yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
라. 캐비닛형 자동소화장치 시험시설 <개정 2022.4.8.>
에어
로졸 
자동
소화
장치
전압조정기(슬
라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V 임의조정이 가능한 것
- 1 KVA 이상
1대
절연저항계
DC 500 V
1대
○
절연내력계
AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것
1대
○
작동온도
시험기
작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도를 
1분에 1 ℃ 이하의 비율로 상승시킬 수 있
는 것
1대
해당하는 감지방식
에 한함(법 제36조
에 따른 제품검사 
합격품사용시 
제
외)
감도시험기
(RTI)
시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈식 
또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부
착)
1대
강도시험기
설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것
1대
감지부작동시
험기
감지부 작동시험을 할 수 있는 것
1대
온도센서형기
류시험기
-온도범위(0 ~ 250) ℃ 이상, 작동, 부작동
시험기 가능한 것 
-온도센서형 감지부에 대한 기류측정이 가
능한 것
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
산소농도
측정기
Noise : ± 0.005 % 이하,
측정범위: (0 ~ 25) %
1대
설비용에 한함
압력센서
당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것
3개
설비용에 한함
온도센서
(-100 ~ 1 000) ℃
10개
설비용에 한함
온도압력
측정장치
초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 
데이터를 저장할 수 있을 것
1대
설비용에 한함
품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
저울
소화약제량의 약 1.5배의 것(최소단위 100
g 이하)
필요수
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
표준온도계
온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃
(최소단위 0.1 ℃ 이하)
각 1대
○
디지털식의 온도계
로 대체 가능
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
버어니아캘리퍼스 (0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
○
멀티메타
AC, DC, V, mA, Ω측정이 가능한 것(디지1대
○
마. 소화약제(설비용) 시험시설 <개정 2022.4.8.>
탈식)
소음계
최소단위 1 ㏈ 이하
1대
○
음향시험장치
- 무향실 규격(폭 50 ㎝, 높이 50 ㎝, 길이
는 시료설치대에서 측정거리까지 100 ㎝ 이
상)
- 소음계를 설치할 수 있을 것
- 방음장치를 할 것 
1대
정류기
DC (0 ~ 50) V, (0 ~ 5) A
1개
○
교류전압조정공급
기(슬라이닥스)
정격용량 5 KVA 이상
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계
AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것(1분타
이머 부착한 것)
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
방사성능시험장
당해 캐비넷형자동소화장치의 방사성능시험
이 가능한 시험장
1개소
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
공
통
저울
당해 약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위는 
해당약제의 소화약제기술기준 별표3의 허용
범위를 측정할 수 있는 단위로 할 것. 단,
분말소화약제용은 최소눈금 0.001 g이하 최
대달림 100 g이상의 것 추가, 포소화약제용
은 최소단위 0.5 mg 이하 최대달림 100 g
이상의 것 추가)
필요수
○
항온기
(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가
능한 것(최소단위 1 ℃ 이하)
당해 소화약제를 넣을 수 있는 것
※ 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능
1대
항온기 및 저온기
의 온도범위가 기
준의 조건을 만족
하는 것은 겸용사
용가능
표준온도계
온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃
(최소단위 0.1 ℃ 이하)
각 1대
○
디지털식의 
온도
계로 대체 가능
pH 메타
최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)
1대
강화액,
침윤,
산
알칼리,
포소화약
제에 한함
소화시험모형당해소화약제의 소화시험에 적합한 것
1조
외부시설이용가(가
스계소화약제에 
한함)
초시계
60초계 
1개
강화
액
압력계
0 ~ 2.5 MPa, 최소단위 0.05 MPa
1개
○
반응식강화액소화
약제에 한함
비중계 또는 
비중병 
당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계:
최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 ㎖)
1개
○
저온기
형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 것
- 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이
하)
1대
항온기 및 저온기
의 온도범위가 기
준의 조건을 만족
하는 것은 겸용사
용가능
표면장력계
최소단위 1 mN/m 이하
1대 
분말
표준체 
425 ㎛, 150 ㎛, 75㎛, 45 ㎛의 체 
각 1개
체진탕기
진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~
5) ㎝의 것
1대 
마개달린실린
더 
용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이
하)
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
포
저온기
- 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이
하
- 안정도 ±2 ℃
1대
항온기 및 저온기
의 온도범위가 기
준의 조건을 만족
하는 것은 겸용사
용가능
비중계 또는 
비중병
당해 약제의 비중을 측정할 수 있는 것
- 비중계 최소눈금 0.002 이하
- 비중병 100 ㎖
각 1개
○
점도계
기계식 또는 B형 
1대
○
유동점측정기
높이 (114 ~ 127) ㎜, 내경 약(30 ~ 33)
