Държавен вестник, бр. 89, 2006 г., стр. 133

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
Необработени отработени газове се подвеждат
от изпускателната тръба ЕР през сондата за взема-
не на проби SP и свързващия преносен тръбопровод
ТТ към тунела за разреждане DT. Концентрациите
на СО2 се измерват в разредените отработени газо-
ве и в разреждащия въздух с помощта на един или
повече анализатори EGA. Сигналите за СО2 и GFUEL
(масов дебит на горивото) се предават или на де-
битния регулатор FC2, или на дебитния регулатор
FC3 на системата за вземане на проби от частици
(фиг. 14). FC2 управлява нагнетателния вентила-
тор SB, а FC3—системата за вземане на проби от
частици (фиг. 14); така те регулират дебитите на
вход и изход на системата и осигуряват в DT жела-
ната степен на разделяне и разреждане на отрабо-
тените газове. Степента на разреждане се пресмята
при използване на метода на баланс по въглерода
въз основа на СО2—концентрациите и на GFUEL.
Фиг. 8
Система с разреждане на част от потока с единична
тръба на Вентури, измерване на концентрациите и взе-
мане на проба от част от потока
Под действието на отрицателното налягане (под-
налягането), което създава тръбата на Вентури VN
в DT, необработените отработени газове се подвеж-
дат от изпускателната тръба ЕР през сондата за взе-
мане на проби SP и свързващия преносен тръбопро-
вод ТТ към тунела за разреждане DT. Дебитът на
газовете през ТТ зависи от обмена на сили (импул-
си) в зоната на тръбата на Вентури и следователно
се влияе от абсолютната температура на газовете
на изхода на ТТ. От това следва, че разделянето на
отработените газове при определен дебит в тунела
не може да бъде постоянно, а степента на разрежда-
не при малко натоварване е малко по-ниска, откол-
кото при голямо натоварване. Концентрациите на
индикаторните газове (СО2 или NОх) се измерват в
необработените газове, в разредените газове и в раз-
реждащия въздух с помощта на един или повече
анализатори EGA; степента на разреждане се из-
числява на базата на така измерените стойности.
Фиг. 9
Система с разреждане на част от потока с двойна тръба
на Вентури, измерване на концентрациите и вземане на
проба от част от потока
Необработените отработени газове се подвеж-
дат от изпускателната тръба ЕР към тунела за раз-
реждане DT чрез сондата за вземане на проби SP,
свързващия преносен тръбопровод ТТ и делители-
те на потока, състоящи се от набор бленди или тръ-
би на Вентури. Първият делител на потока (FD1) се
намира в ЕР, а вторият (FD2)—в ТТ. Необходими
са два допълнителни вентила за регулиране на на-
лягането (РСV1 и РСV2), за да може чрез регулира-
не на противоналягането в ЕР и на налягането в DT
да се поддържа постоянно разделяне на отработе-
ните газове. РСV1 се намира след SP в ЕР, а РСV2—
между нагнетателния вентилатор РВ и тунела DT.
Концентрациите на индикаторните газове (СО2 или
NОх) се измерват в необработените газове, в разре-
дените газове и в разреждащия въздух с помощта на
един или повече анализатори EGA. Те са необходи-
ми за проверка на разделянето на отработените
газове и могат да бъдат използвани за регулиране
на РСV1 и РСV2 с цел получаване на прецизно ре-
гулиране на разделянето. Степента на разреждане
се пресмята на базата на концентрациите на инди-
каторните газове.
Фиг. 10
Система с разреждане на част от потока с многотръбно
разделяне, измерване на концентрациите и вземане на
проба от част от потока
Необработените отработени газове се подвеж-
дат от изпускателната тръба ЕР към тунела за раз-
реждане DT чрез свързващия преносен тръбопро-
вод ТТ и делителя на потока FD3, който се състои
от набор от тръби с еднакви размери (еднакъв диа-
метър, дължина и радиус на огъване), монтирани
в ЕР. Отработените газове, протичащи през една
от тези тръби, се подвеждат към DT, а протичащи-
те през другите тръби отработени газове се под-
веждат към овлажнителна камера DC. Следова-
телно, разделянето на отработените газове се оп-
ределя от общия брой на тръбите. Постоянното
управление на разделянето изисква нулева разли-
ка в налягането между DC и изхода на ТТ, като
налягането се измерва с диференциален датчик за
налягане DPT. Разлика в налягането, равна на нула,
се постига, когато в DT на изхода на ТТ се подаде
чист въздух. Концентрациите на индикаторните
газове (СО2 или NОх) се измерват в необработени-
те газове, в разредените газове и в разреждащия
въздух с помощта на един или повече анализатори
EGA. Те са необходими за проверка на разделяне-
то на отработените газове и могат също така да
бъдат използвани за регулиране на дебита на пода-