Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите, транспонира изискванията
на Директива 2004/22 ЕО и влиза в сила от
датата на влизане в сила на Договора за при-
съединяване на Република България към Ев-
ропейския съюз.
§ 3. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1,
за които срокът на валидност на одобряването
на типа по чл. 30, ал. 1 от Закона за измервани-
ята не е изтекъл, могат да бъдат пускани на
пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г.
след извършване на първоначална проверка по
реда на Наредбата за средства за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол
(обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.
и  бр. 40 от 2006 г.).
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 1
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ВОДОМЕРИ
1. Тези изисквания се прилагат към водомери,
предназначени за измерване на обеми на чиста
студена или топла вода, използвана за битова,
търговска употреба и за употреба в леката про-
мишленост.
2. Производителят определя нормалните усло-
вия на работа за средството за измерване:
2.1. Обхват на разхода на водата.
Стойностите за обхвата на разхода трябва да
изпълняват следните условия:
Q3/Q1 і 10,
където: Q3 (постоянният разход) е най-големи-
ят разход, при който водомерът работи задоволи-
телно при нормални условия на работа, т.е. при
стабилни или преходни условия на потока.
Q1 (минималният разход)—най-малкият разход,
при който водомерът дава показания, които удов-
летворяват изискванията относно максималните
допустими грешки (МДГ).
Q2/Q1 = 1,6,
където: Q2 (преходният разход) е стойността на
разхода, намираща се между постоянния и мини-
малния разход, при която обхватът на разхода се
разделя на две зони: “горна зона” и “долна зона”.
Всяка зона има характерна максимална допусти-
ма грешка.
Q4/Q3 = 1,25,
където: Q4 (разходът на пренатоварване) е най-
големият разход, при който водомерът работи по
задоволителен начин за кратък период от време
без повреда.
За период 5 години от влизането в сила на на-
редбата отношението Q2/Q1 може да бъде: 1,5; 2,5;
4 или 6,3.
2.2. Обхват на температурата на водата.
Стойностите за обхвата на температурата тряб-
ва да изпълняват следните условия:
а) от 0,1 °С до най-малко 30 °С, или
б) от 30 °С до най-малко 90 °С.
Водомерът може да е проектиран да работи
извън двата обхвата.
2.3. Обхват на относително налягане на водата.
Обхватът на относително налягане на водата е
обхватът от 0,3 bar до най-малко 10 bar при посто-
янен разход Q3.
2.4. За източника на захранване.
Номиналната стойност на променливотоково-
то захранване и/или границите на постояннотоко-
вото захранване.
3. Максималната допустима грешка—положи-
телна или отрицателна—за обеми, доставяни при
разходи между преходния разход (Q2) (включител-
но) и разхода на пренатоварване (Q4), е:
а) 2 % за вода с температура І 30 °С;
б) 3 % за вода с температура > 30 °С.
4. Максималната допустима грешка—положи-
телна или отрицателна—за обеми, доставяни при
разходи между минималния разход (Q1) и преход-
ния разход (Q2) (не се включва), е 5 % за вода при
всяка температура.
5. Влиянието на дадено електромагнитно смуще-
ние върху един водомер трябва да бъде такова, че:
а) изменението на резултата от измерване да
не е по-голямо от критичната стойност на измене-
нието, както е определено в т. 7, или
б) показанието на резултата от измерване да не
може да се интерпретира като валиден резултат,
например моментно изменение да не може да се
интерпретира, запаметява или предава като резул-
тат от измерване.
6. След като е бил подложен на дадено електро-
магнитно смущение, водомерът трябва:
а) да възстановява работата си в рамките на
максималната допустима грешка;
б) да има запазени всички функции на измер-
ване;
в) да позволява възстановяване на всички дан-
ни от измерване, показани непосредствено преди
смущението.
7. Критичната стойност на изменението е по-
малката от:
а) обема, съответстващ на половината от стой-
ността на максималната допустима грешка в гор-
ната зона на измервания обем;
б) обема, съответстващ на максималната до-
пустима грешка, отнасяща се за обема за една
минута при постоянен разход Q3.
8. След провеждане на изпитване, при което се
взема под внимание периодът от време, определен
от производителя, трябва да са изпълнени следни-
те критерии за устойчивост на водомерите:
8.1. Изменението на резултата от измерване
след провеждане на изпитване за устойчивост,
сравнен с резултата от първоначалното измерва-
не, не трябва да надвишава:
а) 3 % при обем, измерван в интервал между Q1
(включително) и Q2 (не се включва) [Q1 І Q < Q2];