yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2021년6월중주요하천수질현황(계속)
(단위: mg/L)
수계
(29)
지점
하천중권역목표기준
BOD
TOC
Cd, As, Pb,
CN, Cr6+, Hg,
페놀류
중권역명
목표기준
'20평균
‘20.6
‘21.5
21.6
'20평균
‘20.6
‘21.5
21.6
금강
(9)
옥천
대청댐상류
Ⅰa
1.2
1.6
1.0
1.0
2.4
2.9
2.3
2.2
불검출
대청댐
대청댐
Ⅰa
0.9
1.0
0.5
0.9
2.9
2.5
2.5
2.6
〃
청원-1
대청댐하류
Ⅰb
1.3
1.6
2.4
1.3
3.6
3.7
4.0
3.3
〃
공주1
금강공주
Ⅱ
2.5
4.9
3.8
4.4
4.2
5.1
5.2
5.9
〃
부여1
금강공주
Ⅱ
2.4
4.8
3.3
2.7
3.2
4.8
4.3
4.2
〃
갑천2*
갑천
Ⅲ
1.1
1.9
2.0
1.3
2.2
3.7
2.8
2.6
〃
갑천5-1
갑천
Ⅲ
3.0
3.5
5.4
2.6
5.3
5.3
8.0
5.6
〃
미호천6-1
미호천
Ⅱ
3.9
6.4
6.1
5.2
5.2
7.1
7.4
7.8
〃
논산천4
논산천
Ⅰb
3.8
5.2
5.4
5.1
4.8
8.3
6.4
7.1
〃
만경강
(1)
김제
만경강
Ⅲ
4.7
4.0
6.0
5.2
5.6
5.4
6.3
6.2
불검출
동진강
(1)
동진강3
동진강
Ⅱ
2.9
4.2
3.6
3.6
4.6
6.8
5.1
6.7
불검출
삽교천
(1)
곡교천2
삽교천
Ⅲ
5.8
8.5
6.8
7.4
6.0
8.1
7.5
8.7
불검출
영산강
(10)
담양
영산강상류
Ⅲ
1.5
1.2
1.6
1.0
2.6
3.8
3.0
3.0
불검출
우치
영산강상류
Ⅲ
2.3
2.9
3.2
2.9
4.3
6.9
4.7
6.3
〃
광주1
영산강상류
Ⅲ
3.6
3.3
5.5
2.9
3.9
5.9
4.7
5.3
〃
광주천1*
영산강상류
Ⅲ
4.1
5.6
5.7
5.5
3.2
3.6
3.6
3.6
〃
광산
영산강중류
Ⅲ
5.4
6.3
5.0
5.8
6.2
6.8
6.0
7.6
〃
나주
영산강중류
Ⅲ
5.1
6.0
5.0
6.4
5.8
7.0
6.2
7.7
〃
무안2
영산강하구언
Ⅰb
1.5
2.9
1.1
1.7
4.4
6.8
3.9
5.5
〃
황룡강2*
황룡강
Ⅱ
1.4
1.7
1.7
1.8
2.5
3.5
3.0
4.0
〃
황룡강3-1
황룡강
Ⅱ
3.1
3.1
3.7
4.3
4.5
5.9
4.3
6.7
〃
지석천4
지석천
Ⅱ
2.6
3.1
2.4
2.9
4.4
6.7
4.8
7.5
〃
섬진강
(6)
적성
순창
Ⅰb
0.8
1.3
1.7
2.6
2.3
4.1
2.9
4.2
불검출
요천-1*
요천
Ⅰb
1.3
1.7
2.3
2.7
3.3
5.3
4.2
5.3
〃
주암댐
주암댐
Ⅰa
0.8
0.7
0.8
1.0
2.2
2.0
2.1
2.5
〃
구례
섬진강하류
Ⅰb
0.9
1.2
1.7
0.9
2.5
4.7
3.4
4.2
〃
하동
섬진강하류
Ⅰb
0.8
0.9
0.9
0.6
2.2
3.8
2.2
3.1
〃
보성천-1
보성강
Ⅰa
0.6
0.8
0.7
0.5
2.0
3.1
2.2
2.5
〃
탐진강
(1)
탐진강3
탐진강
Ⅰb
1.4
1.6
5.2
2.5
3.1
4.7
4.6
5.8
불검출
*은대권역대표지점중도시인접하천으로일반지점‘도시관류’ 측정주기및항목에따름
◆환경기준(BOD : 생물화학적산소요구량, mg/L)
매우좋음(Ⅰa) : 1이하, 좋음(Ⅰb) : 2이하, 약간좋음(Ⅱ) : 3이하, 보통(Ⅲ) : 5이하,
약간나쁨(Ⅳ) : 8이하, 나쁨(Ⅴ) : 10이하, 매우나쁨(Ⅵ) : 10초과
※ 자세한사항은환경부물환경정책국물환경정책과(044-201-7015)로문의바랍니다.
◉충청남도홍성교육지원청고시제2021-2호
학교(서해삼육초·중·고)시설사업시행계획및군관리계획결정(변경)
　1. 충남 홍성군 광천읍 광천리 165번지 일원 서해삼육초등학교를 증축하고자 사업시행자[학교법인 
삼육학원]로부터 학교시설사업 시행계획 승인 신청이 있어, 학교시설사업 촉진법 제4조 제3항의 
규정에 의거 소관 행정기관의 장과 협의를 마치고 학교시설사업 시행계획을 승인하여 이를 같은 
법 제4조 제7항의 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.
2. 아울러, 학교시설사업 촉진법 제5조(다른 법률과의 관계) 규정에 의거 「국토의 계획 및 이용에 관
한 법률」제30조, 제86조 및 제88조 규정에 따라 군관리계획 결정(변경), 사업시행자 지정 및 실시
계획인가 하고,「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 따라 지형도면 승인을 고시합니다. 
3. 관계도서는 충청남도 홍성교육지원청 행정과 및홍성군도시재생과에 비치하여 이해관계인에게보
입니다.
2021년08월06일
충청남도홍성교육지원청교육장
   1.사업시행자 성명 및 주소
      ◦성 명: 학교법인 삼육학원
      ◦주 소 : 서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기동)
