Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(3) При нормални условия на употреба ос-
новната грешка за кондензаторните, термолу-
минесцентните и филмовите дозиметри не тряб-
ва да е по-голяма от ± 15 % при енергия на фо-
тоните 137Cs.
Чл. 593. (1) Когато мощността на еквивален-
тната доза се променя скокообразно, индивиду-
алният дозиметър трябва да показва новата
стойност с грешка не по-голяма от 10 % за вре-
ме 5 s след промяната.
(2) Изискването по ал. 1 се отнася за мощ-
ност на еквивалентната доза над 100 µSv.h-1.
Чл. 594. Нелинейността на показанията на
клиничните дозиметри в зависимост от енерги-
ята на лъчението не трябва да е по-голяма от
± 3 % за фотони с енергия от 50 keV до 1,5 MeV
спрямо енергията на 137Cs.
Чл. 595. (1) Показанията на клиничните до-
зиметри не трябва да се променят с повече от
± 15 % при промяна на ъгъла на облъчване от
0° до 90°.
(2) Отклоненията в показанията на клинич-
ните дозиметри за ъгли от 90° до 180° трябва да
се определят от производителя.
Чл. 596. (1) Нелинейността на показанията
на индивидуалните дозиметри в зависимост от
енергията на лъчението не трябва да е по-го-
ляма от ± 50 % за неутрони с енергия от 1 keV
до 15 MeV спрямо енергия, определена от про-
изводителя.
(2) Нелинейността на показанията на инди-
видуалните дозиметри в зависимост от енерги-
ята на лъчението не трябва да е по-голяма от
± 30 % за фотони с енергия от 50 keV до 1,5 MeV
спрямо енергията на 137Cs.
Чл. 597. (1) Индивидуалните и клиничните
дозиметри се пускат на пазара и/или в действие
след одобряване на типа и след първоначална
проверка и подлежат на последващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване на
типа индивидуални дозиметри е 5 образеца.
(3) Броят на изследваните за одобряване на
типа клинични дозиметри е 3 образеца.
Чл. 598. Изпитването и проверката на инди-
видуалните и клиничните дозиметри се извър-
шва с рентгеново лъчение със средна енергия
45 keV, 79 keV, 104 keV и 208 keV и гама-лъче-
ние на нуклидите 137Cs и 60Co.
Чл. 599. Изпитването и проверката на инди-
видуалните дозиметри се извършва с воден фан-
том с размери (30 Ч 30 Ч 15) cm, а на клиничните
дозиметри—с воден фантом (30 Ч 30 Ч 30) cm и с
пластмасов фантом.
Чл. 600. (1) При изпитване за одобряване на
типа и при първоначалната проверка на дози-
метрите се изследват:
1. обхватът на измерване;
2. основната грешка;
3. зависимостта на показанията от енергия-
та на лъчението;
4. зависимостта на показанията от ъгъла на
облъчване;
5. нивата на сигнализация.
(2) При последваща проверка на индивиду-
ални и клинични дозиметри се проверяват ос-
новната грешка и нивата на сигнализация.
Раздел XXVI
Уреди и системи за радиационен контрол и
мониторинг на радиационния фон
Чл. 601. Уредите и системите за радиацио-
нен контрол са средства за измерване, които се
използват при осигуряване защитата на хората
от облъчване с йонизиращи лъчения и които са
предназначени за измерване на някои от след-
ните величини:
1. еквивалентна доза и мощност на еквива-
лентната доза от фотонно лъчение и бета-лъ-
чение;
2. замърсеност на повърхности с алфа- и бета-
радиоактивни вещества;
3. концентрация на радиоактивни аерозоли
и газове във въздуха;
4. еквивалентна доза и мощност на еквива-
лентната доза и/или поток и плътност на пото-
ка неутрони.
Чл. 602. Системите за мониторинг на ради-
ационния фон са стационарни средства за из-
мерване, предназначени за измерване на доза и
мощност на дозата от радиационното поле на
околната среда.
Чл. 603. (1) Уредите и системите за радиа-
ционен контрол и мониторинг трябва да са кон-
струирани така, че да са максимално нечувст-
вителни към всички електромагнитни полета и
йонизиращи лъчения освен към този вид йони-
зиращо лъчение, което се измерва.
(2) Конструкцията на уредите и системите
трябва да не позволява задържане на радио-
активни вещества и да осигурява лесна дезак-
тивация.
(3) Корпусите на средствата за измерване
трябва да са устойчиви към въздействието на
външни механични фактори, на влага и прах.
Чл. 604. Уредите и системите трябва да са
защитени срещу непозволени действия, които
водят до промяна на метрологичните им харак-
теристики.
Чл. 605. Конструкцията на преносимите уре-
ди за радиационен контрол трябва да позволя-
ва нормално функциониране при носене и тран-
спортиране.
Чл. 606. Скалата на уредите и системите
може да бъде аналогова и/или цифрова в зави-
симост от целта на измерването.
Чл. 607. (1) Преносимите уреди за радиа-
ционен контрол трябва да могат да работят
непрекъснато в продължение на не по-малко
от 8 часа.
(2) Уредите и системите трябва да запазват
пълната си работоспособност след 10-кратно
претоварване на обхвата на измерване в про-
дължение на 5 min.