Source: https://www.gesetze-im-internet.de/thermmstrv/__3.html
Legislation: thermmstrv

Title: § 3 Meisterprüfungsarbeit

Description:
Verordnung über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung für das Thermometermacher-Handwerk (ThermMstrV)
2. Abschnitt - Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung
§ 3 Meisterprüfungsarbeit

Paragraph: 3

Full Text:
Verordnung über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung für das Thermometermacher-Handwerk (ThermMstrV)
2. Abschnitt - Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung
§ 3 Meisterprüfungsarbeit

(1) Als Meisterprüfungsarbeit sind zwei der nachstehend genannten
Arbeiten anzufertigen, entweder nach Nummer 1 bis 4 oder nach Nummer 5
bis 7:

1.  Herstellen eines Beckmann-Thermometers mit normaler
    Einstellvorrichtung, Hauptskala von 0 bis
    5 Grad C, Skalenwert
    0,01 Grad C, Einstellskala von - 20 bis
    160 Grad C, Skalenwert
    2 Grad C, Oberteil 350 mm lang, Durchmesser 14-15 mm, Unterteil 200 mm
    lang, Durchmesser 10-11 mm,

2.  Herstellen zweier meteorologischer Extremthermometer:

    a)  ein Minimum-Thermometer, Nennmeßbereich von - 40 bis
        40 Grad C, Skalenwert
        0,5 Grad C,

    b)  ein Maximum-Thermometer, Nennmeßbereich von - 30 bis
        50 Grad C, Skalenwert
        0,5 Grad C,

3.  Herstellen eines ASTM-Thermometers nach ASTM-Spezifikation 30 F,

4.  Herstellen eines Sonnenstrahl-Thermometers, Nennmeßbereich von 0 bis
    70 Grad C, Skalenwert
    0,5 Grad C, Maximum-Ausführung, Quecksilbergefäß blank, eingeschmolzen
    in evakuiertem Glasmantel mit Kugel, Durchmesser 45 mm, Gesamtlänge
    300 mm,

5.  Herstellen eines Beckmann-Thermometers mit Tropfeneinrichtung,
    Hauptskala von 0 bis
    5 Grad C, Skalenwert
    0,01 Grad C, Einstellskala von - 20 bis
    140 Grad C, Skalenwert
    2 Grad C, Oberteil 360 mm lang, Durchmesser 14-15 mm, Unterteil 200 mm
    lang, Durchmesser 10-11 mm,

6.  Herstellen eines Eispunkt-Thermometers mit Sattel, Nennmeßbereich von
    - 1 bis
    1 Grad C, Skalenwert
    0,01 Grad C, Länge 350 mm, Durchmesser 11 mm,

7.  Herstellen eines Kalorimeter-Thermometers, Stabform, weißbelegt,
    Nennmeßbereich von 21 bis
    27 Grad C, Skalenwert
    0,01 Grad C, Länge 760 mm, Durchmesser 9 mm,

(2) Der Prüfling hat vor Anfertigung der Meisterprüfungsarbeit dem
Meisterprüfungsausschuß den Entwurf in Form einer maßstabsgerechten
Zeichnung und die Kalkulation zur Genehmigung vorzulegen.

(3) Die maßstabsgerechte Zeichnung und die Kalkulation sind bei der
Bewertung der Meisterprüfungsarbeit zu berücksichtigen.

Collections: bundestag_gesetze
ThermMstrV
Level: 3.0