mm의 투명유리시험관, (-20 ~ 50) ℃ 봉상
온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 냉각중
탕, 가스켓 및 원판을 갖춘 것(KS M 2016
참조)
1대
펌프 또는공
기압축기
발포시험 및 소화시험에 적합한 것
1대 
표준발포노즐
형식승인기준 별표1의 해당노즐 
1)단백포소화약제 시험용노즐
2)합성계면활성포소화약제 시험용 노즐
3)수성막포소화약제 시험용노즐
1개
포수집용기
내용적 1400 ㎖(합성계면활성제 포소화약제1개
바. 방염제 시험시설 <개정 2022.4.8.>
인 경우 내용적 약 200 L)
표준발포장치
수압력 0.1 MPa, 방수량 매분 6 L 풍량 매
분 13 ㎥로 조절할 수 있는 형식승인기준 
별표3의 고발포 장치 
1개
합성계면활성제 
소화약제에 한함 
내화성기구
스텐레스재질의 통(30×15×15) ㎝의 규격으
로 H,W,D의 크기)
1개
표면장력계
최소단위 1 mN/m 이하
1대
수성막포 
소화약
제에 한함
원심분리기
원심분리관용량 100
mL
이상(4개),
<삭 
제>, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것
1대
수성막시험기
(1)ø114 ㎜×130 ㎜ 비철금속용기 
(2)ø120 ㎜×130 ㎜ 원추형망(177 ㎛ 평직비
철망)
(3) 프로판 토치 
1조
수성막포소화약제
에 한함
분동식표준압
력계
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
할로
겐
화합
물ㆍ 
비활
성
기체
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
침윤
제
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
저온기
-형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 
것
- 온도조절이 가능한 것
(최소눈금 1 ℃ 이하, 안정도 ±2 ℃)
1대
항온기 및 저온기
의 온도범위가 기
준의 조건을 만족
하는 것은 겸용사
용가능
점도계
기계식 또는 B형
1대
○
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
공
통
연소시험기
형식승인기준에 정한 시험을 할 수 있는 것1조
표준온도계
(0 ~ 200) ℃,최소단위 0.1 ℃ 이하
1개
○
저울
당해약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 10
g 이하)
1개
최소단위 0.1 ㎎ 이하(최대달림 100 g 이상) 1개
항온기
(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 
가능한 것(최소단위1 ℃ 이하), (안정도 ± 2
1대
사. 경보기류 시험시설 <개정 2017.12.27., 2022.4.8.>
℃)
프라니메타
불규칙면적을 측정할 수 있는 것(최소단위 
0.1 ㎠ 이하)
1개
방
염
액
비중계 또는
비중병 
당해약제의 비중측정에 적합한 것 
(비중계 최소눈금 0.002 이하, 비중병 100
㎖)
1개
○
pH 메타
최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)
1개
세탁기 
- 세탁중량 2 ㎏ 이상
- 교반속도는 150 rpm 이상
1개
내세탁성에 한함
카페트
세탁기
진공모터가 1 마력 이상 
1게
대상물이 
카페트
에 한함
건조기
텀블식
1개
내세탁성에 한함
방
염
성
물
질
세탁기
- 세탁 세탁중량 2 ㎏ 이상
- 교반속도는 150 rpm 이상
1개
내세탁성에 한함
카페트
세탁기
진공모터가 1 마력 이상 
1게
대상물이 
카페트
에 한함
건조기
텀블식
1개
내세탁성에 한함
방
염
도
료
비중병
용량 100 mL
1개
○
확산반사율시
험기
확산 반사율 및 은폐율을 측정할 수 있는 
것
1대
투명한 
방염도료
는제외 
KS
M
5000에 서 규정한 
시험방법 
3111의 
시험용지로 
대치 
가능
항온항습기
- 온도 (20 ± 3) ℃
- 상대습도 (90 ± 1) %
1대
강구 
강구 300 g(현형)
1개
주도(점)
시험기
스토머 점도계 또는 방염도료의 주(점)도 
측정에 적합한 것 
1대
○
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
감
지
기
공
통
감도시험실
감도시험기 상단으로부터 천정이 1.2 m 이
상 떨어질 것
1 개소
냉각용 휀
필요수
온도계
실내온도 측정 가능한 것
1개 
지시온도계
(-20 ~ 180) ℃ 측정가능 한 것 
(최소단위 0.1 ℃)
1개
○
지시온도계 및 풍
속계 기능있는경
우 1개로 가능
풍속계
(0 ~ 5) m/s 측정 가능한 것(최소단위 0.1
m/s)
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
충격시험기
두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무1개
판 및 0.54 ㎏, 직경 51 ㎜ 강철구
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
동작표시기
감지기의 동작 여부를 표시할 수 있는 것
1개
버어니아캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
초시계
60 초계 
1개
마이크로메타(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○
디지털멀티메
타
AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상)
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
습도계
(0 ~ 98) % 이상의 것 
1개
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 250) V
- 정격용량은 3 kVA 이상
1개
자동전압조정
기
정격용량 15 kVA 이상인 것
1개
소 음 계 
(40 ~ 120) ㏈ 까지 측정할 수 있는것
(최소단위 : 1 ㏈ 이하)
1개
○
단독경보형감지기
에 한함
음량시험
장치
1
m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 
음반사 방지재 부착)
1개
단독경보형감지기
에 한함
감지
기(
차동
식스
포트
형및
보상
식스
포트
형)
계단상승감도
시험기
- (실온 ~ 90) ℃ (최소단위 0.1 ℃)
- 풍속 (0 ~ 120) cm/s (최소단위 1 cm/s) 1개
직선상승감도
시험기
- (실온 ~ 150) ℃ (최소단위 0.1 ℃)
- 온도상승 (1 ~ 25) ℃/분 (최소단위 0.1
℃/분)
1개
리크측정기
형식승인기준에 적합한 것
1식
리크를 
사용하는 
감 지기에 한 함 
정온점시험기상승온도 (실온 ~ 170) ℃ (최소단위 0.1
℃)
1대
정온식감지기의 
정온 
식감도시험
기로 대체가능
정온저항측정기
휘스톤브릿지(Wheatston Bridge)
1개 
감지선형에한함(광
식감
지기
케이블식은 제외)
정온식감도시
험기
