:B(96:4)의 혼합액으로 37분간 흘려보낸 후 B 용액으로 10분간 세척한다.
     -유    속:120μL/분
                                        54
제16818호                 관          보            2008. 8.21. (목요일)
    -검출기:자외부(UV) 검출기(200nm)
  2) 정량시험
    시험용액 및 표준용액을 각각 10μL씩 주입하여 앞의 조건에서 시험한다. 표준용액 피크의
    넓이 또는 높이에 의해 구한 검량선을 사용하여 시험용액의 판토텐산의 농도(μg/mL)를 구
    하고, 다음의 식에 의하여 검체중 판토텐산의 함량(mg/100g)을 구한다.
                              a×b           100
    판토텐산(mg/100g)=   S×              ×
                          검체량(g)           1000

    S:시험용액중의 판토텐산의 농도(μg/mL)
    a:시험용액의 전량(mL)
    b:시험용액의 희석배수
차. 비타민 B12
 (1) 고속액체크로마토그라프(육방전환밸브시스템)에 의한 정량
  (가) 시   약
    5mM KH2PO4:KH2PO4 0.68g을 증류수에 녹이고 전량을 1L가 되게 한다.
  (나) 표준용액의 조제
    비타민 B12(Cyanocobalamin)을 5mM KH2PO4에 녹여 표준원액(100μg/mL)을 조제하고,
    표준원액을 증류수로 적당량 희석하여 표준용액을 만든다.
  (다) 시험용액의 조제
    검체 적당량을 취하여 마쇄기를 이용하여 잘게 부순후 5mM 인산완충용액을 가하여 10분
    간 초음파 진탕기로 추출한 후 50mL로 맞추고, 21,000rpm에서 원심분리한다. 분리후 중
    간층을 취해서 21,000rpm에서 다시 원심분리하고, 중간층을 시험관에 옮겨 클로르포름 3
    mL을 첨가하여 지방층을 제거(2,000rpm)한 물층을 다시 21,000rpm에서 10분간 원심분리
    한다. 마지막으로 맑은 액층을 0.45μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.
  (라) 시험조작
    1) 고속액체크로마토그라프(육방전환밸브시스템)의 조건
    -칼    럼:
    ·전처리컬럼:Capcellpak MF C8(4.6mm×150mm, 5μm) 또는 이와 동등한 것
    ·농축컬럼:Capcellpak MG C18(2.0mm×35mm, 5μm) 또는 이와 동등한 것
    ·분석컬럼:Capcellpak UG C18(1.5mm×250mm, 5μm) 또는 이와 동등한 것
    -이동상:
    ·전처리컬럼 이동상:5mM KH2PO4
    ·분석컬럼 이동상:5mM KH2PO4/Methanol(80/20)
    -유    속:
    ·전처리컬럼 이동상:500μL/min
    ·분석컬럼 이동상:120μL/min

                                55
제16818호                        관            보         2008. 8.21. (목요일)
    -검출기:자외부(UV)검출기(550nm)
  2) 정량시험
    시험용액 및 표준용액을 각각 400μL씩 주입하여 앞의 조건에서 시험한다. 표준용액 피크의
    넓이 또는 높이에 의해 구한 검량선을 사용하여 시험용액의 비타민 B12의 농도(ng/mL)를 구
    하고, 다음의 식에 의하여 검체중 비타민 B12의 함량(μg/100 g)을 구한다.
                                       a×b             100
    비타민 B12(μg/100g) =       S×                    ×
                                      검체량(g)           1000