  2. 학교의 종류 및 명칭
      ◦종  류 : 초·중·고등학교(사립)
      ◦명  칭 : 서해삼육초·중·고등학교
   3. 학교시설사업의 시행지
      ◦충남 홍성군 광천읍 광천리 165번지 일원
   4. 학교시설사업의 면적, 규모, 재원 및 시행기간 등의 사업개요        
      가. 면 적
       -  시설결정면적 : 35,241㎡
       -  사업시행면적 : 35,241㎡
      나. 규 모
       -  건축면적 :  5,562.842㎡
       -  건축연면적 : 13,264.380㎡
      다. 구 조 : 철근콘크리트조, 일반철골조
      라. 재 원 : 보조금 및 사업시행자 부담
      마. 사업시행기간 : 사업승인일로부터  ~  2021년 12월
   5. 학교시설사업의 목적과 그 시설의 설치·이전 또는 확장의 구분
     가. 목  적 : 서해삼육초등학교 다목적강당(체육관) 증축
     나. 설치, 이전 또는 확장의 구분 : 확장
6. 토지의 조서
연번소재지
지번
지목
대장면적
(㎡)
편입면적
(㎡)
소      유      자
비 고
성 명
주       소
계
36,324
35,241
-
1
광천읍
광천리
132-9
대
423 
353 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
2
광천읍
광천리
132-10
대
754 
754 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
3
광천읍
광천리
133-2
대
387 
360 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
4
광천읍
광천리
136-1
대
302 
95 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
5
광천읍
광천리
163
학
4,145 
4,145 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
6
광천읍
광천리
165
학
24,618 
23,839 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
7
광천읍
광천리
165-13
임
366 
366 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
8
광천읍
광천리
165-16
학
1,392 
1,392 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
9
광천읍
광천리
165-17
학
1,289 
1,289 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
10
광천읍
광천리
165-18
임
355 
355 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
11
광천읍
광천리
165-19
학
1,556 
1,556 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
12
광천읍
광천리
165-20
임
385 
385 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
13
광천읍
광천리
165-21
학
306 
306 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
14
광천읍
광천리
165-23
학
46 
46 
학교법인
삼육학원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11
(회기동)
7. 군계획시설 결정(변경) 조서
     가. 공공‧문화 체육시설(학교)
구분
도면표시
번    호
시설명
시설의 
세  분
위치
면적 (㎡)
최초
결정일
비고
기 정
변 경
변경후
변경
⑦
서해삼육
초·중·고교
초등학교
중학교
고등학교
충남 홍성군 
광천읍
광천리 165번지 
일원
19,062
증)16,179
35,241
홍성교육청
고시 9호
(83.12.17)
     나. 변경사유서
도면표시
번   호
시설명
변경내용
변경사유
⑦
서해삼육
초·중·고교
◦면적 증가
기  정 :    19,062㎡
변  경 : 증) 16,179㎡
변경후 :     35,241㎡
◦실제 학교부지와 군관리계획 내용을 일치
시켜 
  학교시설의 효율적인 관리를 도모하고자 
함
   8. 사업시행자 지정 및 실시계획인가 내용
     가. 위   치 : 충청남도 홍성군 광천읍 광천리 165번지 일원
     나. 사업의 종류 및 명칭
       - 종  류 : 홍성 군계획시설 (공공문화체육기설:학교) 조성사업
       - 명  칭 : 군계획시설사업(공공문화체육시설:학교) 실시계획
     다. 사업시행자
       - 성  명 : 학교법인 삼육학원
       - 주  소 : 서울특별시 동대문구 이문로1길 11(회기동)
     라. 사업시행기간 : 실시계획인가일로부터 ~ 2021년 12월
