<div data-bbox="165 102 243 116" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="435 102 456 116" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 102 562 116" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="675 102 830 116" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="135 145 475 485" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>Class</th>
<th>MTE의 종류들</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td>그 밖의 Digital Volt-meter 및 Ammeter, DMM, Digital Voltage/Current source류.</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>압력지시 및 작동 기기류.</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>Wattmeter, Energy meter, Power factor meter 및 기타 에너지 측정 기기류.</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>Signal Generator, Frequency Counter 및 Timer류, 및 기타 Radio Frequency equipment.</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>LCR Meter, Resistance meter 및 Resistance Bridge류.</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>온도 지시 및 센서류.</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Oscilloscope류.</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Analog meter, Insulation resistance tester 및 high voltage tester 류.</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>온/습도지키류.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="480 260 500 375" data-label="Caption"><p>표 6-1 : MTE의 부류들</p></div>
<div data-bbox="505 365 525 490" data-label="Section-Header"><p>1.5. 교정 기록의 전산화</p></div>
<div data-bbox="530 125 705 490" data-label="Text">
<p>교정된 각 MTE의 성능은 광대한 온라인 데이터베이스 즉, 센터에서 개발된 CALM (Computer Aided Laboratory Management) 소프트웨어에 기록되어졌다. CALM 데이터베이스는 원래 접수된 일감들, 교정을 위해서 접수된 장비들, 수명에 관계한 다른 사항들, 완료 예정일 및 실제 완료일, 부과 요금, 교정 주소 등에 대한 상세사항을 기록하였다. 이것은 위의 기록 사항들에 신뢰도 산정에 필요한 교정 관련 세부사항들을 기록하도록 기능을 확장하였다. 각 장비들은 교정 이후에, 표 6-2와 같이 데이터를 추가하였다.</p>
</div>
<div data-bbox="710 150 845 490" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td>상비 부류</td>
<td>라벨 번호.</td>
</tr>
<tr>
<td>타벨(마지막 번)</td>
<td>자기 교정일</td>
</tr>
<tr>
<td>조정유무(True/False)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부여된 라벨</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>교정일</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>부분 교정(True/False)</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="850 210 870 425" data-label="Caption"><p>표 6-2 : CALM 데이터베이스에 추가된 데이터</p></div>
<div data-bbox="135 505 275 875" data-label="Text">
<p>1.3. 주기 설정 및 조정의 어려움</p>
<p>NSCL RP-1의 교정주기 지침을 인용함에 있어서, '교정 주기의 수립 및 조정은 종종 가장 까다롭고 실패하기 쉬운, 시퀀과 교정적인 기반구조를 관리하는, 관점을 가운데 하나이다. 교정의 실사는 여러 가지 형태의 교정기관들에 의해서 수행된다. 1자는 사내의 기기들을 교정하고, 2자는 그 제조자들의 기기들을 교정하며, 3자는 제조자와 고객 모두에 대해 독립적이다.</p>
</div>
<div data-bbox="280 505 505 875" data-label="Text">
<p>모든 이러한 교정기관들이 함께 구성되어 매년 전세계의 수백만의 기기를 교정한다. 비록 전체 몰랄은 대단히 많지만, 만일 각 시설소들에서 교정되는 동일한 형식의 기기들의 수를 세어본다면, 아주 작은 양으로 유방 밝혀질 것이다. 각 교정기관내의 신뢰도 예측을 위한 적합한 자료가 유방성 없는 것으로 귀결된다. 각 형식의 MTE에 대해서 유용한 성능 데이터가 얼마 안되기 때문에, 신뢰도를 올바르게 예측하기 위한 충분한 데이터를 얻기 위해서 어느 아주 여러 해에 걸쳐 데이터가 축적되어야 할 것이고, 그때쯤이면, 그 MTE는 폐기되어 있을 수도 있다. 그러므로 교정기관들은 더 많은 데이터를 빨리 축적하도록 하는 방법을 모색하고 필요시 신뢰도 예측에 널리 영향을 미치지 않도록 찾아내지 않으면 안된다.</p>
</div>
<div data-bbox="520 775 540 875" data-label="Section-Header"><p>1.4. MTE의 부류들</p></div>
<div data-bbox="545 505 635 875" data-label="Text">
<p>같은 것을 더 적은 비용으로 수행하는 것뿐만이 아니라, 신뢰도의 올바른 예측을 위해 더 짧은 시간에 더욱 많은 데이터를 축적하는데 따른 어려움에 직면하기 위해서, 센터는 기기들을 10개의 다른 부류들로 표 6-1에서와 같은 그룹을 만들었다.</p>
</div>
<div data-bbox="640 505 775 875" data-label="Text">
<p>정밀도, 성능 조건, 또는 적용에 따른 호환성의 타당한 수준들이 각 부류의 기기들 사이에 존재한다. 단기간에 충분한 데이터의 축적을 이끌어낸 시, 함께 분류된 장비의 각 부류에 대해서 측정 신뢰도가 계산될 것이다. 각개별 MTE의 성능이, 그가 속한 MTE 부류의 평균 성능과 같은 것으로 추정된다. 각 부류의 MTE의 기기들은 그 부류에 대하여 현재의 교정된 주기를 배양하였다.</p>
</div>
<div data-bbox="780 535 875 875" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>Class</th>
<th>MTE의 종류들</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>불확도가 100 ppm이상 혹은 Calibrator나 또는 5½ digit 이상의 DMM(Digital Multi-meter)류.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="480 880 515 895" data-label="Page-Footer"><p>177</p></div>