Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 114

СТР.  114	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
2.3. За атмосферното налягане: минималните 
и максималните стойности на атмосферното 
налягане и за двата класа са: pmin ≤ 860 hPa, 
pmax ≥ 1060 hPa.
Максимално допустими грешки (МДГ)
3. МДГ се определят, както следва:
3.1. За всяка измервана обемна част стой-
ността на максималната грешка, допустима 
при предписаните условия на функциониране, 
е по-голямата от двете стойности, посочени в 
таблица 2. Абсолютните стойности се изразяват 
в % по обем или в ppm по обем, като процент-
ните стойности са процент от действителната 
стойност.
Таблица 2
МДГ
Пара- 
метър
Клас 0
Клас I
CO
± 0,03 % по обем
± 5 %
± 0,06 % по обем
± 5 %
CO2 
± 0,5 % по обем
± 5 %
± 0,5 % по обем
± 5 %
HC
± 10 ppm по обем
± 5 %
± 12 ppm по обем
± 5 %
O2 
± 0,1 % по обем
± 5 %
± 0,1 % по обем
± 5 %
3.2. МДГ при изчисляване на ламбда е 0,3 %. 
Действителната стойност се изчислява въз ос-
нова на измерванията на СО, СО2, НС и О2 от 
газоанализатора по следната стандартизирана 
формула:
където: [ ] е концентрацията в % по обем, за 
НС само в ppm по обем;
K1 – коефициент на превръщане за НС, ако 
е изразен в ppm по обем еквивалент n-хексан 
(C6 H14), като стойността му в тази формула е 6*10-4;
Нcv – атомното отношение на водорода към 
въглерода в горивото с условна стойност 1,7261;
Ocv – атомното отношение на кислорода към 
въглерода в горивото с условна стойност 0,0175.
Изчислението на ламбда е валидно само за 
измервания от МПС с незначителни концентра-
ции на NОx в отработените газове.
Допустимо влияние на смущения
4. За всяка от обемните части, измерени от 
газоанализатора, критичната стойност на изме-
нение е равна на МДГ за съответния параметър.
5. Въздействието на дадено електромагнитно 
смущение трябва да е такова, че или измене-
нието на резултата от измерването да не е по-
голямо от критичната стойност на изменение, 
посочена в т. 4, или представянето на резултата 
от измерването да е такова, че той да не може 
да се приеме за валиден резултат.
Други изисквания
6. Разделителната способност трябва да бъде 
равна на или с един порядък по-висока от стой-
ностите, посочени в таблица 3.
Таблица 3
Разделителна способност
CO
CO2
O2
HC
Клас 0 и клас I
0,01 % обем
0,1 % обем
0,01 % обем, ако O2 ≤ 4 % обем;
0,1 % обем, ако О2 > 4 % обем
1 ppm обем
Стойността на ламбда се показва с разделителна способност от 0,001.
7. Стандартното отклонение на 20 измервания не трябва да е по-голямо от една трета от абсолют-
ната стойност на МДГ за всяка измервана обемна част на газа.
8. При измерване на СО, CO2 и НС газоанализаторът, включително определената система за по-
даване на газ, трябва да отчита 95 % от крайната стойност, определена с калибриращи газове, за по-
малко от 15 секунди след смяна от газ с нулево съдържание, например чист въздух. За измерване на 
О2 при сходни условия газоанализаторът трябва да отчита стойност, която се различава с по-малко от 
0,1 % по обем от нула за по-малко от 60 секунди след смяна от чист въздух към безкислороден газ.
9. Компонентите на отработените газове, различни от компонентите, чиито стойности са обект 
на измерване, не трябва да оказват влияние върху резултатите от измерване с повече от половината 
от абсолютната стойност на МДГ, когато тези компоненти са налице в следните максимални обемни 
части:
6 % по обем CO,
16 % по обем CO2,
10 % по обем O2,
5 % по обем H2,
0,3 % по обем NO,
2000 ppm по обем HC (като n-хексан),
водни пари до точката на насищане.
10. Газоанализаторът трябва да има устройство за настройване, което осигурява възможност за 
нулиране, калибриране на газовете и вътрешна настройка. Устройството за нулиране и вътрешна 
настройка трябва да е автоматично.