     마. 사업규모 : 35,241㎡
     바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 
명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소
연
번
소재지
지번
지목
대장면적
(㎡)
편입면적
(㎡)
소      유      자
비 고
성 명
주       소
계
36,324
35,241
-
1
광천읍 
광천리
132-9
대
423 
353 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
2
광천읍 
광천리
132-10
대
754 
754 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
3
광천읍 
광천리
133-2
대
387 
360 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
4
광천읍 
광천리
136-1
대
302 
95 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
5
광천읍 
광천리
163
학
4,145 
4,145 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
6
광천읍 
광천리
165
학
24,618 
23,839 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
7
광천읍 
광천리
165-13
임
366 
366 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
8
광천읍 
광천리
165-16
학
1,392 
1,392 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
9
광천읍 
광천리
165-17
학
1,289 
1,289 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
10
광천읍 
광천리
165-18
임
355 
355 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
11
광천읍 
광천리
165-19
학
1,556 
1,556 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
12
광천읍 
광천리
165-20
임
385 
385 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
13
광천읍 
광천리
165-21
학
306 
306 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
14
광천읍 
광천리
165-23
학
46 
46 학교법인삼육학
원
서울특별시 동대문구 이문로 1길 11(회기
동)
◉국립환경과학원고시제2021-50호
한국산업표준(KS) 개정예고
　한국산업표준을 개정함에 있어 국민, 업계 및 관련 기관에 미리 알려 의견을 듣고자 그 개정사유
와 주요 개정내용을 산업표준화법 제5조(산업표준의 제정 등)제1항 및 같은 법 시행령 제16조(산업
표준 제정 등의 예고)에 의하여 다음과 같이 예고 고시합니다.
2021년8월06일
국립환경과학원장
한국산업표준(KS) 개정 예고
1. 표준번호 및 표준명
* 표준내용은e-나라표준인증(www.standard.go.kr)에서확인가능
2. 개정 사유
ㅇ KS I 3208 : 표준서식 정비, 일부 표준용어 수정과 분석 대상 물질 및 시험방법 추가에 의한 
개정
ㅇ KS M ISO 17895 : 표준명, 일부 표준용어 수정 및 표준서식 정비에 의한 개정
3. 주요 개정 내용
ㅇ KS I 3208 : “강열”을 “가열”로, “이산화망간”을 “이산화망가니즈”로 표준영문명의 
“Testing method”를 “Determination”으로 일부 표준용어 수정함
ㅇ KS M ISO 17895 : 표준명 “도료와 바니시 — 저농도 VOC 에멀션 도료의 휘발성 유기화합물 
함량의 결정(용기 중 VOC)”를 “도료와 바니시 — 저농도 VOCs 에멀션 도료의 휘발성 유기
화합물 함량 측정(용기 내 VOCs)”으로 수정함
4. 의견 제출
　이 개정(안)에 대해 의견이 있는 개인, 업체 또는 관련기관은 2021년 09월 05일까지 다음 사항
을 
기재한 
의견서를 
국립환경과학원장(환경측정분석센터 
☏ 
032)560-8384, 
e-mail 
: 
candyfrog@korea.kr)에게 제출하여 주시기 바랍니다.
   - 예고사항에 대한 의견 (찬, 반 여부와 그 사유)
   - 의견제출자 성명 (단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호  부 칙 : 이 고시는 고
시된 날부터 30일 동안 시행한다.
구분
표준번호
표준명
개정
KS I 3208
물에 의한 스케일 및 부식 생성물 시험방법
KS M ISO 17895
도료와 바니시 — 저농도 VOCs 에멀션 도료의 휘발성
유기화합물 함량 측정 (용기 내 VOCs)
◉국가보훈처공고 제2021-136호