    S:시험용액중의 비타민 B12의 농도(ng/mL)
    a:시험용액의 전량(mL)
    b:시험용액의 희석배수
제3. 축산물 시험방법 Ⅲ. 일반시험법 7. 유해성금속 시험법 나. 측정 중 (3)을 다음과 같이 신설한다.
 (3) ICP/MS법
  이 방법은 아르곤 가스에 고주파를 유도결합방법으로 걸어 방전되어 얻어진 아르곤 프라즈마에
  시험용액을 주입하여 목적원소의 외곽전자를 이탈시켜 각 원소를 양이온화된 형태로 만들어 질
  량분석기를 통해 목적원소의 농도를 구하는 방법이다.
  (가) 직접법
    이 방법은 Pb, Cd, Cu, Zn, Mn, Ni, Co, Sn, Fe, As, Sb, Cr, Se, Bi, V, Be 등의 대부분
    의 금속의 측정에 쓰인다.
  (나) 시험조작

    표준용액과 시험용액 및 공시험용액을 ICP/MS에 주입하여 시험용액의 농도를 구한다.

제3. 축산물 시험방법 Ⅲ. 일반시험법 중 16.을 다음과 같이 신설한다.

 16. 방사선조사 축산물의 검지법

  가. 유전자코메트 분석법(스크리닝검사법)

    이온화 방사선조사는 세포의 유전자에 손상을 일으키며 이러한 유전자의 손상된 정도를 단일

    세포의 마이크로젤 전기영동법을 이용하여 코메트 세포를 측정함으로써 방사선 조사 여부를
    검지하는 방법이다.
    (1) 장치 및 기구
     (가) 형광항체현미경(FITC Filter 494nm)
     (나) 전기영동장치
     (다) 코메트슬라이드
    (2) 시약 및 시액
     (가) 20mM EDTA-PBS
     (나) Trypan blue stain
     (다) Low Melting Point Agarose
                                        56
제16818호                       관            보               2008. 8.21. (목요일)
 (라) Lysis Solution:2.5M NaCl, 100 mM EDTA, 10mM Tris base, 1% sodium lauryl
   sarcosinate, 0.01% TritonX-100, 10% Dimethyl Sulfoxide
 (마) TBE Buffer:90mM Tris-borate, 3mM EDTA, pH8.5
 (바) TE Buffer:10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH7.5
 (사) SYBR Green 형광염색액
(3) 대상시료:냉동 및 냉장 식육(우육, 돈육, 계육)
(4) 검체조제
 (가) 시료의 표층부분을 제거한 후, 예리한 메스날 등을 사용하여 육중심부의 근육조직을
   얇게 잘라내어 약 1g 정도 채취하고 이를 교차하면서 잘게 세절하여 다진 다음 냉장된
   20mM EDTA-PBS에 1:10의 비율(w/v)로 부드럽게 혼합한다.
 (나) 이를 200㎛ 및 100㎛ 나이론망으로 2회 여과한 다음 trypan blue stain(0.4%)용액 으
   로 염색하여 살아 있는 세포수를 계산하고 냉장 PBS로 약 105cell/㎖이 되도록 세포수를
   조정한다.
(5) 시험조작
 (가) 세포 부유액을 42℃로 유지된 0.5% Low Melting Point Agarose와 약 1:10(v/v) 비
   율로 혼합한 즉시 약 50㎕를 채취하여 신속하게 코메트슬라이드에 고르게 펴고 약 5℃ 냉
   암소에서 10분간 경화한다.
 (나) 이를 약 5℃ 냉암소에서 세포용해액(Lysis Solution)에 완전히 침지된 상태로 약 28분
   동안 반응시킨다.
 (다) 코메트슬라이드와 경화된 agar 주변의 세포용해액을 흡수지로 신속하게 제거한 후, TBE
   Buffer(pH8.5)에 완전히 침지하여 약 5분 동안 2회 반복하여 완충시킨다.
 (라) 즉시 코메트슬라이드를 TBE Buffer(pH8.5)로 채워진 전기영동조에 넣어 완전히 침지
   시킨 상태에서 전압 1V/㎝(예:27㎝ 길이의 전기영동조의 경우 전압은 약 27V, 전류는 약
   28mA) 조건으로 19분 동안 전기영동 시킨다.
 (마) 전기영동 후 즉시 코메트슬라이드 위에 미리 준비한 형광염색용액 두 세 방울을 떨어뜨
   려 형광염색한다. 형광염색용액은 SYBR Green을 DMSO로 약 10배 희석하여 냉동(-20℃
   이하)보관하고 이를 사용 할 때에 TE Buffer로 희석(1:1000, v/v)하여 사용한다.
(6) 판    정
 (가) 형광항체현미경(FITC Filter 494 nm) 100배에서 200배 확대 비율로 전체적인 코메트세
   포의 형태를 관찰하여 방사선조사 여부를 일차적으로 판단한다(그림 1.).
   1) 코메트세포(comet cell)의 형태가 원형 또는 난원형을 띠면서 comet tail 현상이 전체적
        으로 일정하게 나타나는 경우 방사선이 조사된 것으로 판단한다.
   2) 코메트세포(comet cell)의 형태가 원형 또는 난원형을 띠면서 코메트꼬리(comet tail)
        현상이 거의 나타나지 않는 경우 방사선이 조사되지 않은 것으로 판단한다.

