Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 35

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
„(1) Системите за мониторинг на радиаци­
онния фон трябва да имат устройства, които 
да позволяват периодично да се проверява 
изправността им.“
2. В ал. 3, изречение второ думата „пре­
къснат“ и запетаята след нея се заличават, 
а след думата „дублира“ предлогът „с“ се 
заменя с „в“.
§ 195. Член 614 се изменя така:
„Чл. 614. (1) Обхватът на уредите за из­
мерване на мощност на еквивалентна доза 
от фотонно лъчение не трябва да е по-малък 
от 1 µSv.h-1 до 10 mSv.h-1.
(2) Обхватът на измерване на стационарни­
те системи за мониторинг на радиационния 
фон не трябва да е по-малък от 0,1µSv.h-1 до 
1,0 Sv.h-1.
(3) Горната граница на обхвата на измерване 
на уредите за измерване на замърсеност на 
повърхности с радиоактивни вещества трябва 
да е не по-малка от 1,0.105 s-1.cm-2.“
§ 196. Член 615 се изменя така:
„Чл. 615. За уредите, които измерват за­
мърсеност на повърхности с радиоактивни 
вещества и концентрация на радиоактивни 
аерозоли и газове във въздуха, трябва да е 
посочен алгоритъм за определяне на минимал­
но детектируемата активност или минимално 
детектируемата концентрация на активността 
и условията, при които се определя.“
§ 197. В чл. 616 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „аерозоли“ се 
добавя „(включително радон)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обхватът на измерване на уредите за 
измерване на еквивалентна доза и/или мощ­
ност на еквивалентната доза и/или поток и 
плътност на потока неутрони не трябва да е 
по-малък:
1. за еквивалентна доза – от 10 µSv до 1,0 Sv; 
2. за мощност на еквивалентната доза – от 
10 µSv.h-1 до 1,0 Sv.h-1;
3. за поток неутрони – от 102 cm-2 до 105 cm-2; 
4. за плътност на потока неутрони – от 
101 cm-2.s-1 до 104 cm-2.s-1.“
§ 198. Член 617 се изменя така:
„Чл. 617. (1) При нормални условия на упо­
треба и когато уредите са настроени съгласно 
предписанията на производителя, основната 
грешка не трябва да надвишава:
1. за уредите за измерване на еквивалентна 
доза и мощност на еквивалентна доза ± 20 % ;
2. за уредите за измерване на замърсеност на 
повърхности с радиоактивни вещества ± 25 %;
3. за уредите за измерване на концентрация 
на радиоактивни аерозоли и газове ± 40 %;
4. за уредите за измерване на еквивалентна 
доза и мощност на еквивалентната доза и/или 
поток и плътност на потока неутрони ± 25 %.
(2) При работни условия и когато систе­
мите за мониторинг са настроени съгласно 
предписанията на производителя, основната 
грешка не трябва да надвишава ± 20 %.“
§ 199. Създават се чл. 617а и 617б:
„Чл. 617а. Статистическите флуктуации 
на показанията на уредите за измерване на 
еквивалентна доза и мощност на еквивалент­
на доза от фотонно лъчение трябва да са в 
следните граници:
1. не повече от 15 % за доза (мощност на 
дозата), не по-голяма от 1 µSv (1 µSv/h);
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата 
(мощност на дозата) в µSv (µSv/h), за доза 
(мощност на дозата) от 1 µSv до 11 µSv (от 1 
µSv/h до 11 µSv/h);
3. не повече от 5 % за доза (мощност на 
дозата), по-голяма от 11 µSv (11 µSv/h).
Чл. 617б. Показанията на уредите за из­
мерване на еквивалентна доза и мощност на 
еквивалентна доза от фотонно лъчение не 
трябва да се променят повече от ±40 % за 
енергия на фотоните от 10 keV до 30 keV и 
ъгли на облъчване от 0 ° до ± 45 °. За енер­
гия на фотоните, по-голяма от 30 keV и ъгли 
на облъчване от 0 ° до ± 90 °, отклонението 
трябва да е посочено от производителя.“
§ 200. Член 618 се изменя така:
„Чл. 618. (1) Преносимите и транспортиру­
емите уреди за радиационен контрол се пускат 
на пазара и/или в действие след одобряване 
на типа и първоначална проверка и подлежат 
на последващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване 
на типа образци е един.
(3) Когато при изследване на типа се ус­
тановява несъответствие на уредите с изис­
кванията на този раздел, могат да се изискат 
още образци.“
§ 201. Член 619 се изменя така:
„Чл. 619. (1) Стационарните системи за ра­
диационен контрол и системите за мониторинг 
на радиационния фон се пускат в действие 
след първоначална проверка и подлежат на 
последващи проверки.
(2) Първоначалната проверка на системите 
се извършва на два етапа – в лабораторни 
условия и на мястото на тяхното използване 
след монтаж.
(3) Последващите проверки на системите 
се извършват на мястото на използване.“
§ 202. Член 620 се изменя така:
„Чл. 620. За извършване на метрологичен 
контрол на уредите и системите за измерване 
на еквивалентна доза и мощност на еквива­
лентна доза се използва еталонна уредба за 
гама-лъчение с комплект източници с радио­
нуклидите 241Am, 137Cs и 60Co.“
§ 203. Член 621 се изменя така:
„Чл. 621. (1) При метрологичен контрол 
на уредите и на системите за измерване на 
замърсеност на повърхности се използват 
комплект еталонни източници за алфа-лъчение 
(239Pu и 241Am), калибрирани по величините