 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」일부개정령안 입법예고를 하는데 있어, 그 이
유와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣기위하여 ‘행정절차법’ 제 41조에 따라 다
음과 같이 공고합니다.
   2021년 08월 06일
             국가보훈처장
     「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」일부개정령안 입법예고


1. 개정이유


   전몰‧순직군경에 해당함이 명백한 경우 보훈심사를 생략할 수 있도록하고, 코로나 방역 등 최근
직무환경 변화를 반영하여 국가유공자 요건 기준에 해당하는 직무수행 범위를 구체화하고, 국가유공
자 요건에 해당하는 직무수행인지 여부 판단 시 직군별 직무특성을 고려토록 하여 직무범위 판단의
일관성을 확보하도록 하는 한편, ‘2명 이상 사망수당’ 지급 시 국가유공자법과 보훈보상자법 적용
대상 사망자를 통합하여 사망자 인원을 산정할 수 있도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부
미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.


2. 주요내용


  가. 국가유공자 요건에 해당하는 직무수행 여부 판단기준 명확화 (안 제3조제3항 신설)


   별표 1 제2호의 2-1의 각 목에 준하는 직무수행인지 여부 판단 시, 대상직군별 직무의 성실,
   위험직무의 종류, 직무수행 당시의 상황 등을 종합적으로 고려하도록 함


 나. 전몰‧순직군경에 해당함이 명백한 경우, 보훈심사 생략 (안 제8조제3항 제4호 및 제5호 신설)


   「군인사법」에 따른 전사자 및 순직Ⅰ형으로 결정된 군인이거나, 「공무원 재해보상법」제5조
   에 따른 위험직무순직공무원으로 결정된 경찰‧소방공무원인 경우, 보훈심사위원회의 심의‧의결을
   생략할 수 있도록 함


 다. ‘2명 이상 사망 수당’ 지급 기준 개선 (안 제23조제3항,   별표 4의2 제2호, 대통령령 제
   23885호 부칙 제10조제1항의 표 중 제5호 가목)


   ‘2명 이상 사망수당’ 지급대상에    국가유공자법과 보훈보상자법 적용대상 사망자 인원을 통
   합하여 산정할 수 있도록 함
라. 민감정보 및 고유식별정보의 처리 수행기관 명확화 (안 제102조의2)


   민감정보 및 고유식별정보의 처리 업무 수행기관으로 보훈심사위원회를 명확하게 규정하여 해
   석상 혼란을 해소하고자 함


 마. 국가유공자 요건의 기준 및 범위 개선 (안 별표1)


   「군인사법」 및 「공무원 재해보상법」에 따른 위험직무 반영을 통해 신분별 직무수행 범위
   구체화 및 질병인정 기준을 완화함


3. 의견제출


 이 개정안에 대해 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2021년             9월   15일까지 국민참여입법센터
(http://opinion.lawmaking.go.kr)를 통하여 온라인으로 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한
의견서를 국가보훈처장에게 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
나. 성명(기관ㆍ단체의 경우 기관ㆍ단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
다. 그 밖의 참고 사항 등
※ 제출의견 보내실 곳
  - 일반우편 : (우30113) 세종특별자치시 도움4로 9 국가보훈처 등록관리과
  - 전자우편 : leonnon@korea.kr
  - 팩스 : 044-202-5497


4. 그 밖의 사항


 개정안에     대한     자세한    사항은    국가보훈처     등록관리과(전화      044-202-5431,   팩스
044-202-5497)로   문의하여   주시고,   구체적인      개정안   내용은    국가보훈처   홈페이지(http://
www.mpva.go.kr, 자료공간→법령정보→입법‧행정예고)를 참조하시기 바랍니다.




                                 - 2 -
◉기상청고시 제2021-10호

           기상측기 형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등에 관한 고시
 「기상관측표준화법」개정(법률 제15585호, 2018. 4. 17. 공포, 2021. 4. 18. 시행)에 따라 같은 법 시행령
제5조의2제2항에서 위임한 형식승인 대상 기상측기의 세부 기준과 같은 법 시행규칙 제6조의3에서 위임한 형
식승인 및 변경승인에 필요한 사항을 정하고 제정.고시하고자 함

   2021년 8월 05일
             기상청장


제1조(목적) 이 고시는「기상관측표준화법 시행령」 제5조의2제2항에서 기상청장에게 위임한 형식승
 인 대상 기상측기의 세부 기준과「기상관측표준화법 시행규칙」 제6조의3에서 기상청장에게 위임
 한 형식승인 및 변경승인에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 1. “형식승인 성능검사”란 형식승인 대상 기상측기의 구조ㆍ규격 및 종합적인 성능이 「기상관측표준

  화법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제6조의3제3항 및 별표 3의2에 따른 형식승인 기준(이하

  “형식승인기준”이라 한다)에 적합한지 확인하기 위하여 실시하는 시험을 말한다.

 2. “최대허용오차”란 형식승인 대상인 기상측기와 기준기가 측정한 각 값 차이의 최대 허용범위를 말

  한다.

 3. “관측단위”란 규칙 제2조제1항제3호에 따라 기상관측에서 기상요소별로 사용하는 단위를 말한다.

 4. “국가공인기관”이란 「국가표준기본법」 제14조제3항에 따라 지정된 국가교정업무 전담기관 및 같

  은 법 제23조제2항에 따른 인정기구로부터 인정받은 시험ㆍ검사기관을 말한다.

