Source: https://www.gesetze-im-internet.de/schutsev/__3.html
Legislation: schutsev

Title: Bestimmung der Messunsicherheit

Description:
Verordnung zum Schutz von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten Frequenzbereichen zu Sicherheitszwecken betrieben werden (SchuTSEV)
Bestimmung der Messunsicherheit

Paragraph: 3

Full Text:
Verordnung zum Schutz von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten Frequenzbereichen zu Sicherheitszwecken betrieben werden (SchuTSEV)
Bestimmung der Messunsicherheit

A.3.1**** Messunsicherheit bei Feldstärkemessungen ****

    Die Beiträge der einzelnen Komponenten des Messsystems zur Gesamt-
    Messunsicherheit können Tabelle A.3.1 entnommen werden. Sie wurden
    nach den in EN 55016-4-2 beschriebenen Grundsätzen ermittelt.

    *        *   **Tabelle A.3.1**
            **Einflussgrößen bei der Bestimmung Messunsicherheit**
            **bei Feldstärkemessungen im Frequenzbereich bis 1 000 MHz**
            (für den Frequenzbereich von 1 GHz bis 3 GHz
            wird eine Messunsicherheit von 8 dB zugrunde gelegt)

    *        *   Einflussgrößen (dB)

        *   Messung der
            magnetischen Feldstärke

        *   Messung der elektrischen Feldstärke

    *        *   *                              30 MHz

        *   *                              30 MHz

        *   30 – 300 MHz

        *   *                              300 –
            1 000 MHz

    *        *   Empfängeranzeige

        *   0,1

        *   0,1

        *   0,1

        *   0,1

    *        *   Dämpfung:
            Antenne – Empfänger

        *   0,1

        *   0,1

        *   0,2

        *   0,2

    *        *   Antennenfaktor

        *   1,0

        *   1,0

        *   2,0

        *   2,0

    *        *   **Empfänger**

        *

    *        *   Sinusspannung

        *   1,0

        *   1,0

        *   1,0

        *   1,0

    *        *   Anzeige der
            Impulsamplitude

        *   1,5

        *   1,5

        *   1,5

        *   1,5

    *        *   Anzeige der
            Impulsfolgefrequenz

        *   1,5

        *   1,5

        *   1,5

        *   1,5

    *        *   Anpassung zur
            Antenne

        *   –

        *   –

        *   0,7

        *   0,7

    *        *   **Antenne**

        *

    *        *   Antennenfaktor
            Frequenzinterpolation

        *   –

        *   –

        *   0,5

        *   0,3

    *        *   Abweichungen durch
            Höhenabhängigkeit

        *   –

        *   –

        *   1,0

        *   0,3

    *        *   Abweichung durch
            Richtwirkung

        *   –

        *   –

        *   0

        *   1,0

    *        *   Ort des
            Phasenzentrums

        *   –

        *   –

        *   0

        *   1,0

    *        *   Kreuzpolarisation/
            Antennensymmetrie

        *   –

        *   –

        *   0,9

        *   0,9

    *        *   **Standort**

        *

    *        *   Wiederholbarkeit
            am Standort

        *   2,0

        *   2,0

        *   3,0

        *   3,0

    *        *   Schutzabstand

        *   0,3

        *   0,3

        *   0,3

        *   0,3

    *        *   Umgebung

        *   3,0

        *   3,0

        *   5,0

        *   5,0

    *        *   Gesamt (dB)

        *   5,1

        *   5,1

        *   7,7

        *   7,8

A.3.2******** Messunsicherheit bei geringem Abstand
    (S+N)/N ****

    Wenn aufgrund des geringen Störabstands zwischen Summensignal und
    Rauschen (
    S+N                   )/
    N                    die Messunsicherheit des Quasispitzenwert-
    Detektors von ca. 3 dB zu berücksichtigen ist, und die Korrekturwerte
    aus Anhang 2 nicht zur Anwendung kamen, ergibt sich stattdessen
    folgende Bilanz:

    *        *   **Tabelle A.3.2**
            Beitrag des Quasispitzenwert-Detektors bei geringem Abstand
            (S+N)/N ****

    *        *   Einflussgrößen (dB)

        *   Messung der
            magnetischen Feldstärke

        *   Messung der elektrischen Feldstärke

    *        *   *                              30 MHz

        *   *                              30 MHz

        *   30 – 300 MHz

        *   *                              300 –
            1 000 MHz

    *        *   Quasispitzenwert-
            Detektor

        *   3,0

        *   3,0

        *   3,0

        *   3,0

    *        *   Gesamt (dB)

        *   6,2

        *   6,2

        *   8,4

        *   8,5

A.3.3**** Messunsicherheit bei Messung der Störstrahlungsleistung ****

    Bei einem Abstand (
    S+N                   )
    /N                    von 20 dB gilt eine Messunsicherheit von 8 dB
    und bei einem Abstand (
    S+N                   )
    /N                    von mehr als 6 dB eine Messunsicherheit von 9
    dB.

Anhang              4
Korrektur des vom Spitzenwert- oder Mittelwert-Detektor
angezeigten Pegelwerts bei geringen Abständen von

Collections: bundestag_gesetze
SchuTSEV
Level: 2.0