- 온도 (실온 ~ 175) ℃ (최소단위 0.1 ℃)
- 풍속(0 ~ 200) cm/s (최소단위 1 cm/s)
1대
차동
식분
포형
감지
기
(
공
기
관
식)
리크저항시험
기
형식승인기준에 적합한 것
1조
공기관식(다이어프
램방식)에 한함
등가용량시험
기
형식승인기준에 적합한 것
1조
접점간격시험
기
형식승인기준에 적합한 것
1조
감도시험기
디지털 동작 표시기 부착(1/100 초)
1개
분포 
형감 
지기 
(
열
전 
대
식)
열기전력
측정장치
해당 감열부 시험에 적합한 것 
1조
열기전력을 
이용
하는 감지기에 한
함
검출기동작시
험기 
해당 검출부 시험에 적합한 것 
1조 
저항측정기
저항측정기 
1개 
감도시험기
디지털 동작 표시기 부착(1/10 초)
1개
이온
화식 
및 
광전
식
순환식감도시
험기
- 디지탈 작동표시기 부착 1/10초 표시가능
- 연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전류
계 부착
1대
이온농도계
(110 ~ 220) V, 0.5 A
1대
이온화식에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
분진시험기
내용적 0.09 ㎥ 이상, 풍속 (0 ~ 50) ㎝/s
풍속 조정 가능
1대
불
꽃
감
지
기
감도시험기
1. 감도시험장치가 다음의 것
<삭 제>
○ 감지기 부착대
-불꽃중심으로 전후(x축), 좌우(y축), 상하
(z축)로 이동 및 z축 중심으로 좌우회전(r
축)하는 부착판에 감지기를 설치 가능한 
것
<삭 제>
1대
1.
치환시험 불꽃
감지기에 한함
<삭 제>
○ 화원발생부 
- LPG, 마이크로버어너, 쵸퍼 등으로 구성
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
○ 제어부
-가스유량제어장치,
쵸퍼제어장치,
모니터
용 센서계측장치 등으로 구성된 것 
<삭 제>
<삭 제>
2. 형식승인기준 제19조의 2의 규정에 적합
한 시험을 할 수 있는 것 
2.외부시설이용가 
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
발
정하중 시험2 ㎏, 8 ㎏ 
1대
신
기
기
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
충격시험기
두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강
철구
1개
버어니아캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
○
마이크로메타 (0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
디지털멀티메
타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
1개 
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
습도계
(0 ~ 98) % 이상의 것
1개
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 250) V
- 정격용량은 5 kVA 이상
1개
온도계 
(-20 ~ 100) ℃(최소눈금 0.1 ℃)
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
수
신
기
ㆍ
중
계
기 
소 음 계 
(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소
단위 : 1 ㏈ 이하)
1개
○
부하시험기
(저항박스)
(0 ~ 10) A 부하용량 조정 가능한 것
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
버어니아캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
○
마이크로메타(0 ~ 25) mm 이상(최소 0.01 ㎜ 이하)
1개
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○ 
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
디지탈멀티메
타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
습도계
(0 ~ 98) % 이상의 것 
1개
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 250) V
- 정격용량은 5 kVA 이상
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
온도계
(0 ~ 100) ℃ (최소눈금 0.1 ℃)
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
충격시험기
두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강
철구
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
화재신호 발
신장치
접속가능한 
무선식감지기ㆍ무선식중계기ㆍ
무선식발신기로부터 10개의 화재신호 또는 
화재정보신호를 동시에 발신 가능한 것
1개
무선식감지기ㆍ무
선식중계기ㆍ무선
식발신기와 
접속
되는 수신기에 한
함
경종
음량시험 장
치
1
m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 
음반사 방지재 부착)
1개
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소
단위 : 1 ㏈ 이하)
1개
○
충격시험기
두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 
강철구
1개
버어니아캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
초시계
60초계
1개
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○
디지털멜티메
타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
습도계
(0 ~ 98) % 이상의 것
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
누
전
경
보
기
전압조정기
교류 표준 발생기
1개
초시계
60 초계 
1개
동작시간측정
기
최소 단위 1/10 초
1개
단락시험기
규격 규정에 적합한 것, 2 500 A이상의 용
량
1개 
변류기에 한함 
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것 (최소
단위 : 1 ㏈ 이하)
1개
○
주파수계
10 ㎐ ~ 1 ㎓ 측정가능 한 것 
1개
○ 
주파수 변환
기
주파수 가변범위 (60 ± 2) ㎐
1개
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○
경계전로용
부하시험기
(0 ~ 220) V, (0 ~ 3 000) A
1개
변류기에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
전력계 
0.5 급
