<div data-bbox="165 100 241 112" data-label="Page-Header"><p>제14981호</p></div>
<div data-bbox="437 100 456 112" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="543 100 562 112" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="678 100 828 112" data-label="Page-Header"><p>2001.12.19. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 120 300 495" data-label="Text">
<p>5.7.3 (휴대용 정밀)소유계를 사용하여 선정된 측정점에서 정상소음을 측정한다.</p>
<p>5.7.4 측정소음치는 측정에서 사용된 소음계의 정상소음 A역성 지시치로 한다.</p>
<p>5.8 조평</p>
<p>5.8.1 측정점의 높이는 작업대 뒷면으로 하고, 측정점의 수는 표준실의 가로, 세로비를 고려하여 다음 예와 같이 측정점이 12점이 되도록 단위구역(사각형)을 설정(KS C 7612-1987 조도측정방법 전반도면인 경우의 조도측정 측정점 결정 방법 준용)하여 각 단위구역의 모서리 점의 조도를 조평5계를 이용하여 측정한다.</p>
</div>
<div data-bbox="325 120 475 495" data-label="Diagram">
<img alt="A schematic diagram of a measurement grid. It shows a rectangular area divided into a 3x3 grid of squares. The vertices of the grid are labeled with numbers 1 through 12. The outer vertices are labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The inner vertices are labeled 13, 14, 15. A legend below the diagram indicates that a solid square represents a '모퉁이점' (corner point) and a solid circle represents a '내점' (inner point). A triangle symbol is labeled '변점' (edge point)."/>
</div>
<div data-bbox="485 120 675 495" data-label="Text">
<p>다만 표준실의 규모가 30 m<sup>2</sup>이하의 경우에는 단위구역 1개로 보고 4점으로 한다.</p>
<p>5.8.2 측정 평균조도는 1/24(ΣE<sub>1</sub>+ΣE<sub>2</sub>+ΣE<sub>3</sub>+ΣE<sub>4</sub>)로, 하의 내점의 조도와 변점, 모퉁이점의 조도가 4이하로 조도분포가 거의 완전 같은 경우는 단순산술평균조도(ΣE)/12로한다. 단, 1행의 단서 규정에 의한 경우에는 단순산술평균값으로 한다.</p>
<p>5.9 실내내방</p>
<p>교정비 흡입문을 열었을 때 외부공기가 유입되지 않을을 여기 또는 없는 경우 등을 이용하여 확인한다.</p>
<p>5.10 전원 인장화</p>
<p>전원인장기의 설치유무로 평가하며 설치된 상태에서 작동 여부를 확인한다.</p>
<p>제6조 환경평가기관의 보고 및 확인</p>
<p>6.1 환경평가사는 위 평가기관의 환경평가결과를 “환경평가(측정정밀)보고서”, “무지침보고서”, “측정환경 평가표” 및 “환경평가 측정시트”에 작성하여 환경평가예정일 3일전까지는 KOLAS(인평가사) 사무국에 제출하여야 한다.</p>
<p>6.2 환경평가사로부터 제출 받은 환경평가결과에 대하여 KOLAS 직원 또는 평가기반상은 현장방문평가 시 표준실의 환경유지관리현황을 재확인한다.</p>
</div>
<div data-bbox="125 505 300 880" data-label="Text">
<p>5.1.1 표준실 전체의 온도 분포를 측정하기 위해서 온도측점의 높이는 실제 교정 이 이루어지는 작업대 높이로 하며, 수평위치는 벽면에서 약 0.5~1 m 떨어진 점으로 이루어지는 사각형의 모서리와 그 사각형의 중앙점(중 5점)으로 선정하고 각 측정점의 온도류 (휴대용·디지털)온·습도계를 사용하여 1시간 간격으로 3회 측정한다.</p>
<p>5.1.2 표준실 온도의 대표값은 온도측점의 평균값으로 선정하며, 대표값이 환경 기준이 허용하는 기준이내일 경우 적합으로 판정한다.</p>
<p>5.1.3 온도변화율은 각 회의 평균값과의 차가 환경기준의 이내의 배 적합으로 판정한다.</p>
<p>5.2 습도</p>
<p>5.2.1 제5.1.1항에서 규정하고 있는 온도측점 위치와 동일한 위치에서 (휴대용·디지털)온·습도계를 사용하여 1시간 간격으로 3회 측정을 실시한다.</p>
<p>5.2.2 환경 기준의 대표값은 습도측점의 평균값으로 선정하며, 대표값이 환경 기준이 허용하는 기준이내일 경우 적합으로 판정한다.</p>
<p>5.3 인자</p>
</div>
<div data-bbox="310 505 475 880" data-label="Text">
<p>표준실에는 환경평가자와 지정신장기관 관계자 1인만이 입실한 상태에서 표준실 중앙위치에 입자계수를 설치하여 측정한다.</p>
<p>5.4 전기장의 세기</p>
<p>전자와 차폐체에 대한 평가는 세척사의 사용, 한국표준과학연구원, 국가교정기관, KOLAS용인 시험기관 등의 측정결과를 근거로 하여 평가한다.</p>
<p>5.5 접지저항</p>
<p>한국표준과학연구원, 국가교정기관, KOLAS용인 시험기관, 전기사업법에 의한 접지저항 측정기관 등의 측정결과(제1종 접지저항)와 지정신장기관의 측정방법의 유효성을 기준평가사와 협의하여 유효성이 인정된다고 판단될 경우 지정신장기관의 측정결과를 근거로 하여 평가한다.</p>
<p>5.6 선동</p>
</div>
<div data-bbox="485 505 675 880" data-label="Text">
<p>전동으로부터 격리 되도록 한 건조한 실내에 또는 서정반 등을 포함한 무 선동 작업대의 유무로 적합성을 평가하되 부적합하다 판단될 때에는 장애문하 기 흡병기사와 협의한 후, 평가만 회의에서 결정한다.</p>
<p>5.7 소음</p>
<p>5.7.1 측정점은 벽 등의 바서면에서 1 m 이상 떨어진 지점의 바닥 위 1.2 m~1.5 m 높이로 한다.</p>
<p>5.7.2 측정조건은 많은 형음을 위한 시설 외에 교정비비의 진원은 모두 OFF한 상태에서 지정신장기관의 관계자 1인과 환경평가자만 입실한다.</p>
</div>
<div data-bbox="485 885 515 900" data-label="Page-Footer"><p>129</p></div>