                                      57
제16818호                          관           보                2008. 8.21. (목요일)




그림 1. 방사선조사 비조사 육류(좌)와 조사된 육류(우)의 코메트세포(형광항체현미경 200배)
    (나) (가)의 1)과 같이 방사선 조사된 것으로 판단된 시료에 대해서는, 형광항체현미경 200
      배에서 눈금자(1㎝ 길이, 눈금단위 10㎛)가 있는 대안렌즈를 사용하여 코메트슬라이드
      의 중앙부분에 위치한 comet cell(시료 하나에 75개 이상)의 Comet head 직경과 Comet
      tail(comet head 중간 부분에서 comet tail 끝 부분까지의 길이)의 길이를 신속하게 측정
      한 다음, comet tail의 길이에 대한 comet head 직경의 비율을 계산하여 다음의 기준에
      따라 방사선 조사 여부를 판정한다(표 1.).
      1) (가)의 1)에 해당되고 comet head의 직경에 대한 comet tail 길이의 비율이 육류 별로
          1kGy 조사 시료의 평균치 이상인 경우에는 양성으로 판정하고, 전자스핀공명법이나 가스
          크로마토그라프/질량분석법을 적용하여 방사선조사 여부를 최종 판정한다.
      2) (가)의 2)에 해당되고 comet head의 직경에 대한 comet tail 길이의 비율이 육류 별로
          비 조사 시료의 평균치 이내인 경우(음성), 방사선이 조사되지 않은 것으로 판정한다.
      3) 부분적인 comet tail 현상이 나타나고 comet head 직경에 대한 comet tail 길이의 비
          율이 육류 별로 방사선 비 조사 시료의 평균치 이상에서 1kGy 조사된 시료의 평균치 이
          하의 범위에 해당되는 경우 의양성으로 판정하고, 재 실험을 실시하여 다시 의양성으로
          판정되는 경우에는 방사선이 조사되지 않은 것으로 판정한다.
(표 1) 방사선조사 육류의 코메트 세포 측정 및 흡수선량 평가 결과
                  코   메   트   세   포(μm)                     선 량 평 가(%)      검지정확도(%)
                                               코메트꼬리/
선량(kGy)    코메트머리          코메트꼬리                             정확히 평가된 시 정확히 검지된 시
                                    전 체 길 이    코메트머리
             (직경)          (길이)                             료수/시료 수(%) 료수/시료 수(%)

    FC1 3.91 ± 0.91 2.63 ± 0.52 4.58 ± 0.73 0.71 ± 0.20      10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CC2 3.94 ± 0.88 2.55 ± 0.51 4.52 ± 0.74 0.67 ± 0.18      10/10(100.0)   10/10(100.0)

0   FP3    4.0 ± 0.88 2.62 ± 0.52 4.62 ± 0.73 0.68 ± 0.19    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CP4 4.07 ± 0.90 2.57 ± 0.53 4.60 ± 0.18 0.66 ± 0.18      10/10(100.0)   10/10(100.0)