제3조(형식승인 대상 기상측기의 세부 기준) 「기상관측표준화법 시행령」 제5조의2제2항에 따른 형
 식승인 대상 기상측기의 세부 기준은 별표 1과 같다.
제4조(형식승인 기준ㆍ방법 및 신청 절차 등) ① 규칙 제6조의3제1항 각 호 외의 부분에서 “기상청장
 이 정하여 고시하는 수량”이란 2대를 말한다.
 ② 규칙 제6조의3제1항제2호에 따른 서류는 다음 각 호와 같다.
 1. 재질을 포함한 구조에 관한 설명서

 2. 작동원리 및 운영 매뉴얼 등을 포함한 성능에 관한 설명서

 3. 환경시험 항목에 명시된 방수ㆍ방진 성능에 대한 아이피(IP)등급을 확인할 수 있는 증빙서류

 ③ 기상청장[법 제12조의4제1항에 따라 형식승인대행기관으로 지정된 법인 또는 단체(이하 “형식승
 인대행기관”이라 한다)로 하여금 형식승인 업무의 전부 또는 일부를 대행하게 한 경우에는 형식승
 인대행기관의 장을 말한다]은 규칙 제6조의3제1항에 따른 형식승인 신청에 첨부해야 할 서류의 미
 비 등 흠이 있는 경우에는 60일의 기간을 정하여 지체 없이 형식승인 신청을 한 자에게 보완을 요
 구해야 한다.
 ④ 규칙 별표 3의2 제4호에 따른 기상측기의 종류별 형식승인의 세부 기준과 그 시험방법은 별표
 2부터 별표 25까지와 같다.
⑤ 기상청장은 제4항에 따른 세부 기준 및 시험방법에 따라 형식승인 성능검사를 실시하여 그 결
  과를 별지 제1호서식의 형식승인 시험성적서와 같이 작성하고, 규칙 제6조의3제4항 전단에 따라
  형식승인서를 발급하는 경우 이를 첨부해야 한다. 이 경우 형식승인서를 발급받은 자가 영문 형식
  승인서의 발급을 요청하는 때에는 별지 제2호서식의 영문 형식승인 시험성적서를 작성하여 규칙
  제6조의3제4항 후단에 따라 발급하는 영문 형식승인서에 첨부해야 한다.
 ⑥ 규칙 제6조의3제6항에 따른 변경승인 신청서를 제출받은 경우 변경승인 신청의 보완, 변경승인
  의 세부 기준과 그 시험방법 및 변경승인 시험성적서의 작성에 관하여는 제3항부터 제5항까지를
  준용한다. 이 경우 “형식승인 신청”은 “변경승인 신청”으로, “형식승인 시험성적서”는 “변경승인 시
  험성적서”로 본다.
제5조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대
  하여 2021년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그
  타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.


                          부     칙


이 고시는 발령한 날부터 시행한다.




[별표 1]
형식승인 대상 기상측기의 세부 기준

      종류                형식 구분
                       전자식 온도계
1    온도계               기계식 온도계
                       유리제 온도계
                      전도식 강수량계
2    강수량계             무게식 강수량계
                      그 외 강수량계
                       전자식 기압계
3    기압계
                       기계식 기압계
                       전자식 습도계
4    습도계
                       기계식 습도계
                       전자식 풍향계
5    풍향계              초음파식 풍향계
                       기계식 풍향계
                       전자식 풍속계
6    풍속계              초음파식 풍속계
                       기계식 풍속계
                        전천 일사계
7    일사계
                        직달 일사계
                       전자식 일조계
8    일조계
                      졸단, 캠밸 일조계
                      레이저식 적설계
9    적설계              초음파식 적설계
                       그 외 적설계
10   증발계              소형, 대형 증발계
[별표 2]