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
충격시험기
규격 규정에 적합한 것 (0.5 ㎏ 강구 또는 
최대가속도 50 g 가능한 것)
1개
디지탈멀티메
타
교류 0.1 mV 이상인 것, 유효자리 3자리 이
상
1개
○
습 도 계 
(0 ~ 98) % 이상의 것
1개
온 도 계
시험실 온도측정 가능한 것
1개
버어니아캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
○
마이크로메타(0~25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)
1개
○
오실로스코프
100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능
한 것
1대
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
가스
누설
경보
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
소 음 계
(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소1개
○
아. 피난기구 시험시설 <개정 2022.4.8.>
기
단위 : 1 ㏈ 이하)
초 시 계
60 초계
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
충격시험기
충격판 두께 30 ㎜, 높이 표시기 1 m
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
항온항습기
- 항온 : (-20 ~ 90) ℃ 이상(최소단위 1
℃ 이하)
- 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 %
이하)
1대
경보농도시험
장치
경보농도시험 및 잡가스시험 챔버
- 교류 및 직류전원 공급 가능한 구조
- 잡가스시험용 히터 별도 설치
1대
시험가스 
농도값 
비교 측정요
버어니아캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개 
○
마이크로메타(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개 
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개 
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○
디지탈멀티메
타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
1개
음량시험장치
1
m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 
음반사 방지재 부착)
1개
전압조정기
AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5
kVA)
1개
습도계
(0 ~ 98) % 이상의 것
1개
온도계
시험실 온도측정 가능한 것
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
주사기
잡가스 시험 및 경보농도시험용 
각 1대
분진시험기
내용적 0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/s 조정가
능
1개
연기농도시험
기
연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전류계 
부착
1개
외부시설이용가,
접촉연소식센서형
은 제외
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
유
도
등
절연내력
시험기 
(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)
1개
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
및
비
상
조
명
등
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
정 류 기 
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
디지 탈멀티
메타
AC, DC, V, mA, Ω 측정 가능한 것
1개
○
조도계
최소단위 0.1 lx 이상 
1개
○
버어니어켈리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하) 1개
○
마이크로메타 (0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
조도측정용암
실 
조도시험에 적합한 것
1개소
식별도시험용
암실
세로, 가로는 해당 유도등의 외함치수길이 
30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반
사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 
빛을 차단한 장소
1개
유도등에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
전력계
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
디지탈식(최소단위 0.1 W 이상)
1개
○
유도등에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
진열대
정격전압 공급이 가능한 구조
1개
온도계
기기내부온도 측정 가능한 것(최소눈금 0.1
℃)
1개
○
전압조정기
AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5
kVA )
1개
초시계
60 초계
1개
소음계
(35 ~ 120) ㏈ 
1개
○
주파수계
10 ㎐ ~ 1 ㎓ (디지탈식,표시눈금 6 단위 
이상)
1개
○
오실로스코프100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능
한 것
1대
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
피
난
사
다
리
토르크렌지
40 Nㆍm 이상
1개
○
버니어캘리퍼
스 
150 ㎜ 이상 
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
줄자
15 m 이상
1개
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 0.1 ㎏ 이하
1개
○
인장(압축)강
도시험기
강도시험대 : 신청 사다리길이 1.5배 이상
규격하중에 1.5배 이상
최소단위 100 N 이하
1개
○
작동시험장
치
신청 사다리길이 1.5배 이상
1개
시험추
100 kg
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
완
강
기
및
간
이
완
강
기
인장시험기
(1 ~ 20) kN
최소단위 1 kN 이하
1대
○
버니어캘리퍼
스 
150 ㎜ 이상 
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
강하시험장치15 m 이상
추 무게 : 150 ㎏, 75 ㎏, 25 ㎏
1조
저울 
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 0.1 ㎏ 이하
