Държавен вестник, бр. 1, 2007 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  1
—събиране или анализиране на въздуха за раз-
реждане;
—събиране или анализиране на разредени от-
работили газове;
—измерване на количеството разредени отра-
ботили газове (CVS), необходимите температури и
налягания;
—записване на изходните данни за честота на
въртене и въртящ момент на динамометричния
стенд.
HC и NOx се измерват непрекъснато в канала
за разреждане с честота 2 Hz. Средните концен-
трации се изчисляват, като се обобщават сигнали-
те на анализатора през цялото времетраене на из-
питвателния цикъл. Времето за реагиране на сис-
темата трябва да не надвишава 20 s, като при не-
обходимост то се координира с колебанията на
потока при вземане на проби при постоянен обем
(CVS) и с отклоненията във времетраенето на
вземането на проби/регулировки на изпитвател-
ния цикъл. Количествата CO, CO2, NMHC и СН4
се определят посредством интегриране или чрез
анализиране на концентрациите от камерата за
вземане на проби, събрани по време на цикъла.
Концентрациите на замърсяващи газове във въз-
духа за разреждане се определят посредством ин-
тегриране или чрез събиране във фоновата каме-
ра. Всички други стойности трябва да се записват
с периодичност най-малко едно измерване в се-
кунда (1 Hz).
3.8.2.2. Измерване на неразредени отработили
газове
При пускане на двигателя или начало на изпит-
ването, когато цикълът започне от подготвителна-
та фаза, измервателното оборудване задейства, като
едновременно започва:
—анализиране концентрациите на неразредени
отработили газове;
—измерване на отработилите газове или входя-
щия въздух и потока на горивото;
—записване на изходните данни за честота на
въртене и въртящ момент на динамометричния
стенд.
За оценка на газообразните емисии, емисион-
ните концентрации (HC, СО и NOx) и масовия по-
ток на отработилите газове се записват и съхраня-
ват с честота 2 Hz в компютърна система. Времето
за реагиране на системата не е по-голямо от 10 s.
Всички други данни може да се записват при проба
с честота 1 Hz. За аналогови анализатори отгово-
рът се записва и калибровъчните данни може да се
прилагат при връзка в реално време.
За изчисляване на масовите газови емисии за-
писаните концентрации и масовият поток отрабо-
тили газове се изравняват с времето за нарастване,
определено в § 1, т. 51. Следователно времето за
реагиране на всеки анализатор на газообразни еми-
сии и от системата масов поток на отработили га-
зове се определя съгласно разпоредбите на т. 4.2.1
и 1.5 на част 6 и се записва.
3.8.3. Вземане на проби от частици (когато е
приложимо)
3.8.3.1. Система за разреждане на целия поток
При пускане на двигателя или в началото на
последователно извършваните изпитвания, кога-
то цикълът започва непосредствено с предвари-
телната подготовка за изпитване, системата за
вземане за проби от частици се превключва от
режим на празен ход в режим за измерване на
проби от частици.
Когато не се използва компенсация на потока,
помпата(-ите) се регулира(-ат) така, че дебитът на
твърдите частици, преминаващ през сондата или
приемната тръба, да се поддържа в граници ± 5% от
установения дебит. Когато се използва компенса-
ция на потока (например пропорционално регули-
ране на потока проби), е необходимо да се докаже,
че отношението на дебита в основната тръба и
потока проби от частици към неговата установена
стойност (с изключение на първите 10 s от вземане
на пробите) се изменя с не повече от ± 5% .
Забележка. В случай на двойно разреждане  де-
битът на пробата е нетната разлика между дебита,
който преминава през филтрите за вземане на про-
би, и дебита на вторичния въздух за разреждане.
Записват се средните стойности на температу-
рата и на налягането в точката на газовия(-те)
брояч(-и) или на входа на апаратурата за измерва-
не на потока. Когато се окаже, че при голямо от-
лагане на частици върху филтъра установеният
разход не може да се поддържа през цялото вре-
метраене на цикъла (в граници от ± 5 %), изпитва-
нето се анулира. Изпитването се повтаря с разход,
който е по-нисък, и/или с филтри, които имат по-
голям диаметър.
3.8.3.2. Система за разреждане на част от потока
При пускане на двигателя или начало на изпит-
ването, когато цикълът започне директно от под-
готвителната фаза, системата за вземане на проби
от частици се превключва от режим на празен ход
към режим за събиране на проби от частици.
За контрол на управлението на система за раз-
реждане на част от потока се изисква бърза реак-
ция от системата. Времето за преобразуване за сис-
темата се определя чрез процедурата съгласно т. 3.3
на част 6. Когато комбинираното време за преоб-
разуване измерването на потока (виж т. 4.2.1) и
системата за частично разреждане е по-малко от
0,3 s, се използва контрол в реално време. Когато
времето за преобразуване превишава 0,3 s, се из-
ползва прогнозен контрол на база предварително
записано изпитване. В този случай времето за на-
растване е І 1 s и времезакъснението на комбина-
цията е І 10 s.
Общата реакция на системата се разработва
така, че да осигури представителна проба от части-
ци, qmp,i, пропорционална на масовия поток на от-
работилите газове. За определяне на пропорцио-
налността се провежда регресивен анализ на qmp,i
спрямо qmew,i при минимум 1 Hz скорост на получа-
ване на данни, като трябва да се удовлетворят след-
ните критерии:
—корелационният коефициент R2 на линей-
ната регресия между qmp,i и qmew ,i не е по-малък
от 0,95;