Source: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_27/__7.html
Legislation: bimschv_27

Title: § 7 Kontinuierliche Messungen

Description:
Siebenundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 27)
§ 7 Kontinuierliche Messungen

Paragraph: 7

Full Text:
Siebenundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 27)
§ 7 Kontinuierliche Messungen

(1) Die Anlagen sind mit Meßeinrichtungen auszurüsten, die

1.  den Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas,

2.  die Massenkonzentration von Kohlenmonoxid im Abgas und

3.  die Mindesttemperatur nach § 3 Abs. 2

fortlaufend messen und registrieren. Die Anlagen dürfen nur mit hierzu
geeigneten und funktionsfähigen Meßeinrichtungen betrieben werden.

(2) Die Anlagen sind zur Überwachung der Funktionstüchtigkeit der
Staubabscheideeinrichtungen mit Meßgeräten auszurüsten, die die
Rauchgasdichte kontinuierlich messen. Die Anlagen dürfen nur mit
hierzu geeigneten und funktionsfähigen Rauchgasdichtemeßgeräten, die
Rückschlüsse auf die ständige Einhaltung des Emissionsgrenzwertes für
Gesamtstaub nach § 4 Nr. 2 Buchstabe a ermöglichen, betrieben werden.

(3) Der Betreiber hat durch eine von der zuständigen obersten
Landesbehörde oder der nach Landesrecht bestimmten Behörde für
Kalibrierungen bekanntgegebene Stelle den ordnungsgemäßen Einbau der
Meßeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung von Kohlenmonoxid,
Sauerstoff, Rauchgasdichte und Temperatur bescheinigen zu lassen sowie
die Meßeinrichtungen vor Inbetriebnahme kalibrieren und jeweils
spätestens nach Ablauf eines Jahres auf Funktionsfähigkeit prüfen zu
lassen. Der Betreiber hat die Kalibrierung spätestens fünf Jahre nach
der letzten Kalibrierung wiederholen zu lassen. Der Betreiber hat die
Bescheinigung über den ordnungsgemäßen Einbau, die Berichte über das
Ergebnis der Kalibrierung und der Prüfung der Funktionsfähigkeit der
zuständigen Behörde jeweils innerhalb von drei Monaten nach
Durchführung vorzulegen.

Collections: bundestag_gesetze
BImSchV-27
Level: 2.0