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
강도시험대
15 m 이상
1대
저온조
-30 ℃ 이하
최소단위 1 ℃ 이하
1대
외부시설이용가
고온조
60 ℃ 이상
최소단위 1 ℃ 이하
1대
외부시설이용가
구
조
대
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 0.1 ㎏ 이하
1개
○
위사경사측정
기
가로 50 ㎜, 세로 50 ㎜ 이상
1개
인장시험기
20 kN 이상
최소단위 10 N 이하
1대
○
동작시험측정
기
3 m 단위로 시험
1대
줄자
15 m 이상
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
지
지
대
충격시험장치0.5 m 높이에서 최대사용하중으로 낙하 가
능할 것
1대
인장시험기
규격하중 1.5배 이상
최소단위 10 N 이하
1대
○
버니어캘리퍼
스 
150 ㎜ 이상 
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
추
최대사용하중(150 kg)
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
자. 자동소화기기 시험시설 <개정 2022.4.8.>
종별품 목
규 격
수량
교정대
상
비 고
유수
제어
밸브
나사게이지
링게이지ㆍ플러그게이지(신청치에 한함)
1조
○
작동시험기
가압송수장치 : 압력 1.4 ㎫ 이상
작동용 방수구
부작동용 방수구
1조
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
수압시험기
최고사용압력의 5배 이상
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
스
프
링
클
러
헤
드 
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 1 g 이하
1개
○
관용테이퍼나
사(링게이지)
나사게이지
(호칭15, 호칭20, 호칭25)
1조
○
다이알게이지
(마그네틱베
이스포함)
최소눈금 0.01 ㎜ 
신청하중의 2배 하중 
1개
○
폐쇄형에 한함
설계하중시험
기
설계하중 2배 하중
1개
폐쇄형에 한함
작동온도시험
기
표시온도 :표시온도의 130 % 범위표시
가열온도 : 1 ℃/분 비율
가압범위 : 최대 15 kPa
1대 
폐쇄형에 한함
수격시험기
매초 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동
연속 4 000회 이상
1대 
폐쇄형에 한함
정수압시험기최소 시험압력 3.5 ㎫
1대
폐쇄형에 한함
방수량시험기
1) 정류통은 형식승인기준의 별도1에 적합
한 것
2) 방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫ 
3) 측정장치: 분당 방수량측정가능
1대
○
검교정은 
측정장
치, 압력계에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
전기로
(0 ~ 1 000) ℃ 이상
최소단위 1 ℃ 이하
1대
살수분포
시험장치
방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫
1조
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
감도시험기
반응감도별 기류온도(℃),기류속도(m/s)
1대
폐쇄형에 한함
진동시험기
전진폭 5 ㎜, 진동수 35 회/sec
1대
폐쇄형에 한함
차. 기타 소방용품 시험시설 <개정 2022.4.8.>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
충격시험기
추무게 : 헤드중량 + 15 g
1대
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
소
방
호
스
한계게이지
해당호스의 내경 측정
최소단위 1 ㎜ 이하
1조
버니어캘리퍼
스 
150 ㎜ 이상 
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 0.1 ㎏ 이하
1개 
○
수압시험기
시험압력의 4배 이상
최소단위 0.1 ㎫ 이하
1조
수격시험기
(0 ~ 2.0) ㎫ 의 압력변동
2 000회 이상
1조
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
고무인장
시험기
최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위
시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상
1대
○
고무내장호스에 
한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
나사게이지
- 링 및 플러그게이지
1조
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
관창
나사게이지
링게이지 및 플러그게이지
1개
○
버니어캘리퍼
스 
200 ㎜ 이상 
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
수압시험기
2 ㎫ 이상
최소단위 0.1 ㎫ 이하
1조
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
1개
○
최소단위 0.1 ㎏ 이하
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
방사각도
측정기
최소각도 1° 이하
1대
방사형관창에 
한
함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
송
수
구
ㆍ 
소
화
전
나사게이지관
용테이퍼나사
게이지
링게이지 및 플러그게이지
KS B 0222 에 적합한 게이지
1조
1조
○
○
버니어캘리퍼
스 
200 ㎜ 이상 
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
수압시험기
5 ㎫ 이상
최소단위 0.1 ㎫ 이하
1조
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
- 최소단위 0.1 kg : 옥내소화전방수구
- 최소단위 1 kg : 옥외소화전 및 송수구
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
수력작동 시
험기 
압력범위 (0.35 ~ 1.0) ㎫ 이상 
최소단위 0.01 ㎫ 이하
1대
옥내소화전방수구
에 한함
외부시설이용가
토오크
시험기
105 Nㆍm 이상
최소단위 0.1 N 이하
1대
○
옥내소화전방수구
에 한함
외부시설이용가
공
기
호
흡
기
지시압력계
20 ㎫ 이상
최소단위 1 ㎫ 이하
3개
○
저 울
20 ㎏이상
최소단위 10 g 이하
1개
○
시야측정기
좌우: 80° 이상
상하: 50° 이상
1대
인두
크기 : (220 × 155) ㎜
3개
나사게이지
링 및 플러그게이지
각 1개
○
고무인장시험4.9 kN 이상
1대
○
외부시설이용가
기
항온기
150 ℃이상
최소단위 1 ℃ 이하
1대
저온기
-30 ℃이하
최소단위 1 ℃ 이하