              전자식 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 –40~+60 ℃를 갖는 기상관측용 전자식 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로
관측단위는 ℃이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±0.3 ℃ 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 저항체는 보호관 또는 보호덮개가 있어야 하며, 금속보호관의 경우 원통형이어야 한다.
2) 온도계의 외형 및 수감부는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
3) 전자식 온도계의 센서는 백금ㆍ열전대 등 온도변화에 대한 반응이 적정한 재질을 사용해야 한다.
4) 저항소자 양 끝에 각각 2개의 도선을 접속하고, 도선 저항의 영향을 제거할 수 있도록 4개의 도
   선 방식으로 결선해야 한다.
5) 저항체의 저항소자와 단자를 접속하는 도선은 양질의 것으로 하고, 자기가열효과 또는 증발산화,
   그 밖의 이유로 온도측정에 지장을 주어서는 안 된다.
6) 저항식 온도계의 경우, 기준저항비(R100/R0)는 IEC 60751의 규격에 따라 1.3851로 한다.
7) 저항체의 지시계 및 기록계는 외부에서 유도되는 잡음전압에 대한 영향이 적은 것이어야 한다.
8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
  야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험온도는 -40 ℃ → -20 ℃ → 0 ℃ → +30 ℃ → +60 ℃로 높여가면서 측정하고, 다시 +60 ℃
  → +30 ℃ → 0 ℃ → -20 ℃ → -40 ℃로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
2) 액체 항온조에 기준 온도계와 전자식 온도계를 서로 근접하게 설치한다. 온도계의 구조상 액체
  항온조에서 실험이 불가능한 경우, 챔버에서 시험할 수 있다.
3) 각 시험온도에서 기준 온도계와 전자식 온도계의 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야
  한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전자식 온도계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에 따라 국
가공인기관의 IP66 이상을 만족해야 한다. 다만, 박막형 온도계의 경우 IP64 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 열사이클 시험
1) 열사이클 시험 전에 빙점측정을 하여 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50 ℃에서 최고 +70 ℃까지 하강 및 상승시킨다.
3) 최고 온도(+70 ℃)와 최저 온도(-50 ℃)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회
  시험한다.
4) 열사이클 시험 후에 빙점측정을 하여 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
5) 온도계의 구조상 빙점측정이 불가능한 경우, 챔버 등을 활용하여 기준온도(0℃)를 측정했을 때
   기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.


3.3.3. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
  만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험(-40 ℃ → -20 ℃ → 0 ℃ → +30 ℃ → +60 ℃)을 만족해야 한다.
3.3.4. 절연저항 시험
금속보호관으로 구성된 전자식 온도계의 경우, 실험실 온습도 조건에서 시험 전압 500 V 인가 시 단
자와 금속보호관 사이의 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.


3.3.5. 내전압 시험
온도계의 바깥지름이 4.5 mm 이상인 경우, 실험실 온습도 조건에서 단자와 금속보호관 사이에 주파
수 60 Hz의 교류 전압 500 V를 1분간 가했을 때 작동에 이상이 없어야 한다.
[별표 3]


              기계식 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 -40~+60 ℃를 갖는 기상관측용 기계식 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로
관측단위는 ℃이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼 있어야
   한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 ±1.0 ℃ 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 눈금의 간격은 1/10℃, 1/2℃, 1℃로 돼 있어야 하며 0℃나 10℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기
   되어 있어야 한다.
2) 수감부의 고정나사는 견고해야 한다.
3) 수감부는 특수구조로 돼 있는 것을 제외하고는 수감부를 보호하는 망이 있어야 하며 보호망과 수
   감부가 접촉돼 있으면 안 된다.
4) 기계식 온도계의 지시는 온도변화에 따라 예민해야 한다.
5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
   야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험온도는 최저점(℃), 중간점(℃), 0 ℃, 중간점(℃), 최고점(℃)을 기준점으로 하여 5점을 측
  정한다.
2) 자기지 상하단에 가외눈금 표기가 없는 경우에는 측정점의 최대 및 최소값의 전 단계의 눈금에서
  측정해야 한다.
3) 자기펜은 시도의 변화를 정확히 기록할 수 있어야 하며 펜압은 기기 전체를 앞으로 약 30°기울
  였을 때 펜이 지면에서 떨어질 정도면 된다.
4) 기록되는 값은 외부에서 용이하게 볼 수 있어야 한다.
5) 각 시험온도에서 기준 온도계와 기계식 온도계의 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야
  한다.
6) 온도측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한
  후 이상이 없어야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 열사이클 시험
1) 열사이클 시험 전에 챔버 등을 활용하여 기준온도(0℃)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차
  이가 최대허용오차를 만족해야 한다.
2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50 ℃에서 최고 +70 ℃까지 하강 및 상승시킨다.
3) 최고 온도(+70 ℃)와 최저 온도(-50 ℃)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회
  시험한다.
4) 열사이클 시험 후에 챔버 등을 활용하여 기준온도(0℃)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차
  이가 최대허용오차를 만족해야 한다.
[별표 4]


              유리제 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 다음 표와 같은 측정범위를 갖는 기상관측용 유리제 온도계에 대한 형식승인 시험기준으
로 관측단위는 ℃이다.