    FGP5 4.04 ± 0.87 2.67 ± 0.57 4.69 ± 0.78 0.69 ± 0.19     9/10 ( 90.0)   9/10 (90.0)

                                          58
제16818호                         관            보                2008. 8.21. (목요일)

                 코   메   트   세   포(μm)                      선 량 평 가(%)      검지정확도(%)
                                               코메트꼬리/
선량(kGy)    코메트머리         코메트꼬리                              정확히 평가된 시 정확히 검지된 시
                                   전 체 길 이     코메트머리
             (직경)         (길이)                              료수/시료 수(%) 료수/시료 수(%)

    FB6 4.07 ± 0.88 2.63 ± 0.54 4.66 ± 0.76 0.67 ± 0.19      10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CB7 3.96 ± 0.89 2.56 ± 0.52 4.54 ± 0.76 0.67 ± 0.18      10/10(100.0)   10/10(100.0)

    FGB8 4.01 ± 0.88 2.61 ± 0.52 4.62 ± 0.74 0.68 ± 0.18      9/10(90.0)     9/10(90.0)

    FC    3.35 ± 0.72 4.88 ± 1.60 6.54 ± 1.77 1.47 ± 0.42    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CC    3.29 ± 0.39 4.73 ± 1.12 6.36 ± 1.21 1.45 ± 0.32    10/10(100.0)   10/10(100.0)

     FP   3.37 ± 0.72 4.94 ± 1.64 6.62 ± 1.81 1.49 ± 0.44    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CP    3.31 ± 0.38 4.76 ± 1.12 6.39 ± 1.21 1.45 ± 0.31     9/9(100.0)    10/10(100.0)
1
    FGP 3.39 ± 0.71 4.50 ± 1.62 6.66 ± 1.79 1.49 ± 0.44      10/10(100.0)   10/10(100.0)

     FB   3.42 ± 0.68 4.97 ± 1.74 6.67 ± 1.87 1.47 ± 0.48    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CB    3.26 ± 0.37 4.72 ± 1.05 6.33 ± 1.14 1.45 ± 0.30     9/9(100.0)    10/10(100.0)

    FGB 3.44 ± 0.69 5.03 ± 1.71 6.74 ± 1.83 1.48 ± 0.48       9/10(90.0)    10/10(100.0)

    FC    2.94 ± 0.50 6.55 ± 2.05 8.02 ± 2.18 2.23 ± 0.62     9/10(90.0)    10/10(100.0)

    CC    3.19 ± 0.50 7.15 ± 1.90 8.74 ± 2.03 2.26 ± 0.57     9/10(90.0)    10/10(100.0)

     FP   2.98 ± 0.50 6.74 ± 2.14 8.23 ± 2.26 2.28 ± 0.67    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CP    3.12 ± 0.50 6.93 ± 1.96 8.49 ± 2.08 2.23 ± 0.58     9/9(100.0)    10/10(100.0)
3
    FGP 2.97 ± 0.45 6.74 ± 2.08 8.22 ± 2.21 2.29 ± 0.64       9/10(90.0)    10/10(100.0)

     FB   2.93 ± 0.50 6.60 ± 2.12 8.07 ± 2.24 2.26 ± 0.66    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CB    3.03 ± 0.48 6.77 ± 1.92 8.29 ± 2.03 2.25 ± 0.61     9/9(100.0)    10/10(100.0)

    FGB 2.93 ± 0.50 6.80 ± 2.12 8.28 ± 2.24 2.33 ± 0.68      9/10 (90.0)    10/10(100.0)

    FC    2.49 ± 0.56 8.46 ± 1.94 9.58 ± 2.07 3.58 ± 1.23     9/10(90.0)    10/10(100.0)

5   CC    2.51 ± 0.56 7.79 ± 2,08 8.96 ± 2.18 3.25 ± 1.23    10/10(100.0)   10/10(100.0)

     FP   2.50 ± 0.63 8.56 ± 2.20 9.76 ± 2.20 3.75 ± 1.83     9/10(90.0)    10/10(100.0)