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
기밀성,작동
성, 호기저항
등시험기 
유량 : (0 ∼ 200) LPM 가능
(최소눈금 : 1 LPM 이하)
각 1대
공기유량계
(0 ∼ 200) L/min 이상 
최소눈금 1 L 이하 
1대
소음계
(40 ~ 130) dB
최소단위 1 dB 이하
1대
○
표준체
125 ㎛ 및 300 ㎛ 
각 1개
표면마모 
저항시험기
연삭제 400 g
(60 ∼ 80) g/min
1대
외부시설이용가
강구
직경 22 ㎜ , 중량 45 g(원형)
3개
공기충전기
15 ㎫ 이상
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
침수시험기
수조 깊이 1 m 이상
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
주파수
측정기
(2 000 ∼ 4 000) Hz 가능 
1대
○
급기호스
강도시험기
원판(∅100, 중량 50 N)
1대
기
동
용
수
압
개
폐
장
치
⌢
압
력
챔
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
기능시험기
호칭압력 1.3배 가압
1대
공통
압력스위치성
능시험기
압력변동 (0 ~ 설정압력까지)
반복회수 자동 카운터 
1대
압력챔버에 한함
기밀시험기
시험체를 침지할 수 있는 액조
1대
압력챔버에 한함
내압시험기
압력계 5.0 ㎫ 이상
최소눈금 0.2 ㎫ 이하
1대
압력챔버에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
3. 성능인증 대상 소방용품의 시험시설<개정 2017.5.4., 2022.4.8.>
가. 경보기류 시험시설<개정 2016.1.11., 2022.4.8.>
버
ㆍ
기
동
용
압
력
스
위
치
⌣
단자부강도시
험기 
단자부나사에 (30 ~ 250) Nㆍ㎝ 가압
1대
압력스위치에 
한
함
충격시험기
두께 3 ㎝, 한변이 40 ㎝ 정사각형 나무재
질 시험대
1대
압력스위치에 
한
함
절연저항시험
기 
DC 500 V
1대
○
압력스위치에 
한
함
절연내력시험
기 
60 Hz, 실효전압 (500 ~ 정격전압 2배값에 
1 000 V 더한값) 가능한 것
1대
○
압력스위치에 
한
함
가
스
관
선
택
밸
브
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 1 ㎏ 이하
1대
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
내압시험기 
사용압력의 4배 이상
최소단위 0.5 ㎫ 이하
1대 
기밀시험기
사용압력의 1.2배 이상
최소단위 5 kPa 이하
1대
기능시험기
2.5 ㎫ 이상
최소단위 0.5 ㎫이하
1대
공
기
호
흡
기
의
충
전
기
성능시험기
RPM 메타
적외선온도계(0 ~ 1 000) ℃
1대
안전밸브시험
기 
최고압력 또는 설계압력 1.1배 이상 1.15배 
이하의 압력
1대 
제품에서 직접 시
험할 수 있을 경
우 제외
수압시험기
시험압력의 1.5배 이상
1대
소음계
(40 ~ 120) ㏈ 
1대
○
디지털멀티메
타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 
1대
○
절연저항시험
기 
DC 500 V
1대
○
절연내력시험
기
(0 ~ 3 000) V
1대
○
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
축광
표지
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1개
○
마이크로
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
메타
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
내충격
시험기
성능인증기준에 적합한 시험을 할 수 있는 
시험기와 시험용 추
1대
꺽임강도
시험기
도자기질의 타일 꺽임강도 시험이 가능한 
것
1대
도자기질에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
예비
전원
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) mm 이상(최소단위 0.05 ㎜ 이
하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
비상
콘센
트설
비
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01㎜ 이하)
1개
○
디지탈 멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 
1개
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계
(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)
1개
○
표시
등
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
버어니아
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이1개
○
캘리퍼스
하)
마이크로
메타
(0 ~ 5) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)
1개
○
디지탈 멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 
1개
○
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
식별도
시험용
암실 
세로, 가로는 해당 표시등의 외함치수길이 
30㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반
사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 
빛을 차단한 장소
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계
(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
소방
용
전선
(
내
열전
선
ㆍ 
내화
전
선)
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력계
(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
연소가스
부식성
시험기
성능인증기준에 적합할 것
1대
내열시험
장치
KS F 2257-1(건축부재의 내화시험방법-일
반요구사항)이 가능할 것
1대
내열전선에 한함
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
디지탈 멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 
1개
○
내화시험
장치
성능인증기준에 적합할 것
1대
내화전선에 한함
온도계
(0 ~ 1000) ℃ 이상 온도측정이 가능한 것1대
○ 
탐지
부
초시계
60초계
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
경보농도
시험장치