                     표 1 유리제 온도계의 종류별 측정 온도 범위

                              종 류           측정 온도 범위
           ① 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 유리제 온
           도계                                -30 ~ +50 ℃

           (③, ④ 온도계는 제외)
           ② 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리제 온도계         -30 ~ +50 ℃

           ③ 최고온도계
                                             -20 ~ +50 ℃
           (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)
           ④ 최저온도계
                                             -40 ~ +30 ℃
           (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)



2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
3) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
4) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 최대허용오차
종류별 측정 온도 범위에 따른 최대허용오차는 다음 표와 같다.
표 2 유리제 온도계의 종류별 최대허용오차

                  종 류               측정 온도 범위         오차(℃)
      ① 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 -30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만         ±0.5
      유리제 온도계
                                 -20 ℃ 이상 +50 ℃까지    ±0.3
      (③, ④ 온도계는 제외)

      ② 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리 -30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만         ±1.0

      제 온도계                      -20 ℃ 이상 +50 ℃까지    ±0.5


      ③ 최고온도계
                                  -20 ℃ 이상 0 ℃ 미만    ±0.5

      (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)
                                  0 ℃ 이상 +50 ℃까지     ±0.3


      ④ 최저온도계
                                 -40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만   ±0.5

      (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)
                                 -20 ℃ 이상 +30 ℃까지    ±0.3



3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 온도계의 눈금은 굵기와 간격이 일정하고 모세관에 대하여 직각이 돼야 한다.
2) 눈금은 작은 눈금과 큰 눈금이 확실히 구별될 수 있을 정도의 길이로 새기고 그 굵기는 눈금 사
  이의 1/5 이하여야 한다.
3) 눈금의 간격은 0.5˚C, 0.2˚C 또는 0.1˚C 여야 하며 0˚C나 10˚C 등의 주된 눈금은 숫자로 표
  기돼 있어야 한다.
4) 눈금 범위의 상단과 하단에 측정이 가능하도록 1.0˚C 이상의 가외눈금이 있어야 한다.
5) 최하단의 눈금선과 구부의 상단과의 최저눈금 선을 나타내는 양의 값이 -30℃ 이상일 경우에는
  3cm 이상, -30℃ 미만일 경우에는 5cm 이상이어야 한다. 다만, 수은기압계형 부착온도계는 2cm
  이상이면 된다.
6) 눈금선은 표면마찰 및 수조용액 등 환경영향을 받아도 쉽게 벗겨지지 않아야 한다.
7) 눈금판은 유백색 또는 식별하기 좋은 색으로 변질되지 않는 판을 사용하고, 눈금판이 없는 온도
  계는 식별하기 쉬운 색의 재료를 사용한다.
8) 구부에 봉입된 수은, 알코올에는 불순물, 혼합, 변질 등이 없어야 한다.
9) 온도계 내부에 습기가 차거나 모세관 내벽이 더럽혀져 있으면 안 된다.
10) 내관은 눈금판으로부터 떨어지지 않게 똑바로 붙어 있어야 한다.
11) 곡관지중온도계는 구부의 중심에서부터 구부러진 부분까지의 길이가 측정하는 길이보다 약 3㎝
  길어야 하고 구부러진 각도는 약 100°를 유지해야 한다. 다만, 지면온도계는 각각 약 2㎝ 및
  약 120°면 된다.
12) 최저온도계는 45°기울어지게 놓았을 때 부표가 움직여야 하고, 온도가 낮아졌을 때 부표는 알
  코올과 같이 내려가야 한다.
13) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 표시사항이 부착돼야 한다.
14) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 시험온도는 최저점(℃), 중간점(℃), 0 ℃, 중간점(℃), 최고점(℃)을 기준점으로 하여 5점을 측
  정한다. 다만, 대형증발계용 수온 온도계, 수은기압계용 부착온도계 등은 최저점(℃), 0 ℃, 중
  간점(℃), 최고점(℃) 4점을 측정한다.
2) 유리제 온도계의 측정방법에는 완전 담금, 전체 담금, 부분 담금의 방법이 있으며 가능한 측정하
  고자 하는 온도눈금까지 온도계를 담가 측정하는 전체 담금 방법으로 측정한다.
3) 알코올 등 유기화합물을 감온액으로 사용하는 경우(예 : 최저온도계) 액체가 수축할 때 모세관의
  벽면에 묻게 되어 얇은 막을 형성하므로 항상 구부를 먼저 천천히 냉각시켜, 유기화합물 액체가
  최종 온도에 도달할 때까지 점성도가 낮아지지 않도록 한 다음 측정을 실시한다.
4) 최고 온도계를 측정할 때에는 복도를 시켜 최고 온도계의 지시값이 움직임을 멈추었을 때 온도
  값을 읽어야 한다.
5) 각 시험온도에서 기준 온도계와 유리제 온도계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 열사이클 시험
1) 열사이클 시험 전에 빙점측정을 하여 최대허용오차를 만족해야 한다.
2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50 ℃에서 최고 +70 ℃까지 하강 및 상승시킨다.
3) 최고 온도(70 ℃)와 최저 온도(-50 ℃)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회
  를 기준으로 한다.
4) 열사이클 시험 후에 빙점측정을 하여 최대허용오차를 만족해야 한다.




