관         보
               제15054호                                      2002. 3.21. (목요일)
            관      련      조      문          오               정       비     고
            〔별표3〕                  9. 위생관리항목        9. 위생관리항목       p.38. 좌25행
            1. 수출수산물생산·가공시설조사        (5〜12) ---      (1〜8) ----
             ·점검기준의위생관리기준(공
             통)에관한사항란
                                                 하고, 지시값은1초에1회이상지시하여야한
            ◉국립환경연구원고시제2002-3호
                                                 다.
             환경기술개발및지원에관한법률시행규칙제13조
                                              라. 종합성능
            내지제23조의 규정에 의한 환경측정기기의 형식승
                                               430mm유효광로길이를갖는기준장비와비교시
            인·정도검사등에관한고시(국립환경연구원 제
                                               험한오차는최눀눈금치의±3%이하이어야하
            2001-22호, 2001.11. 3.)중 다음과 같이 개정 고시
                                               며, 광흡수계수k의허용오차는최눀눈금치의±
            합니다.
                                               4%이하이어야한다.
                2002년 3 월21일
                                            〔별표2〕의1.7.2. 부분유량 채취방식 광투과식 매연
                          국립환경연구원장
                                             측정기, 다. 씁점편차, 바. 응답시간, 파. 종합성능을
                환경측정기기의형식승인·정도검사등에
                                             다음과같이한다.
                관한고시개정
                                              다. 씁점편차:제로가스를 흘려주면서 씁점조절을
            환경측정기기의형식승인·정도검사등에관한고시
                                               한후최소1시간후측정치를구한다. 이값과최
            중다음과같이개정한다.
                                               초측정치와의편차를구하여씁점편차는다음식
           〔별표1〕의1.7.2. 부분유량 채취방식 광투과식 매연
                                               에따라구한다.
            측정기, 나. 기능 및 구성 (3)항, 다. 성능 (5)항, (6)
                                                          |d|
            항, (8)항, (9)항, 라. 종합성능을 다음과 같이한다. 
                                                               ×100
                                               씁점편차(%)=      
                                                        최눀눈금치
             나. 기능및구성
                                               d:최종측정치-최초측정치
              (3)채취부선단은배기관부압을1kpa이상 상승
                                              바. 응답시간
                시키지않는구조로하여야하며, 배기관벽면
                                               정상가동조건에서80%부근의 교정용필터를 넣
                으로부터5㎜또는프로브내경의10%이상중
                                               고지시치가교정용필터값의10%에서90%까지
                큰쪽이상이격하여설치할수있는구조이어
                                               지시하는데걸리는시간을측정한다.
                야한다.
                                              파. 종합성능
             다. 성 능
                                               (1)기준기기와의 비교시험은 시험용자동차에서
              (5)측정기의 물리적인 응답시간은 0.4초이내 이
                                                 배출되는매연을기준기기와피시험기기로동
                여야하며, 전기적인 응답시간은 베셀필터 응
                                                 시에최소10회이상측정하여각각의측정평
                답시간을포함하여1.3초이내이어야한다.
                                                 균치와의차를다음식에의하여측정오차를
              (6)빛에 의한 반응시험시측정치변동폭이1%이
                                                 구한다.
                내이어야한다.
                                                            |d|
                                                                ×100
                                                측정오차(%)=      
                                                         최눀눈금치
              (8)엔진회전속도측정장치
                                                d:(피시험기기측정치-기준기기측정치)의평균
                엔진회전속도는10rpm단위로 8,000rpm까지
                                               (2)광흡수계수 k는 교정용매연표준필터를 사용
                측정할수있어야하며, 측정오차는최눀눈금
                                                 하여얻어진피시험용기기의지시치(광흡수계
                치의±1%이내이어야한다.
                                                 수)를다음표1과비교하여오차를구한다.
              (9)1초에 10회이상의 매연을 측정할 수 있어야
                                           19