경보농도시험 및 잡가스시험 챔버
-교류 및 직류전원 공급 가능한 구조
-잡가스시험용 히터 별도 설치
1조
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
절연저항계
DC 500 V 이상
1개
○
절연내력
시험기
(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)
1개
○
디지탈
멀티메타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
1개
○
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
주사기
잡가스 시험 및 경보농도시험용 
1개 
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
비화
재보
방지
기
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
비상
경보
설비
의
축전
지
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1개
○
마이크로
메타 
(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
절연저항계
DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ~ 3 000) V 조정 가능한 것(1분 타
임머 부착)
1개
○ 
초시계
60초계
1개
디지탈 멀티
메타
AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V
- 정격용량은 3 kVA 이상
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
자동
화재
설비
의 
속보
기
버어니아
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소눈금단위 0.05 mm
이하)
1개
○
마이크로
메타
(0 ~ 25) mm 이상(최소눈금 0.01 ㎜ 이하) 1개
○
절연저항계
DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ~ 3 000) V 조정 가능한 것(1분 타
임머 부착)
1개
○
초시계
60초계
디지탈 멀티AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것
1개
○
메타
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제>
정류기
DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V
- 정격용량은 3 kVA 이상
1개
속보기
시험기
속보기의 기능시험이 가능한 것
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
시각
경보
장치
암실
성능인증기준에 의한 유효광도 측정에 적
합한 것
1개
조도계
측정값 최소표시치 0.01 ㏓ 이하
- 최소눈금단위 : 0.01 ㏓ 이하
-
성능인증기준에 의한 유효광도 측정에 
적합할 것
1개
○
직류전원
공급기
전압조정범위 : (0 ~ 50) V 이상(신청된 시
각경보장치 정격전압의 120 % 전압을 만
족하여야 함)
- 최대전류 : 5 A 이상
1개
○
디지털
멀티메타
교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃),
저항 측정이 가능한 것
1개
○
초시계
60초계
1개
절연저항계
DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
AC (0 ∼ 3 000) V 조정가능한 것
- 허용전류를 1 ㎃ 이하 단위로 조정 가능
한 것
1개
○
충격시험기
성능인증기준에 의한 충격시험에 적합한 
것
1대
버니어
캘리퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1대
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
피난
유도암 실
성능인증기준에 의한 휘도시험 측정에 적
합한 것
1대
선
식별도
시험용
암실
세로, 가로 길이는 해당 피난유도선 표시부 
단위 길이의 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로
내부에 무반사 흑색도장 또는암막을 설치
하여 외부의 빛을차단한 장소
1대
진열대
정격전압 공급이 가능한 구조
1개
휘도계
성능인증기준에 의한 휘도시험에
적합한 
것
1개
○
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC (0 ~ 300) V
- 정격용량은 3 kVA 이상
1개
광원점등식에 한함
디지탈 멀티
메타
교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃),
저항 측정이 가능한 것
1개
○
직류전원
공급기
- 전압조정범위 : (0 ~ 50) V 이상
- 최대전류 : 5 A 이상
1개
○
소음계
(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는 것
(최소단위 : 1 ㏈ 이하)
1개
○
절연저항계
DC 500 V
1개
○
절연내력
시험기
-AC (0 ∼ 3 000) V 조정 가능한 것
-허용전류를 1 ㎃ 이하 단위로조정 가능
한 것
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
내충격
시험기
성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있을 
것
1대
버니어 캘리
퍼스
(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이
하)
1개
○
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
꺽임강도
시험기
도자기질의 타일 꺽임강도 시험이 가능한 
것
1대
도자기질에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
비상
문자
동개
폐장
치
전압조정기
(슬라이닥스)
- AC 0 ∼ 300 V 임의 조정이 가능한 것
- 1KVA 이상
1
디 지 탈
멀티메타
- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류
(㎃), 저항 측정이 가능한 것
1
○
소 음 계
- A레인지로 30㏈ ∼ 120 ㏈ 측정이 가능
한 것
1
○
간이음향
측정장치
- 1 m에서 음량 측정 가능한 구조
- 내부에 음반사 방지재 부착 구조
1
직류전원
공 급 기
- 전압조정범위 ; 0 ∼ 50 V이상
- 최대전류 : 5 A이상
1
○
맥류 전원
공 급 기
- 0 ∼ 30 V 전압 변동이 가능한 것
1
초 시 계
- 60초계
1
절연저항계
- DC 500 V
1
○
나. 소화기류 시험시설 <개정 2022.4.8.>
절연내력
시 험 기
- AC 0 ∼ 3000 V 조정가능한 것
- 허용전류를 1 ㎃이하 단위로 조정 가능
한 것
1
○
버니어캘리퍼
스
- 0 ∼ 150 ㎜이상 측정 가능한 것
(최소눈금단위 : 0.05 ㎜이하)
1
○
