Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__20.html
Legislation: strlschv_2018

Title: § 20 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Hochschutzgeräten

Description:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 20 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Hochschutzgeräten

Paragraph: 20

Full Text:
Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchV 2018)
Teil 2 - Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen
Kapitel 2 - Vorabkontrolle bei radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Abschnitt 3 - Bauartzulassung
§ 20 Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Hochschutzgeräten

Die Bauart einer Röntgeneinrichtung, die weder zur Anwendung am
Menschen noch zur Anwendung am Tier bestimmt ist, darf als
Hochschutzgerät nach § 45 Absatz 1 Nummer 4 des Strahlenschutzgesetzes
nur dann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass

1.  das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch
    den zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig
    umschließt,

2.  die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren
    Oberfläche des Schutzgehäuses – ausgenommen Innenräume nach Nummer 3
    Buchstabe a – bei den vom Hersteller oder Verbringer angegebenen
    maximalen Betriebsbedingungen 10 Mikrosievert durch Stunde nicht
    überschreitet,

3.  die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig
    geschlossenem Schutzgehäuse betrieben werden kann; dies gilt nicht für

    a)  Schutzgehäuse, in die ausschließlich hineingefasst werden kann, wenn
        die Ortsdosisleistung im erreichbaren Teil des Innenraumes bei den vom
        Hersteller oder Verbringer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen
        250 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet, oder

    b)  Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des
        Röntgenstrahlers erfordern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des
        geöffneten Schutzgehäuses 10 Mikrosievert durch Stunde nicht
        überschreitet.

Collections: bundestag_gesetze
StrlSchV-2018
Level: 5.0