Een analoge multimeter gebruiken Een digitale multimeter zonder capaciteitsaanduiding gebruiken De contactpunten van de condensator kortsluiten Een condensator testen met een voltmeter Een digitale multimeter met capaciteitsinstelling gebruiken
 Zoals met de digitale multimeter, kan dit aangeduid zijn met 'OHM' of met een omega (Ω). Rood aan de positieve (langere) draad, en zwart aan de negatieve (kortere) draad. Analoge multimeters gebruiken een wijzer om hun resultaten weer te geven. Hoe de wijzer zich gedraagt bepaalt of de condensator nog werkt.  Als de naald in eerste instantie een lage weerstandswaarde toont en dan geleidelijk naar rechts verschuift, dan is de condensator nog in orde. Als de naald een lage weerstandswaarde toont en zich niet verplaatst, dan is de condensator kortgesloten. Je zult hem moeten vervangen. Als de naald geen weerstandswaarde toont en niet beweegt of een hoge waarde heeft en zich niet beweegt, dan is de condensator een open (dode) condensator.  Deze instelling kan worden gemarkeerd met het woord 'OHM' (de eenheid voor weerstand) of de Griekse letter omega (Ω) (de afkorting voor ohm). Heeft je meettoestel een regelbare weerstand, stel dan het bereik is op 1000 ohm=1 K of hoger. Sluit wederom de rode meetpen aan op de positieve (langer) draad en de zwarte meetpen op de negatieve (kortere) draad. Noteer de eerste weerstandswaarde, indien gewenst. De waarde moet snel terugkeren naar wat het was voordat je de meetpennen aansloot. Je hoort steeds hetzelfde resultaat te krijgen als bij de eerste test. Als je dit doet, is de condensator nog in orde. Als de weerstandswaarde bij geen van de tests verandert, dan is de condensator stuk.  Maak de positieve (rode) meetpen vast aan de positieve (langere) draad en de negatieve (zwarte) meetpen aan de negatieve draad van de condensator. Kortsluit ze niet langer dan één tot vier seconden. Dit ter voorkoming van schade aan de condensator wanneer je de taak uitvoert en om de kans te verkleinen dat je een elektrische schok krijgt. Zorg ervoor dat je isolerende handschoenen draagt en niets van metaal aanraakt met je handen wanneer je dit doet. De mogelijke vonk zal je een indicatie geven van de capaciteit van de condensator.  Deze methode werkt alleen met condensatoren die genoeg energie vast kunnen houden om een vonk te produceren tijdens het kortsluiten. Deze methode wordt niet aangeraden omdat het alleen kan worden gebruikt om te bepalen of de condensator wel of niet genoeg lading heeft om een vonk te produceren tijdens het kortsluiten. Het kan niet worden gebruikt om te controleren of de capaciteit van de condensator binnen de specificaties valt. Gebruik deze methode niet bij grotere condensatoren, want dit kan leiden tot ernstig letsel, of zelfs de dood tot gevolg hebben! Je kunt, indien gewenst, slechts een van de twee contacten losmaken van het circuit. Deze informatie moet aan de buitenkant van de condensator zijn afgedrukt. Zoek een getal gevolgd door een hoofdletter 'V' (het symbool voor 'volt'). Voor een condensator van 25 V zou je een spanning kunnen gebruiken van 9 V, terwijl voor een condensator van 600 V, je een spanning gebruikt van tenminste 400 volt. Laat de condensator een paar seconden laden. Zorg ervoor dat de positieve (rode) meetpen van de spanningsbron aangesloten wordt op het positieve (langere) contact van de condensator, en de negatieve (zwarte) meetpen op het negatieve (kortere) contact van de condensator. Hoe groter de discrepantie tussen het voltage van de condensator en het voltage waarmee je hem laadt, hoe langer het laden zal duren. In het algemeen geldt dat hoe hoger de spanning van de voedingsbron waartoe je toegang hebt, hoe hoger de spanningswaarde van de condensators die je gemakkelijk kunt testen.  Sluit van de positieve (rode) meetpen aan op de positieve (langere) draad en de negatieve (zwarte) meetpen op de negatieve (kortere) draad van de condensator. Dit moet dicht bij de spanning liggen waarmee je de condensator hebt gevoed. Als dit niet het geval is, dan werkt de condensator niet goed meer. De condensator zal diens spanning ontladen in de voltmeter, waardoor de meetwaarde naar nul zal dalen als je de meetpennen lang aangesloten laat. Dit is normaal. Alleen als de eerste lezing veel lager ligt dan de verwachte spanning, moet je je zorgen gaan maken.  De eenheid van elektrische capaciteit is de farad, welke wordt afgekort met een hoofdletter 'F'. Ook zie je mogelijk de Griekse letter mu (µ), die eruitziet als een kleine letters 'u' met een staart eronder. (Omdat de farad een grote eenheid is, meten de meeste condensatoren de capaciteit in microfarad -- een microfarad is een miljoenste van een farad.)  Steek de positieve (rode) meetpen van de multimeter aan op de anode van de condensator en de negatieve (zwarte) meetpen op de kathode van de condensator. Op de meeste condensatoren, vooral elektrolytische condensatoren, is de anodedraad langer dan de kathodedraad. Als de capaciteit op de multimeter dichtbij de waarde is zoals afgedrukt op de condensator zelf, dan is de condensator goed. Als die aanzienlijk minder is dan de waarde die is afgedrukt op de condensator (of nul), dan is de condensator stuk.
Maak de condensator los van zijn circuit. Stel de multimeter in op weerstand. Sluit de meetpennen van de multimeter aan op de contactpunten van de condensator. Bekijk de resultaten. Maak de condensator los van het circuit. Stel je multimeter in op weerstand. Sluit de meetpennen van de multimeter aan op de draden van de condensator. Beschouw de waarde die de multimeter aangeeft. Herhaal het aansluiten en loskoppelen van de condensator meerdere malen. Maak de condensator los van zijn circuit. Maak meetsnoeren vast aan de condensator. Sluit de meetpennen kort op elkaar aan. Maak de meetpennen los van de voeding. Kortsluit de contactpunten van de condensator. Kijk naar de vonk die wordt gemaakt wanneer je de meetpen kortsluit. Maak de condensator los van zijn circuit. Controleer de spanning van de condensator. Laad de condensator met een bekende spanning minder dan, maar dicht bij de nominale spanning. Stel je voltmeter in op gelijkspanning (als het toestel geschikt is voor het lezen van zowel AC als DC). Sluit de meetpennen van de voltmeter aan op de contactpunten van de condensator. Let op de spanning van de eerste meting. Maak de condensator los van het circuit waar het onderdeel van uitmaakt. Lees de waarde van de capaciteit af op de buitenkant van de condensator. Stel je multimeter in op het meten van de capaciteit. Sluit de meetpennen van de multimeter aan op de condensator. Controleer de meetwaarde die de multimeter geeft.
https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor
Using an Analog Multimeter Using a Digital Multimeter Without Capacitance Setting Shorting the Capacitor Terminal Testing a Capacitor With a Voltmeter Using a Digital Multimeter With Capacitance Setting