                                          59
제16818호                          관            보                2008. 8.21. (목요일)

                 코   메   트   세   포(μm)                      선 량 평 가(%)      검지정확도(%)
                                               코메트꼬리/
선량(kGy)    코메트머리         코메트꼬리                              정확히 평가된 시 정확히 검지된 시
                                   전 체 길 이     코메트머리
             (직경)         (길이)                              료수/시료 수(%) 료수/시료 수(%)

    CP    2.48 ± 0.55 7.79 ± 2.08 8.93 ± 2.17 3.28 ± 1.23     9/9(100.0)    10/10(100.0)

   FGP 2.48 ± 0.62 8.55 ± 2,20 9.74 ± 2.20 3.77 ± 1.83       10/10(100.0)   10/10(100.0)

    FB    2.44 ± 0.62 8.56 ± 2.23 9.75 ± 2.22 3.84 ± 1.86    10/10(100.0)   10/10(100.0)

    CB    3.14 ± 0.48 7.20 ± 1.87 8.77 ± 1.98 2.31 ± 0.59   10/10(100/0)    10/10(100.0)

   FGB 2.45 ± 0.62 8.59 ± 2.23 9.76 ± 2.22 3.84 ± 1.86      10 /10(100.0)   10/10(100.0)


FC1:냉동계육, CC2:냉장계육, FP3:냉동돈육, CP4:냉장돈육, FGP5:냉동분쇄돈육, FB6:냉동우육,

  CB7:냉장우육, FGB8:냉동분쇄우육, 각 시료의 코메트세포 측정 평균치 ± 표준편차.(p<0.05), 시

  료 당 측정된 코메트세포 수(n=300), 전체시료 수:320(식육 종류별 각각 40개)

나. 전자스핀공명법(Electron Spin Resonance, ESR)

  방사선이 조사된 뼈 있는 육류에 생성된 자유라디칼이 단단한 뼈에 장기간 포획되어 있는 것을

  전자스핀공명분광계를 이용하여 측정하는 방법으로서, 전기적 자장에 의하여 전자가 공명된 후

  방출되는 에너지의 차이를 측정하여 나타나는 시그널의 대칭성과 g 값을 기준으로 방사선 조사

  여부를 판정한다.
  (1) 장치 및 기구
   (가) 엑스-대 전자스핀공명분광계 (X-band ESR spectrometer):자석, 마이크로웨이브 브리
     지, 콘솔, 공극 등으로 구성
   (나) g값 (g-value) 측정장치:g값은 고유의 값이며, 가해준 자장과 마이크로웨이브 주파수
     의 비로서 나타낸다(71,448×마이크로웨이브 주파수)/자장
   (다) ESR 시험관(석영, 지름 4.0mm)
   (라) 저     울
   (마) 진공건조기 또는 동결건조기
  (2) 대상시료:뼈를 함유한 냉동 냉장 육류(우육, 돈육, 계육 등)
  (3) 검체조제
   (가) 근육을 제거한 뼈를 동결건조기에서 48시간 이상 건조시킨 다음 골수와 건, 굳은 혈액
     등을 깨끗이 제거한다.
   (나) 뼈 조각을 막자사발에 넣고 잘게 부순 후 체로 여과하여, 약 1.0mm 정도 크기의 뼈조각
     을 선별하여 약 200mg을 ESR 시험관에 넣는다.
  (4) 시험조작
   (가) 조제된 검체를 넣은 ESR 시험관을 전자스핀공명분광계의 공극에 넣고 마이크로웨이브

                                          60
제16818호                         관        보    2008. 8.21. (목요일)
   주파수, 파워, 중심자장 등을 다음의 측정조건의 예를 참고하여 시그널이 대칭적이고 뾰족
   한 형태가 되도록 분석조건을 적절하게 조정한 다음 측정한다.
    Central field         320mT

    Sweep width           5.0mT

    Microwave frequency   9,430MHz

    Microwave power       1.0mW

    Time constant         0.1s

    Mod width             0.32mT

    Sweep time            2.0min

     Temperature          25℃

 (5) 판정(그림 1. 참조)

  (가) 뼈를 함유한 식품에서 하이드록시아파타이트(hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2) 유래의

   자유라디칼에 의한 g1값이 2.002±0.0003이고 g2값이 1.998±0.0003이거나 비대칭적인 시

   그널인 경우에는 방사선이 조사된 것으로 판정한다.

