Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
10.5. Означения върху възлите:
Преобразувател
Клас на точност;
на разход:
Граници на разхода;
Граници на температурата;
Номинален коефициент на пре-
образувателя на разход (напри-
мер литри/импулс) или съот-
ветния изходен сигнал;
Означение на посоката на по-
тока;
Двойка  преобра-
Означение на типа
зуватели на тем-
(напр. Pt 100);
пература:
Граници на температурата;
Граници на температурната
разлика;
Калкулатор:
Тип на преобразувателите на
температура;
Граници на температурата;
Граници на температурната
разлика;
Номинален коефициент на пре-
образувателя на разход (напри-
мер литри/импулс) или съотве-
тен входящ сигнал от  преобра-
зувателя на разход;
Място на монтаж на преобра-
зувателя на разход: на входа или
на изхода на топлообменната
верига.
11. Пускане в действие.
11.1. Измерването за битова употреба се извър-
шва с топломери от клас 3.
11.2. Измерването за търговска употреба и/или
употреба в леката промишленост се извършва с
топломери от клас 2.
11.3. Лицето, което доставя, или лицето, кое-
то законово е оправомощено да монтира средст-
вото за измерване, следва да определи характе-
ристиките от изискванията по т. 2.1—2.4, като
гарантира, че то е подходящо за точно измерва-
не на консумацията, която е предвидена или се
предвижда.
Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1, т. 5
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕР-
ВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО И
ДИНАМИЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТ-
ВО ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА
1. Тези изисквания се прилагат към измерва-
телни системи, предназначени за непрекъснато и
динамично измерване на количество (обем или
маса) течности, различни от вода. Когато е прило-
жимо, термините “обем и L” в приложението може
да се четат като “маса и kg”.
2. Производителят трябва да определи работ-
ните условия на средството за измерване:
2.1. Обхват на разхода.
Обхватът на разхода трябва да изпълнява след-
ните условия:
а) обхватът на измервателната система тряб-
ва да бъде в границите на обхвата на разхода на
всеки от нейните елементи и в частност на раз-
ходомера.
б) разходомер и измервателна система:
Таблица 1
Специфична
Характеристики
Минимално
измервателна
на течността
отношение
система
Qmax  : Qmin
Бензиномерни
без LPG
10 : 1
колонки
LPG
5 : 1
Измервателни
Криогенни
5 : 1
системи
течности
Измервателни
Всички
Подходящо
системи върху
видове
за използване
тръбопроводи
течности
и системи за за-
реждане/разто-
варване на
кораби
Всички други
Всички
4 : 1
измервателни
видове
системи
течности
2.2. Свойствата на течността, която ще се из-
мерва от разходомера посредством задаване на вида
на течността или нейните съществени характерис-
тики, например:
а) обхват по температура;
б) обхват по налягане;
в) обхват по плътност;
г) обхват по вискозитет.
2.3. Номиналната стойност на променливото-
ковото захранване и/или границите на постоянно-
токовото захранване.
2.4. Базовите условия за преобразуваните стой-
ности.
3. Класификация по точност и максимални
допустими грешки (МДГ).
3.1. За количества, равни на или по-големи от 2
литра, максималната допустима грешка на пока-
занието е посочена в таблица 2:
Таблица 2
Клас на точност
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
Измервателни
системи (А)
0,3 %
0,5 %
1,0 % 1,5 % 2,5 %
Разходомери (В)
0,2 %
0,3 %
0,6 % 1,0 % 1,5 %
3.2. За количества, по-малки от два литра, мак-
сималната допустима грешка на показанието е
посочена в таблица 3:
Таблица 3
Измерван обем (V)
Максимална допустима
грешка
V < 0,1L
4 Ч стойността в таблица 2,
приложена за 0,1L
0,1L І V < 0,2L
4 Ч стойността в таблица 2
0,2L І V < 0,4L
2 Ч стойността в таблица 2,
приложена за 0,4L
0,4L І V < 1L
2 Ч стойността в таблица 2
1L І V < 2L
стойността в таблица 2,
приложена за 2L
4. Независимо от измерваното количество голе-
мината на максималната допустима грешка се оп-
ределя от по-голямата от следните две стойности:
а) абсолютната стойност на МДГ, дадена в таб-
лица 2 или в таблица 3;