<div data-bbox="168 103 244 117" data-label="Page-Header"><p>제15159호</p></div>
<div data-bbox="433 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="681 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2002. 7. 27. (토요일)</p></div>
<div data-bbox="131 711 151 874" data-label="Section-Header"><p>○환경부고시제2002-122호</p></div>
<div data-bbox="168 508 221 874" data-label="Text"><p>토양환경보전법 제10조의 규정에 의한 토양오염물질정시협방법(환경부고시 제2002-23호, '02. 2. 19.)중 다음과 같이 개정·고시합니다.</p></div>
<div data-bbox="231 744 251 828" data-label="Text"><p>2002년 7월27일</p></div>
<div data-bbox="264 674 283 750" data-label="Section-Header"><p>환경부장관</p></div>
<div data-bbox="296 623 315 760" data-label="Section-Header"><p>토양오염물질정시협방법중개정</p></div>
<div data-bbox="328 608 348 874" data-label="Text"><p>제3장제3절제17항 및 제18항을 각각 다음과 같이 한다.</p></div>
<div data-bbox="361 561 381 821" data-label="Text"><p>제17항 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌(BTEX)</p></div>
<div data-bbox="394 808 413 874" data-label="Section-Header"><p>1.1 측정원리</p></div>
<div data-bbox="426 511 604 874" data-label="Text"><p>이 방법은 납사, 휘발유 등의 저비점 석유유물에 다량 함유되어 있는 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌(BTEX)의 측정에 적용한다. 시료중의 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌을 메틸알코올로 추출하여 얻어진 검액을 가스크로마토그래프로 부착된 파지트랩에 주입하여 이들 분질을 각각 정량한다. 이 방법에 따라 시험한 경우 BTEX의 유효측정능도는 0.5mg/kg 이상으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="617 788 637 874" data-label="Section-Header"><p>1.2 기구 및 기기</p></div>
<div data-bbox="650 753 669 874" data-label="Text"><p>가. 가스크로마토그래프</p></div>
<div data-bbox="682 511 728 864" data-label="Text"><p>(1) 정출기 : 불꽃이온화검출기(Flame Ionization Detector : FID), 광이온화검출기(Photo Ionization Detector : PID) 또는 가스크로마토그래프/질량분석검출기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer : GC/MS).</p></div>
<div data-bbox="741 511 865 803" data-label="Text"><p>다만, 검출기로 GC/MS를 사용할 때 각 물질별 선택이온은 &lt;표 1&gt;과 같다.</p></div>
<div data-bbox="131 128 151 477" data-label="Text"><p>(2) 컬 : 보세란의 길이 25m 이상의 것으로 ULTRA-2, VOCOL,</p></div>
<div data-bbox="164 254 184 424" data-label="Text"><p>DB-624 컬류 또는 이와 동등한 것</p></div>
<div data-bbox="198 328 218 477" data-label="Text"><p>(3) 운반가스 : 헬륨 또는 질소</p></div>
<div data-bbox="231 339 251 477" data-label="Text"><p>(4) 시료도입부 온도 : 200℃</p></div>
<div data-bbox="264 128 315 487" data-label="Text"><p>나. 파지·트랩장치 : 파지부, 트랩란, 단착부 및 냉각용축부(cryofocus) 등으로 구성된다.</p></div>
<div data-bbox="328 128 381 477" data-label="Text"><p>(1) 파지부 : 5~25 ml의 시료를 주입할 수 있는 스파거(spargecr)와 시료를 열적온도로 가온할 수 있는 가온장치</p></div>
<div data-bbox="394 128 478 477" data-label="Text"><p>(2) 트랩란 : 길이 5~30 cm 이상, 내경 2mm 이상의 스테인레스강관에 휘발성유기화합물을 흡착·농축할 수 있는 충전체가 충전된 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것</p></div>
<div data-bbox="491 128 543 477" data-label="Text"><p>(3) 트랩의 종류 : Tenax, Carbopack, OV-1/Tenax/Silicagel/Charcoal 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것</p></div>
<div data-bbox="556 128 608 477" data-label="Text"><p>(4) 탈착부 : 트랩란에 포집된 휘발성 유기화합물을 가열·발착할 수 있는 가열장치 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것</p></div>
<div data-bbox="621 128 736 477" data-label="Text"><p>(5) 냉각 용축부 : 부착되는 내경 0.20~0.53 mm의 모세관처럼 0.50~1.50℃ 정도로 냉각 가능하고, 또한 200℃로 가열가능한 장치 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것으로 경우에 따라 냉각 용축부와장은 생략해도 좋다.</p></div>
<div data-bbox="749 228 769 487" data-label="Text"><p>다. 원심분리기 : 4℃ 이하에서 원심분리가 가능한 것</p></div>
<div data-bbox="782 414 802 493" data-label="Section-Header"><p>1.3 시료의 보존</p></div>
<div data-bbox="815 133 867 493" data-label="Text"><p>시험관에 채취된 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 0~4℃ 냉장실에서 보존하고 14일 이내 분석에 사용하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="485 882 507 896" data-label="Page-Footer"><p>35</p></div>