  (나) g값이 2.005이거나 대칭적인 시그널인 경우에는 방사선이 조사되지 않은 것으로 판정한
   다.




   그림1. 방사선 조사된 뼈를 함유한 육류의 비대칭적인 시그널(1)과 방사선 조사되지 않은
     뼈를 함유한 육류의 대표적인 시그널(2) 및 g값

다. 가스크로마토그라프/질량분석법(GC/MS)

 방사선조사에 의해서 지방산이 분해되면서 특이적으로 생성되는 탄화수소류(hydrocarbons)를

 가스크로마토그라프/질량분석기(GC/MS)로 분석하여 방사선조사 여부를 판단한다.

 (1) 장치 및 기구

  (가) 가스크로마토그라프/질량분석기(GC/MS)

  (나) 컬   럼:HP-5MS(30m×250μm×0.25μm) 또는 이와 동등한 컬럼

  (다) 초저온냉동고
                                     61
제16818호                        관            보              2008. 8.21. (목요일)
 (라) 원심분리기

 (마) 회전 농축기

 (바) 고체상추출장치

(2) 시약 및 시액

 (가) hydrocarbons 표준품 2종:1,7-hexadecadiene, 8-heptadecene

 (나) 내부표준품:n-eicosane(C20:0)

 (다) n-hexane

 (라) Florisil SPE 카트리지(10g, 35mL)

(3) 대상시료:지방을 함유하는 식육, 건조육 및 계란분말 등

(4) 검체조제

 (가) 조지방 추출은 시료에 따라 조지방 시험법에 따른다. 식육의 경우 50℃의 수조에서 가열

   융해하여 지방을 추출할 수 있다. 건조식육은 잘게 세절하고 난분은 원상태로 n-hexane을

   넣고 갈아 준 다음 원심분리(900g, 10분)하여 물층이 혼입되지 않도록 상등액을 취한다. 얻

   은 용매층을 회전농축기(40℃, 335mbar)로 농축한 후 질소하에서 용매를 완전히 제거하여

   얻은 지방을 시료로 사용한다.

 (나) 추출한 지방 1g을 정밀하게 채취하고, 내부표준품으로 4ppm의 n-eicosane (4㎍/mL)을

   1mL 첨가한다.

 (다) 추출한 지방시료에 10mL의 n-hexane을 첨가하여 용해하고, 지방제거를 위하여 -70℃

   의 초저온냉동고에 90분간 정치한 후, 즉시 상층액을 회수한다.

 (라) Florisil SPE catridge 에 회수한 상층액을 넣고 n-hexane을 가하여 30mL까지 용리하

   고 회전농축기(40℃, 335mbar)로 2mL까지 농축 한 후, 0.5mL로 질소농축하여 가스크로마

   토그라프/질량분석기(GC/MS)로 분석한다.

(5) 시험조작

 (가) 가스크로마토그라프/질량분석기(GC/MS) 조건

   1) 컬     럼:HP-5MS(30m×250 μm×0.25μm) 또는 이와 동등한 컬럼

   2) 주입부 온도:250℃, split ratio(10:1)

   3) 오븐 온도:60℃(25℃/min), 170℃(2℃/min), 175℃(10℃/min), 270℃

   4) Detector:EI, ionization voltage 70 eV, mass range 40-350m/z

   5) 캐리어 가스:He 1.0mL/min

(6) 판   정

 지방함유 식육의 경우 특이지방 분해산물인 1,7-hexadecadiene, 8-heptadecene이 검출되

 는 경우 방사선조사된 것으로 판정하며, 육포와 계란분말의 경우 1,7-hexadecadiene이 검출
                                      62
제16818호                관        보       2008. 8.21. (목요일)
   2008년 8월 21일

