Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__116.html
Legislation: strlschv_2018

Title: § 116 Konstanzprüfung

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 6 - Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Tätigkeiten
Abschnitt 8 - Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen
Unterabschnitt 1 - Technische Anforderungen
§ 116 Konstanzprüfung

Paragraph: 116

Full Text:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 6 - Anforderungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Tätigkeiten
Abschnitt 8 - Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen
Unterabschnitt 1 - Technische Anforderungen
§ 116 Konstanzprüfung

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass für
Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung,
Bestrahlungsvorrichtungen, Röntgeneinrichtungen oder sonstige
Vorrichtungen oder Geräte nach § 115 Absatz 1 nach der Inbetriebnahme
regelmäßig und in den erforderlichen Zeitabständen geprüft wird, ob
die für die Anwendung erforderliche Qualität im Sinne des § 14 Absatz
1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes weiterhin erreicht wird
(Konstanzprüfung). Hierzu ist insbesondere zu prüfen, ob die
Bezugswerte, die nach § 115 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 1 und 2 erhoben
wurden, eingehalten werden. Die zuständige Behörde kann die
Zeitabstände für die Konstanzprüfung festlegen, soweit dies zum Schutz
von Personen, an denen ionisierende Strahlung oder radioaktive Stoffe
angewandt werden, erforderlich ist.

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass bei
der Konstanzprüfung Prüfmittel verwendet werden, die denjenigen, die
für die Bestimmung der Bezugswerte nach § 115 Absatz 2 verwendet
wurden, gleichartig und gleichwertig sind. Die zuständige Behörde kann
im Einzelfall der Verwendung anderer Prüfmittel zustimmen, wenn die
Verwendung der Prüfmittel nach Satz 1 zu einer unverhältnismäßigen
Beeinträchtigung des angezeigten oder genehmigten Betriebs oder
Umgangs führen würde.

(3) In Fällen des § 115 Absatz 3 ist zudem zu prüfen, ob auch das
Gesamtsystem die für die Anwendung erforderliche Qualität im Sinne des
§ 14 Absatz 1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes weiterhin erreicht.

(4) Wird die erforderliche Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer
5 des Strahlenschutzgesetzes nicht mehr erreicht, so hat der
Strahlenschutzverantwortliche dafür zu sorgen, dass die Ursache
unverzüglich ermittelt und beseitigt wird.

Collections: bundestag_gesetze
StrlSchV-2018
Level: 6.0