Source: https://www.gesetze-im-internet.de/uvsv/__3.html
Legislation: uvsv

Title: § 3 Anforderungen an den Betrieb von UV-Bestrahlungsgeräten

Description:
Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UVSV)
§ 3 Anforderungen an den Betrieb von UV-Bestrahlungsgeräten

Paragraph: 3

Full Text:
Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UVSV)
§ 3 Anforderungen an den Betrieb von UV-Bestrahlungsgeräten

(1) Wer ein UV-Bestrahlungsgerät betreibt, hat sicherzustellen, dass

1.  im Wellenlängenbereich von 250 bis 400 Nanometern der Wert der
    erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0,3 Watt pro Quadratmeter
    nicht überschritten wird,

2.  im Wellenlängenbereich von 200 bis 280 Nanometern der Wert der
    gesamten Bestrahlungsstärke von 3 x 10
    -3                    Watt pro Quadratmeter nicht überschritten wird.

(2) Wer ein UV-Bestrahlungsgerät betreibt, hat ferner sicherzustellen,
dass

1.  UV-Schutzbrillen nach Anlage 3 in ausreichender Zahl bereitgehalten
    werden und jeder Nutzerin und jedem Nutzer vor der Nutzung eines UV-
    Bestrahlungsgerätes durch das Personal des Betreibers eine solche
    Schutzbrille angeboten wird,

2.  bei der Bestrahlung von Nutzerinnen und Nutzern mit einem UV-
    Bestrahlungsgerät, das bauartbedingt variable Entfernungen der
    bestrahlten Person zum Gerät zulässt, der erforderliche Mindestabstand
    eingehalten wird; dies kann etwa durch eine Markierung oder eine
    bauliche Maßnahme gewährleistet werden,

3.  das UV-Bestrahlungsgerät über eine Notabschaltung abgeschaltet werden
    kann, die die Strahlung sofort beendet und von der Nutzerin oder dem
    Nutzer während der Bestrahlung leicht erreicht werden kann,

4.  sich bei einer erythemwirksamen Bestrahlung von mehr als 800 Joule pro
    Quadratmeter das UV-Bestrahlungsgerät selbst abschaltet
    (Zwangsabschaltung),

5.  eine erythemwirksame Bestrahlung von maximal 100 Joule pro
    Quadratmeter eingestellt werden kann,

6.  die Wartung und die Prüfung der Einhaltung der Anforderungen des
    Absatzes 1 und der Nummern 1 bis 5, insbesondere die Prüfung der
    Sicherheitseinrichtungen und soweit erforderlich eine Messung der
    Bestrahlungsstärke, durch fachkundiges Personal unter Berücksichtigung
    der Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers durchgeführt und
    im Betriebsbuch nach Anlage 4 dokumentiert werden; die Betriebs- und
    Wartungsanleitung ist in dem Geräte- und Betriebsbuch beizufügen, und

7.  die im Geräte- und Betriebsbuch nach Anlage 4 geforderten Angaben und
    Unterlagen vollständig sind und auf dem jeweils aktuellen Stand
    gehalten werden.

(3) Wer ein UV-Bestrahlungsgerät betreibt, hat der zuständigen Behörde
auf Verlangen nachzuweisen, dass die Anforderungen nach den Absätzen 1
und 2 erfüllt sind.

Collections: bundestag_gesetze
UVSV
Level: 2.0