              금 융 위 원 회

   상호저축은행법시행령 일부개정령(안) 입법예고
1. 개정이유

 상호저축은행의 지점등 설치와 관련하여 영업구역내 설치 근거를 명확히 하고 일부 불합리한 인

 가요건을 정비하여 상호저축은행의 영업력을 제고하고, 상호저축은행의 자율적 구조조정을 촉진

 하기 위해 지점 등의 설치와 관련한 특례 조항을 마련하는 등 상호저축은행 산업의 안정성을 도

 모하고자 함.

2. 주요내용

 가. 상호저축은행의 지점등의 영업구역 내 설치 근거 명확화

  (1) 현행 상호저축은행이 지점등을 설치하고자 하는 경우 영업구역내 설치를 인가 기준으로 운

   영하고 있으나 이에 대한 명시적인 규정이 없어 이를 명확히 할 필요

  (2) 상호저축은행의 지점등 설치 시 영업구역내 설치 원칙을 명시함.

  (3) 상호저축은행의 영업구역내 지점등 설치 기준를 명확히 하여 저축은행의 예측가능성을 제고

   할 것으로 기대

 나. 상호저축은행의 지점등 설치인가 요건 완화

  (1) 현행 상호저축은행은 지점등을 설치하고자 하는 경우, ‘임직원이 정직 이상의 징계를 받은

   사실이 없을 것’이라는 요건을 충족하여야 하나 동 요건은 상호저축은행의 기관책임과 무관

   한 임직원의 책임으로 인해 상호저축은행이 영업상의 불이익을 받게 되는 등 과도한 면이 있

   어 상호저축은행의 영업 활성화의 저해 요인으로 작용

  (2) 상호저축은행 지점등의 설치인가 요건 중 ‘임직원 징계 요건’을 ‘상호저축은행에 대한 기관

   제재 요건’으로 변경

  (3) 상호저축은행의 지점등의 설치인가 요건을 개선함으로써 영업력이 제고될 것으로 기대

 다. 상호저축은행의 여신전문출장소의 취급업무 범위 확대

  (1) 현행 상호저축은행의 여신전문출장소는 자금의 대출 및 어음의 할인 업무만 가능하여 공과

   금 수납업무 미취급에 따른 여신전문출장소 이용 고객들의 불편이 제기되고 있음

  (2) 상호저축은행의 여신전문출장소가 국가·공공단체 및 금융기관의 대리업무를 취급할 수 있

   도록 업무범위를 확대

  (3) 상호저축은행의 여신전문출장소 이용 고객의 편의가 증대될 것으로 기대

 라. 상호저축은행의 영업구역 외 지점등의 설치와 관련한 특례조항 마련

  (1) 현행 상호저축은행 산업의 경우 부실상호저축은행 등에 대한 인수·합병이 활성화되어 있지

   않아 자율적인 구조조정이 이루어지지 못하고 있음.
                              65
제16818호                관        보        2008. 8.21. (목요일)
  (2) 일정요건을 갖춘 자에 의해 인수된 적기시정조치 대상 부실상호저축은행이 정상화된 경우

   영업구역 이외의 지역에 지점등을 설치할 수 있도록 하되 그 세부적인 기준은 금융위원회가

   정하도록 함.

  (3) 부실상호저축은행 등의 인수시 인센티브를 부여함으로써 자율적 구조조정을 통한 상호저축

   은행 산업의 안정적 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대

 마. 부실상호저축은행 등의 대주주 변경심사 요건 완화

  (1) 적기시정조치 대상 부실상호저축은행 등에 대해 동 상호저축은행의 기존 대주주와 특수관계

   에 있는 법인 등이 자본금 증액에 참여하여 경영정상화를 유도하고자 하나, 부득이하게 부채

   비율(100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준) 요건을 충족하지 못하여 주식 취득등

   에 대한 승인이 곤란한 경우 발생

  (2) 적기시정조치 대상 부실상호저축은행 등의 기존 대주주와 특수관계인인 법인 또는 기존 주

   요주주인 법인이 동 상호저축은행의 자본금 증액에 참여함으로써 대주주가 되고자 하는 경우,

   대주주 변경 승인 요건 중 부채비율 충족 요건을 배제할 수 있도록 함.

