<div data-bbox="165 103 242 117" data-label="Page-Header">제14981호</div>
<div data-bbox="435 103 456 117" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="675 103 829 117" data-label="Page-Header">2001.12.19. (수요일)</div>
<div data-bbox="128 574 152 807" data-label="Section-Header">
<h2>제6장. 측정기의 정확도 유지관리지침</h2>
</div>
<div data-bbox="162 826 179 876" data-label="Section-Header">
<h3>1. 개요</h3>
</div>
<div data-bbox="187 506 300 876" data-label="Text">
<p>오늘날과 같이 고도로 발달된 과학기술을 영위하기 위해서는 그 표준의 보다 높은 정밀도와 정확성을 요구하고 있으며 연구, 개발, 생산 등 모든 분야에서 정밀측정기계의 정밀정확도 향상 없이는 산업경제활동과 전산과학기술의 발전을 기대할 수 없게 되었으며, 그 기준의 설정과 현시 방법의 개발, 공급체계의 현대화 및 수준이 그 국가 또는 기업의 기술수준을 가늠한다고 보아도 틀림이 없을 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="306 506 418 876" data-label="Text">
<p>실제로 측정의 정밀정확도 수준은 한 나라의 공업발전 수준과 밀접한 상관관계를 나타낸다. 생산공장에서 품질관리 활동은 작업조건과 생산공정을 정확히 제어하여 생산품 전량이 그 규격에 일맞은 통일성과 균질성이 동시에 나타나도록 관리하는 것이며 이렇게 함으로써 생산공정 각 단계마다 시행착오나 불합격품의 발생을 예방하여 생산성을 높여지는 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="424 506 564 876" data-label="Text">
<p>특히 작업조건과 생산공정을 정확하게 유지하기 위해서는 우선 이 요인들을 계속 감시하고 그 변화를 알아내는 측정 활동이 뒤따라야 하고, 이 측정결과를 분석해서 그 변화를 보상하여 지정된 상태로 유지하는 게어야할 것이다. 게다가 재대로 수행되고 있는지도 역시 측정에 의해서 확인하여야 한다. 그러므로 불결한리를 포함한 생산공정상의 문제점들은 모두 측정의 문제로 귀착된다고 해도 과언이 아닐 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="570 506 727 876" data-label="Text">
<p>산업현장에서 측정기기의 교정을 실시해야 하는 가장 중요한 이유중 하나는 제품 품질관리 수준 내에서 정확도가 유지되고 있는 측정기기로 시험과 측정을 실시하여야 하기 때문이다. 이때의 정확도는 시험에서 요구되는 제품 허용 공차를 기준으로 검증될 수 있다. 이러한 정확도 검사는 상위 표준기를 활용하여 주기적으로 비교 교정활동으로서 달성되어야된다. 따라서 교정대상은 개개의 피 측정기기가 요구되어지는 허용 공차 내에서 그 성능이 유지될 수 있는지의 신뢰성을 기준으로 하여 설정되어야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="733 506 871 876" data-label="Text">
<p>현행 국가교정기관지침도운영요령에는 "측정기를 보유 또는 사용하는 자는 자체적으로 교정주기를 정하여 운영함에 있어서 측정기의 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 환경 및 사용빈도 등을 감안하고 과학적이고 합리적으로 자체기준을 정하여야 한다"고 되어 있다. 다만, 자체적인 교정주기를 과학적이고 합리적으로 정할 수 없을 경우에는 기준표준편차가 별도로 고시하는 교정주기를 준용하도록 규정되어 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="128 125 244 490" data-label="Text">
<p>이는 각 산업현장에서 측정기의 정확도, 안정성, 사용목적, 환경조건 및 사용빈도를 감안하여 자율적으로 교정주기를 정하여야 한다는 기본원칙으로서, 동일한 사업장이라 할지라도 각 부서별로 측정기를 사용하는 작업환경과 측정방법 및 허용오차범위가 각기 다를 수 있으므로 인본적으로 교정주기를 설정하는 것을 불합리하다는 것을 의미한다.</p>
</div>
<div data-bbox="250 125 363 490" data-label="Text">
<p>결론적으로 산업현장에서 측정기의 교정주기를 설정하기 위해서는 일정기간 동안 각 부서별로 측정기의 사용상태 및 측정을 통해 조사한 data를 기초로 하여 주기를 설정하는 것이 원칙이다. 여기서 가장 기본적으로 고려해야 할 사항은 주기설정의 근거가 되는 과거 측정된 측정데이터의 확보가 선행되어야 한다는 것이다.</p>
</div>
<div data-bbox="369 125 460 490" data-label="Text">
<p>그러나, 모든 측정기기 사용자에게 자체적으로 과학적이고 합리적인 기준을 설정 운영하기를 요구하기에는 무리가 있기 때문에 산업현장에서 측정기의 교정주기 설정 및 측정장비를 효율적이고 체계적으로 관리하는데 조금이나마 도움을 주고자 이 기술가이드를 제시하고자 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="471 425 491 490" data-label="Section-Header">
<h3>2. 용어정의</h3>
</div>
<div data-bbox="496 125 594 490" data-label="Text">
<p>여기에서의 정의는 국가표준기본법에서 명시한 용어의 정의를 기준으로 하였으며, 또한 통계적 용어의 해석을 위하여 NCSL 교정주기위원회에서 개발하거나 다른 자료(sources)에서 채택한 것을 인용하여 표준 도형정의에 일치하도록 구성하였다.</p>
</div>
<div data-bbox="600 447 618 490" data-label="Section-Header">
<h3>국가표준</h3>
</div>
<div data-bbox="624 125 692 490" data-label="Text">
<p>국가의회의의 모든 분야에서 정확성, 합리성 및 국제성 재고를 위하여 국가에서 통일적으로 준용하는 과학적, 기술적, 공공기술회에서 측정표준, 참조표준, 정밀표준 등의 모든 표준을 말한다.</p>
</div>
<div data-bbox="698 447 717 490" data-label="Section-Header">
<h3>측정표준</h3>
</div>
<div data-bbox="723 125 791 490" data-label="Text">
<p>산업 및 과학기술 분야에서 물질상태의 양에 대하여 그 측정단위 또는 특정한 정의, 정위, 현시, 보존 및 재현하기 위한 기준으로 사용되는 물질적 또는 측정기기, 표준물질, 측정방법 또는 측정시스템을 말한다.</p>
</div>
<div data-bbox="797 469 815 490" data-label="Section-Header">
<h3>측정</h3>
</div>
<div data-bbox="821 125 868 490" data-label="Text">
<p>산업사회의 모든 분야에서 어떠한 양의 값을 결정하기 위하여 행하는 일련의 작업을 말한다.</p>
</div>
<div data-bbox="482 882 513 895" data-label="Page-Footer">131</div>