Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__21.html
Legislation: strlschv_2018

Title: § 21 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Vollschutzgeräten

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 21 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Vollschutzgeräten

Paragraph: 21

Full Text:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 21 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Vollschutzgeräten

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am
Menschen noch zur Anwendung am Tier in der Tierheilkunde bestimmt ist,
darf als Vollschutzgerät nach § 45 Absatz 1 Nummer 5 des
Strahlenschutzgesetzes nur dann zugelassen werden,

1.  wenn sichergestellt ist, dass

    a)  das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch
        den zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig
        umschließt,

    b)  die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren
        Oberfläche des Schutzgehäuses 3 Mikrosievert durch Stunde bei den vom
        Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen
        nicht überschreitet, und

2.  wenn durch zwei voneinander unabhängige Sicherheitseinrichtungen
    sichergestellt ist, dass

    a)  die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig
        geschlossenem Schutzgehäuse betrieben werden kann oder

    b)  bei Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des
        Röntgenstrahlers erfordern, das Schutzgehäuse während des Betriebes
        des Röntgenstrahlers nur bei geschlossenem Strahlenaustrittsfenster
        geöffnet werden kann und hierbei im Inneren des Schutzgehäuses die
        Ortsdosisleistung 3 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.

Collections: bundestag_gesetze
StrlSchV-2018
Level: 5.0