Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 93

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  93  
ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение 
№ 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
(3) За целите на наредбата се прилагат 
определенията за „акредитация“ и „национа-
лен орган по акредитация“, посочени в чл. 2, 
т. 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 
2008 г. за определяне на изискванията за 
акредитация и надзор на пазара във връзка 
с предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, 
L 218/30 от 13 август 2008 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните раз-
поредби на:
1. Директива 2014/32/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. 
за хармонизиране на законодателствата на 
държавите членки за предоставяне на пазара 
на средства за измерване (ОВ, L 96/149 от 
29 март 2014 г.).
2. Делегирана директива (ЕС) 2015/13 на 
Комисията от 31 октомври 2014 г. за изменение 
на приложение III към Директива 2014/32/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на обхвата на разхода на водоме-
рите (ОВ, L 3/42 от 7 януари 2015 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание 
чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изис-
квания към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 
2016 г. с изключение на глава четвърта, § 6 
и § 7, които влизат в сила от деня на обна-
родване на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Средствата за измерване, които 
са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., 
могат да се предоставят на пазара или да се 
пускат в действие, при условие че отговарят на 
изискванията на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
средствата за измерване, приета с Постановле-
ние № 253 на Министерския съвет от 2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 
от 2007 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г. 
и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството 
на държавите – членки на Европейския съюз, 
или на държавите – страни по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
което въвежда Директива 2004/22/ЕО на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. относно измервателните уреди (ОВ, 
L 135/1 от 30 април 2004 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на сис-
теми по качеството, издадени от нотифици-
раните органи в съответствие с наредбата 
или законодателството по ал. 1, са валидни 
за целите на наредбата.
§ 6. (1) Лицата, които към датата на обна-
родване на наредбата притежават разрешение 
за извършване на оценяване на съответствие-
то, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, 
представят в Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор всички промени 
в документацията си съгласно изискванията 
на настоящата наредба в 14-дневен срок от 
нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване 
на документите по ал. 1, въз основа на раз-
решението за извършване на оценяване на 
съответствието, издадено съгласно наредбата 
по § 5, ал. 1, успешно проведената последна 
ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и 
установеното съответствие на документите 
по ал. 1 председателят на Държавната аген-
ция за метрологичен и технически надзор 
обявява съответното лице пред Европейската 
комисия и държавите членки съгласно дирек­
тивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването 
на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати 
възражения от Европейската комисия или 
от други държави членки или когато не са 
останали неудовлетворени възражения на 
Европейската комисия или на други държави 
членки, председателят на Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор издава 
разрешение за извършване на оценяване на 
съответствието съгласно наредбата.
§ 7. За целите на чл. 39, ал. 1 и чл. 40, 
ал. 3, т. 2, букви „г“, „д“, „е“, „ж“, „л“ и „м“ до 
8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт 
БДС EN ISO/IEC 17021.
Приложение № 1 
към чл. 2
Водомери
(MI-001)
Съответните изисквания на приложение 
№ 10, специфичните изисквания на настоящото 
приложение и процедурите за оценяване на съ-
ответствието, изброени в настоящото приложе-
ние, се прилагат към водомери, предназначени 
за измерване на обеми чиста студена или топла 
вода, които се използват в жилищни сгради, 
търговски помещения и сгради на предприятия 
от леката промишленост.
Определения
Водомер
Средство за измерване, пред-
назначено да измерва, запаме-
тява и показва обема на водата, 
преминаваща през измервателен 
преобразувател, при условията на 
измерване.
Минимален 
разход (Q1)
Най-малкият разход, при който 
водомерът дава показания, които 
отговарят на изискванията от-
носно максимално допустимите 
грешки (МДГ).