Държавен вестник, бр. 51, 2006 г., стр. 99

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
и входа на тунела за разреждане, тръбопроводът
да е не по-дълъг от 3,6 m или 6,1 m, ако е топлинно
изолиран. Вътрешният му диаметър да е не по-
голям от 105 mm.
Фиг. 6.2. Конфигурация на сонда за взимане на
проби за частици
2.4.3. В тунела за разреждане се осигуряват ус-
ловия на преобладаващо турбулентен поток (чис-
ло на Рейнолдс і 4000), като тунелът се състои от
права тръба от електропроводим материал, за да
се гарантира, че разредените отработили газове са
хомогенни в местата за вземане на проби и че про-
бите се състоят от представителни газове и части-
ци. Тунелът за разреждане е с диаметър най-малко
200 mm и системата е заземена.
2.4.4. Системата за взимане на проби от час-
тици се състои от сонда за вземане на проби в
тунела за разреждане и два последователно мон-
тирани филтъра. Преди и след филтрите, по те-
чението на потока, се разполагат бързодейства-
щи клапани.
Конфигурацията на сондата за взимане на про-
би е показана на фиг. 6.2.
2.4.5. Сондата за взимане на проби от частици
да отговаря на следните условия:
—монтира се в близост до осовата линия на
тунела на разстояние около 10 пъти по-голямо от
диаметъра на тунела след входа за газа и има вът-
решен диаметър най-малко 12 mm;
—накрайникът на сондата за вземане на проби
се разполага до филтъра на разстояние най-малко
5 пъти по-голямо от диаметъра на сондата, но не
по-голямо от 1020 mm.
2.4.6. Устройството за измерване на дебита на
пробата се състои от помпи, регулатори на дебита
и устройства за измерване.
2.4.7. Системата за взимане на проби от въгле-
водороди се състои от подгрявана сонда за взима-
не на проби, тръбопровод, филтър и помпа. Сонда-
та се монтира така, че да е на същото разстояние
от входа за отработили газове, както сондата за
взимане на проби от частици, така че да не си влияят
при взимането на проби. Тя да има минимален
вътрешен диаметър 4 mm.
2.4.8. Всички подгрявани части да бъдат под-
държани при температура 463 К (190 °С) от систе-
мата за нагряване.
2.4.9. Ако не е възможно да се компенсират
разликите в дебита, се осигурява топлообменник
и устройство за регулиране на температурата, как-
то е определено в т. 2.3.3.1, за да се гарантира пос-
тоянен дебит в системата и съответно—пропорцио-
нален обем на пробата.
3. Описание на устройствата
3.1. Устройство за взимане на проби с постоя-
нен обем—обемна помпа (PDP-CVS) (фиг. 6.3)
3.1.1. Устройството за взимане на проби с пос-
тоянен обем с бутална нагнетателна помпа (PDP-
CVS) отговаря на изискванията на приложението,
като извършва измервания при постоянна темпе-
ратура и налягане в помпата. Общият обем се из-
мерва чрез отчитане на направените обороти от
калибрирана обемна помпа. Пропорционалната
проба се постига чрез взимане на проби с помпа,
разходомер и клапан за регулиране на дебит при
постоянен дебит.
3.1.2. На фиг. 6.3 е показана примерна схема на
система за взимане на проби. Допускат се и други
конфигурации на системата, ако е постигната съ-
щата точност на резултатите. Допуска се изпол-
зването на различни компоненти, като прибори,
клапани, електромагнити и превключватели, за
да се осигури допълнителна информация и да се
координират функциите на компонентите на сис-
темата.
3.1.3. Системата за взимане на проби се със-
тои от:
3.1.3.1. филтър (D) за въздух за разреждане,
предварително подгрят при необходимост; филтъ-
рът се състои от активен въглен, поставен между
два слоя хартия, и се използва, за да се намали и
стабилизира концентрацията на въглеводороди от
околните емисии във въздуха за разреждане;
3.1.3.2. смесителна камера (М), в която отра-
ботилите газове и въздухът за разреждане се смес-
ват до хомогенно състояние;
Дебелина на стената: ~ 1mm Материал: неръждаема стомана