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
지시
압력
계
정압ㆍ반복
시험기
지시압력계의 성능확인에 적합한 시험기
1대
충격시험기
지시압력계를 KS B5305(부르돈관 압력계)
에서 규정한 충격시험기의 나무상자
1대
항온기
(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가
능한 것
(최소단위 1 ℃ 이하이며, 안정도 ± 2 ℃)
1대
항온기 및 저온기
의 온도범위가 기
준의 조건을 만족
하는 것은 겸용사
용가능
저온기
지시압력계 성능인증기준에 의한 저온시험
에 적합한 것(최소단위 1 ℃ 이하를 넣을 
수 있는 것(안정도 ± 2 ℃)
1대
항온기 및 저온기
의 온도범위가 기
준의 조건을 만족
하는 것은 겸용사
용가능
진동시험기
상하진폭 2 ㎜, rpm 2 000 이상
1대
회전계
진동시험기의 rpm측정에 적합한 것
1대
○
표준온도계
온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃
(최소단위 0.1 ℃ 이하)
각 1개
○
디지털식의 온도계
로 대체 가능
버어니어
캘리퍼스 
(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.05 ㎜ 이하)
1개
○
한계게이지
링게이지 및 플러그게이지
결합나사규격에 적합한 것
각 1개
○
기밀시험기
당해 지시압력계를 침지할 수 있는 크기
1대
소화
기
가압
용
가스
용기
전기식
지시저울
총중량의 1.5배의 것으로서 최소눈금 0.1 g
이하
1대
○
가압용기
내압시험기
작동봉판의 파괴압 및 가압용기의 내압측
정용
1대
버니어
캘리퍼스
규격 : (0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.05 mm이
하)
1개
○
피치게이지
나사 피치측정
1대
기밀시험조
(길이 400
mm,
폭 400
mm,
높이 400
mm) 이상, 온도센서 부착 40 ℃ 유지시험
1대
가스
계소
화설
비의 
설계
산소농도
측정기
Noise : ± 0.005 % 이하,
측정범위: (0 ~ 25) %
1대
압력센서
당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것
6개
다. 기계류 시험시설 <개정 2017.12.28., 2022.4.8.>
프로
그램
온도센서
(-100 ~ 1 000) ℃
6개
온도압력
측정장치
초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 
데이터를 저장할 수 있을 것
1대
버니어
캘리퍼스
규격 : (0 ~ 300) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜
1개
○
초시계
디지털식 1/100 S
1대
소화시험모형최대면적, 최대높이, 소화시험을 할 수 있는 
것
1조
외부시설이용가
상업
용주
방자
동소
화장
치
압력센서
당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것
6개
온도센서
(-100 ℃ ~ 1 000 ℃)범위 내에 당해 시험
이 측정가능한 온도범위의 것
8개
온도압력측정
장치
초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 
데이터를 저장할 수 있을 것
1대
버어니어캘리
퍼스
규격(0 ~ 300) ㎜, 정밀도 : 1/20 ㎜
1대
초시계
디지털식 1/100 S
1대
소화시험모형당해 소화시험에 적합한 것
필요수
외부시설이용가
저울
당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것
(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지털식 
최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하.)
필요수
○
표준온도계
온도측정범위 (-50 ~ 300) ℃ 이상(최소단
위 0.1 ℃ 이하), 디지털식도 가능
각1대
○
풍속계
소화시험시 풍속(0.1 m/sec 이상)을 측정할
수 있는 것
1대
○
소화시험장
건물규모 : 가로 10 m 이상 ×세로 15 m ×
높이 15 m 이상
골조 : 철골 또는 철근콘크리트 
벽 및 지붕 : 스레트등의 불연재료로 방풍 
조치(초속 0.5 m 이하)
배기 : 천정의 자연배기 또는 강제배기
창문 : 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개
폐 가능한 것
기타 : 조명기구, 배수로 및 상수도 설치
1개소
외부시설이용가
종별품 목
규 격
수량
교정
대상
비 고
소화
전함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
충격시험기
추 무게 : 300 g
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
버니어
캘리퍼스 
150 ㎜ 이상
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
줄자
2 m 이상
1개
도료밀착성시
험기
KS M ISO 2409(도료와 바니시-도료의 밀
착성 시험 방법)에 적합한 것
1대
외부도장된 소화전
함에 한함
모서리 날카
로움 시험기
(Sharp Edge
Tester)
성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있을 
것
1대
스프
링클
러설
비의 
신축
배관
버니어
캘리퍼스 
200 ㎜ 이상
최소단위 0.05 ㎜ 이하
1개
○
줄자
5 m 이상
1개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
내압시험기
최고사용압력의 1.5배 이상
1대
파괴시험기
최고사용압력의 4배 이상
1대
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
굽힘시험기
(0.02 ~ 0.1) ㎫
최소단위 0.01 ㎫
1대
수격시험기
분당 10회 이상 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동,
연속 4 000회
1대 
압괴시험기
최소 1 000 N의 하중
1조
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
공기
안전
매트
저울
당해 계량물의 1.5배 이상
최소단위 0.01 ㎏ 이하
1개
○
시험탑
15 m 이상
1개
모래주머니
무게 : 120 kg
규격 : (800 ㎜ × 500 ㎜)
10개
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
<삭 제>
<삭제> <삭제> <삭 제>
소방
용밸
브
(
개
폐표
시형
작동시험장치압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 
가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상
1조
개폐표시형밸브(버
퍼플라이)에 한함
<삭 제>
<삭 제>
<삭제>
<삭 제>
수압시험기
최고사용압력의 2배 이상
1대
인장강도
시험기
100 kN 이상
1대
○
외부시설이용가