관         보
               제14837호                                      2001. 6. 28. (목요일)
                (3-3)배출허용기준에의한방법                   서측정기의교정을실시한다음포도당시험
                 시료측정값을얻는방법은주시험법에의
                                                   액으로예비시험을하고안정된다음에본
                 한방법과동일하며, 상눀정확도는다음식
                                                   시험으로서포도당시험액을최눀눈금치의
                 에따라구한다.
                                                   30%, 50%, 80%의 표준시료로 각각 3회이
                                                   상측정한다. 측정한 값과 참값과의 편차를
                                                   구하여백분율을산출한다.
                                               3.4. 총 질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소
             3.2. 화학적산소요구량(COD) 연속자동측정기 및
                                                포함)연속자동측정기및그부속기기, 나. 성능(1)
               그부속기기, 나. 성능항을다음과같이한다.
                                                항을다음과같이한다.
               나. 성 능
                                                (1)재현성시험:씁점교정액과스팬교정액을2시
                                                 간(3회)이상 반복해서 측정한다. 씁점교정액
                (1)재현성시험:씁점교정액과스팬교정액을
                                                 측정치의평균값과스팬교정액측정치의평균
                 30분이상의 간격을 두고 3회이상 반복해서
                                                 값을구하고각측정치와의편차를구하여최
                 측정한다. 씁점 교정액 측정치의 평균값과
                                                 눀눈금치에눀한백분율을산출한다.
                 스팬교정액측정치의평균값을구하고각측
                                               3.5. 총 인(인산염 임 포함)연속자동측정기 및 그
                 정치와의편차를구해최눀눈금치에눀한백
                                                부속기기, 나. 성능(1)항을다음과같이한다.
                 분율을산출한다. 
                                                (1)재현성시험:씁점교정액과스팬교정액을2시
                (2)씁점편차 시험:측정기 제조회사의 취급설
                                                 간(3회)이상 반복해서 측정한다. 씁점교정액
                 명서에따라서측정기의교정을한다음제
                                                 측정치의평균값과스팬교정액측정치의평균
                 로교정액으로30분이상의간격을두고3회
                                                 값을구하고각측정치와의편차를구하여최
                 이상측정하여초기값과최눀변동폭을구하
                                                 눀눈금치에눀한백분율을산출한다.
                 여최눀눈금치에눀한백분율을구한다.
                                               5.1. 지하매설 저장시설 액상부 누출측정기기 및그
                (3)스팬편차 시험:측정기 제조회사의 취급설
                                                부속기기, 가. 일반사항(6)항을다음과같이한다.
                 명서에따라서측정기의교정을한다음팬
                                                (6)누출 측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값
                 교정액으로30분이상의 간격을 두고 3회이
                                                 을확인할수있어야한다.
                 상 측정하고, 제로 교정액으로 30분이상의
                                                 단, 압력변화방식을적용하여측정값을산출하
                 간격을두고3회이상측정한다. 그후스팬
                                                 는장비는2002년6 월30일이내에 이 조건을
                 교정액을30분이상의간격을두고3회이상
                                                 충족하여야한다.
                 측정하여초기의3회측정값의평균값을구
                                               5.1. 나. (2) ⑦ 가)항을 다음과 같이 한다. 가)편의
                 하고, 최후의 3회 측정값의 평균값을 구하
                                                도:표준누출량과측정누출량과의차이의평균을
                 여, 최초 평균값과 최후의 평균값과의 편차
                                                구한다.
                 를구한다음씁점편차분을빼고최눀눈금치
                                               5.2. 지하매설저장시설 기상부 누출측정기기 및 그
                 에눀한백분율을구한다.
                                                부속기기, 가. 일반사항(6)항을다음과같이한다.
                (4)포도당 시험:측정기의 취급설명서에 따라
                                            15