Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
C: Разходомер
vamp: Автоматичен регулатор на налягане, настроен
да поддържа налягането поне 100 kРа или на
стойност, по-голяма от налягането на насищане
на парите в цистерната
Vm: Разпределителен вентил
сl2: Възвратен вентил
Z: Тръба за газовата фаза, която може да се изпол-
зва само при пълнене на автомобилната цистер-
на и по която се извлича продуктът по време на
проверката на измервателната система
Th: Термометър. Той трябва да е разположен близо
до разходомера или в сепаратора на газове, или
на входа/изхода на разходомера.
М: Задължителен манометър
М0: Манометри (по избор).
Забележки:
1. За да се осигури спазване на изискванията на
чл. 397, върху табелката трябва ясно да се посочи, че
газовите фази на автомобилната цистерна и на резерво-
ара на клиента не трябва да се свързват.
2. Допуска се вграждане на предпазни вентили; в
този случай те трябва да отговарят на изискванията на
чл. 398.
Приложение № 22
към чл. 411
Класове на точност на измервателни системи
за течности, различни от вода
Система
Клас на
точност
Измервателни системи, монтирани върху
0,3
тръбопровод
В случай че не са поставени други
изисквания—системи като:
—бензиномерни колонки за автомобили
—измервателни системи на цистерни
за течности с малък вискозитет
—измервателни системи за разтоварване
0,5
на танкери, авто- и жп цистерни
—измервателни системи за мляко
—измервателни системи за зареждане
на танкери
—измервателни системи за презареждане
на самолети
Измервателни системи за втечнени газове
под налягане, измервани при температури
над минус 10 °С
Колонки за втечнен въглеводороден газ
Измервателни системи от клас 0,3 или 0,5,
1,0
но използвани за течности:
—с температура, по-ниска от минус 10 °С
или по-висока от 50 °С
—с динамичен вискозитет, по-голям
от 1000 mPa.s
—с максимален обемен разход не по-голям
от 20 l/h
Измервателни системи за втечнен въглеро-
ден диоксид
Измервателни системи (различни от колон-
1,5
ките за втечнен въглеводороден газ) за
втечнени газове под налягане, измервани
при температури под минус 10 °С
Измервателни системи за течности
2,5
при температури под минус 153 °С
Приложение № 23
към чл. 411
Максимално допустими грешки на измервател-
ните системи за течности, различни от вода
Ред
Максимално допустими грешки за
различни класове на точност
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
А
0,3 %
0,5 %
1 %
1,5 %
2,5 %
Б
0,2 %
0,3 %
0,6 %
1 %
1,5 %
Приложение № 24
към чл. 456, ал. 4
Формула за определяне на максимално допус-
тимия въртящ момент на разходомерите за газ
k1.M1 + k2.M2 + ... + kn.Mn І A N.mm,
където:
А е числената стойност на максимално допустимия
въртящ момент, приложен към задвижващия вал с най-
голямата константа, когато въртящият момент е при-
ложен само към този вал; този вал трябва да е означен
със символа Mi;
C1
ki = ––––
Ci
ki (i = 1,2, ... n) е числената стойност, определена като:
Mi (i = 1,2,...n) е въртящият момент, приложен към
задвижващия вал, означен със символа Mi;
Ci (i = 1,2,...n) е константата на задвижващия вал, озна-
чена със символа Mi.
Приложение № 25
към чл. 461, чл. 484, ал. 4 и 5 и чл. 508
Приети стойности за максималния разход, гор-
ните граници на съответните минимални разхо-
ди и минималните стойности на цикличните обе-
ми, съответстващи на означението “G” при раз-
ходомерите за газ с деформируеми камери
G
Qmax, m3/h
Qmin, m3/h
V, dm3
(максимал-
(минимал-
на стойност)
на стойност)
1,6
2,5
0,016
0,7
2,5
4
0,025
1,2
4
6
0,040
2,0
6
10
0,060
3,5
10
16
0,100
6,0
16
25
0,160
10
25
40
0,250
18
40
65
0,400
30
65
100
0,650
55
100
160
1,000
100
160
250
1,600
200
250
400
2,500
400
400
650
4,000
900
650
1000
6,500
2000
Приложение № 26
към чл. 468, ал. 2
Означение на
Максимална
Скално
разходомера
 стойност на
деление
скалата
G 1,6 до G 6 вкл.
0,2 dm3
1 dm3
G 10 до G 65 вкл.
2 dm3
10 dm3
G 100 до G 650 вкл.
20 dm3
100 dm3