                            - 11 -
[별표 5]


              전도식 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 측정범위 0.1~1.0 mm의 전도컵을 갖는 기상관측용 전도식 강수량계에 대한 형식승인 시
험기준으로 관측단위는 mm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 수준기와 수평조정장치가 있어야 한다.
2) 히터(선택사항)의 접점과 분점에 이상이 없어야 하고, 히터 전원의 켜짐/꺼짐(On/Off) 기능이 있
   어야 한다.
3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이때, 수수구 지름의 오차는 ±3 % 이내여야 한다.
4) 전도컵과 연결된 리드스위치 동작 여부를 검사하기 위해 펄스 발생 여부를 5회 이상 확인하여 이
   상이 없어야 한다.
5) 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용해야 한다.
6) 수수구 및 테두리, 저수통 등 물이 저장되거나 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면


                               - 12 -
을 사용해야 하고, 전도 후 흐르는 물은 기기 내 배수로를 통해 버려져야 한다.
7) 외통(하우징), 밑판, 지지대 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의
  재료를 사용해야 한다.
8) 각 부분의 도장 및 도금 상태, 접합부에서 누수가 없어야 한다.
9) 수수기의 구경, 최대측정우량 또는 1회 전도우량(최소표시 단위)이 표기돼 있어야 한다.
10) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
  야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
2) 전도식 강수량계의 수평을 맞춘 후, 입력 단자를 전도식 강수량계에 연결 후 시험 측정점에서 1
  회씩 측정한다.
3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
전도식 강수량게의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드))에 따라
국가공인기관의 IP66 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험 및 히터 작동시험
1) 시험챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.
3) 히터가 있는 경우, (4±2) ℃에서 접점, (15±2)℃에서 분점이 돼야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를


                              - 13 -
만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
4) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.


※ 센서부 출력이 펄스 형태와 같이 별도의 표출장치(데이터로거 등)가 필요 없는 전도형
 강수량계의 경우는 센서부를 기준으로 성능검사를 실시할 수 있음




                         - 14 -
[별표 6]


              무게식 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 무게식 강수량계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 mm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼
   있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 수준기와 수평 조정 장치가 있어야 한다.
2) 히터(선택사항)의 접점과 분점에 이상이 없어야 하고, 히터 전원의 켜짐/꺼짐(On/Off) 기능이 있
   어야 한다.
3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이때, 수수구 지름의 오차는 ±3 % 이내여야 한다.
4) 외통(하우징), 밑판, 지지대, 저수통 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고
   한 재질의 재료를 사용해야 한다.
5) 수수구 및 테두리 등 물이 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면을 사용해야 한다.
6) 각 부분의 도장 및 도금 상태, 접합부에서 누수가 없어야 한다.


                               - 15 -
7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착돼 있어
  야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.


3.2. 성능시험
3.2.1. 최대허용오차 시험
1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
2) 무게식 강수량계의 수평을 맞춘 후, 입력 단자를 연결하여 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.


3.3. 환경시험
3.3.1. 방수방진 시험
무게식 강수량계의 로드셀 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코
드))에 따라 국가공인기관의 IP64 이상을 만족해야 한다.


3.3.2. 내한성 시험
1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.
3) 히터가 있는 경우, (4±2) ℃에서 접점, (15±2)℃에서 분점이 돼야 한다.


3.3.3. 내열성 시험
1) 시험 챔버 온도를 60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이
  없어야 한다.


3.3.4. 안정도 시험
1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간(5일간) 동안 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분
  주기로 관측자료를 수집한다.
2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를
  만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.




                              - 16 -
[별표 7]


         전도식, 무게식 외의 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항


1. 적용 범위
이 기준은 기상관측용 강수측정에 사용되는 전도식, 무게식 외의 강수량계에 대한 형식승인 시험기
준으로 관측단위는 mm이다.


2. 기술적 요구사항
2.1. 일반 사항
시험을 위한 실험실의 온도는 23±2 ℃, 습도는 50±20 %rh 조건을 만족해야 한다.
1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 돼 있어야 한다.
3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 돼 있어야 한다.
4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항
   제3호에 따른다.


2.2. 신호 호환성
입·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성돼야 한다.


2.3. 최대허용오차
최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 ±5 % 이내로 한다.


3. 형식승인 성능검사
3.1. 외관 및 구조 검사
1) 수수기의 구경, 최대측정우량이 표기돼 있어야 한다.
2) 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 하고, 접합부의 누수가 없어야 한다.
3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이때, 수수구 지름의 오차는 ±3 % 이내여야 한다.
4) 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용해야 한다.
5) 수수구 및 테두리, 저수통 등 물이 저장되거나 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면
   을 사용해야 한다.
6) 외통(하우징), 밑판, 지지대 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의
   재료를 사용해야 한다.
7) 자기우량계, 싸이폰식우량계는 수평을 조절할 수 있도록 수준기가 부착돼 있어야 한다.



                               - 17 -