Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
скално деление е по-малка от 1 g, трябва да
съответстват на метрологичните изисквания
при висока относителна влажност в горната
граница на температурния си обхват.
Чл. 19. Натоварването на везни от висок,
среден и обикновен клас на точност за продъл-
жителен период не трябва да влияе върху пока-
занието на натоварената везна или върху пока-
занието на ненатоварената везна непосредст-
вено след разтоварването є.
Чл. 20. При условия, различни от условията
по чл. 15—19, везните трябва да функционират
правилно или да се изключват автоматично.
Раздел II
Конструктивни изисквания
Чл. 21. Конструирането и изработването на
везните трябва да бъде такова, че те да запазват
метрологичните си характеристики, когато се
инсталират и използват правилно, при услови-
ята на околната среда, за които са били предви-
дени. Резултатът от измерване на масата вина-
ги трябва да бъде показан.
Чл. 22. (1) При възникване на смущения
електронните везни не трябва да показват зна-
чителни грешки или трябва автоматично да ги
откриват и показват.
(2) При автоматично откриване на значи-
телна грешка електронните везни трябва да
сигнализират със звуков или светлинен сигнал,
който да продължава, докато операторът пред-
приеме коригиращи действия или грубата греш-
ка изчезне.
Чл. 23. (1) Изискванията на чл. 21 и 22 тряб-
ва да се изпълняват за период, определен от
производителя в зависимост от предвидения
начин на използване на везната.
(2) Цифровите електронни устройства тряб-
ва да контролират операциите в процеса на из-
мерване, показващите устройства и всяко запа-
метяване и прехвърляне на данни от измерване.
(3) При автоматично откриване на значи-
телна грешка от стареене електронните везни
трябва да сигнализират със звуков или светли-
нен сигнал, който да продължава, докато опе-
раторът не предприеме коригиращи действия
или грешката от стареене не изчезне.
Чл. 24. Свързването на електронните везни
с външни устройства чрез подходящ интерфейс
не трябва да влияе на метрологичните им ха-
рактеристики.
Чл. 25. (1) Везните не трябва да имат харак-
теристики, които улесняват възможността за
измами при тяхното използване, като възмож-
ностите за неумишлени злоупотреби трябва да
бъдат сведени до минимум. Всички устройства,
които не трябва да бъдат демонтирани или на-
стройвани от потребителя, трябва да бъдат за-
щитени от такива действия.
(2) Везните трябва да бъдат конструирани
така, че контролът, предвиден в наредбата, да
може да се извършва без затруднения.
Чл. 26. (1) Показанието на резултатите от
измерване и на другите стойности на масата
трябва да бъде точно, недвусмислено и да не
заблуждава.
(2) Показващото устройство трябва да дава
възможност за лесно отчитане на резултатите от
измерване при нормални условия на използване.
(3) Наименованията и означенията на еди-
ниците, посочени в чл. 7, трябва да бъдат в съ-
ответствие с изискванията на Наредбата за еди-
ниците за измерване, разрешени за използване
в Република България, като за метричен карат
се използва означението “ct”.
(4) Показващото устройство не трябва да има
показания над стойността на максималния то-
вар, увеличен с 9 проверочни скални деления.
(5) Спомагателно показващо устройство
може да има само за стойностите вдясно от
десетичния знак.
(6) Показващо устройство с повишена раз-
делителна способност може да се използва само
временно, като по време на неговото действие
не трябва да е възможно отпечатване на резул-
тата от измерване.
(7) Допълнителни показващи устройства мо-
гат да се използват само ако техните показания
не могат да се приемат за основни показания.
(8) Отпечатаните резултати трябва да бъдат
точни, недвусмислени и ясно идентифицирани.
Печатът трябва да бъде ясен, четлив, неизтри-
ваем и траен.
Чл. 27. Везните, когато е необходимо, тряб-
ва да имат устройства за нивелиране и нивелир,
чиято чувствителност да дава възможност за
правилното им инсталиране.
Чл. 28. Везните могат да имат устройства за
нулиране, които да осъществяват прецизно нас-
тройване на нулата и да не дават възможност за
неверни резултати от измерване.
Чл. 29. (1) Везните могат да имат едно или
няколко устройства за тариране и само едно ус-
тройство за предварително задаване на тарата.
(2) Устройствата за тариране трябва да да-
ват възможност за точно настройване на нула-
та и да осигуряват точно измерване на нетото.
Устройството за предварително задаване на
тарата трябва да осигурява точно пресмятане
на нетото.
Чл. 30. Везните за директна продажба тряб-
ва да имат максимален обхват не по-голям от
100 kg и да съответстват на следните допълни-
телни изисквания:
1. да показват цялата съществена информа-
ция за измерването и в случаите на везни с
пресмятане на цената да показват ясно на ку-
пувача пресмятането на цената на стоките,
които той купува;
2. цената за плащане, ако е показана, да бъде
точно пресметната;
3. везните за пресмятане на цената за плаща-
не да показват необходимата информация дос-
татъчно дълго, така че купувачът да може да я
прочете правилно;