  (3) 적기시정조치 대상 부실상호저축은행의 대주주 책임하에 자체 정상화를 촉진할 수 있을 것

   으로 기대

3. 의견제출

 이 시행령 개정안에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 2008년 9월 10일까지 다음 사항을 기

 재한 의견서를 금융위원회(참조:중소서민금융과)에 제출하여 주시기 바랍니다.

 가. 예고사항에 대한 찬반의견(찬·반 여부와 그 이유)

 나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소, 전화번호

 다. 보내실 곳

  ○주   소:서울시 서초구 반포로 648 금융위원회 금융서비스국 중소서민금융과

  ○전   화:02-2156-9852

  ○팩   스:02-2156-9849

  ○이메일:jhsuh@fsc.go.kr

   ※기타 자세한 개정(안) 내용은 금융위원회 홈페이지(http://www.fsc.go.kr)에 게재하였으

    니 참고하시기 바랍니다.


⊙문화재청공고제2008-177호
 중요민속자료 제105호「구미쌍암고택」등 25건에 대한 지정구역 변경에 관한 사항을 문화재보호법

시행규칙 제2조제4항의 규정에 의거 다음과 같이 예고합니다.

   2008년 8월 21일

               문화재청장

1. 예고일:관보공고일
                             66
제16818호                     관            보           2008. 8.21. (목요일)
      수쌍신폐색기가 보급되면서 사용 중지됨. 1936년 서울 용산의 철도종사원양성소에 철도박

      물관을 개관할 때부터 전시된 유물로 사료적 가치가 있음.

3. 의견제출

 위 등록예고 사항에 대하여 의견이 있으신 기관·단체 또는 개인은 공고일부터 30일 이내에 다음

 사항을 기재한 의견서를 문화재청으로 제출하여 주시기 바랍니다.

 가. 등록예고사항에 관한 의견(찬·반 의견과 그 사유)

 나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

 다. 의견 제출방법:우편, 팩스 등을 통해 제출하거나 문화재청 홈페이지(http://www.cha.

  go.kr, 새소식>문화재지정예고)에 의견 등록

라. 연락처

 ○전      화:(042)481-4888, 4892

 ○팩      스:(042)481-4899

 ○전자우편:starry9@ocp.go.kr

 ○주      소:대전 서구 선사로 139번지 정부대전청사 1동 문화재청 근대문화재과(우 302-701)


⊙중소기업청공고제2008-129호
 중소기업기술혁신촉진법 제17조의2 및 싱글PPM 품질인증요령(중소기업청 고시 제2006-20호,

2006. 8.28.)에 의거하여 싱글PPM 품질인증기업을 다음과 같이 공고합니다.

     2008년 8월 21일

                   중소기업청장

     싱글PPM 품질인증기업

 인   증    번   호    업체명       소       재        지   인증등급      인    증   품   목

                   ㈜유 라
제1-07-4-1547호           경기도 평택시 진위면 하북리 88-1 싱글PPM 자동차 인 패널 정션 박스
                  코퍼레이션

제1-14-4-1548호 (주)희     성 경상남도 양산시 소주동 180         싱글PPM      피디피 패킹 모듈



⊙해양경찰청공고제2008-55호
     해양오염방제 자재·약제의 형식승인

 해양오염방제 자재·약제를 형식승인하였기 해양환경관리법 제110조제4항 및 같은 법 시행규칙

제67조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

     2008년 8월 21일

                   해양경찰청장

○업체명:바이오세인트(주)
                                         80