Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
носните кухини, риноманометър, небулизатори за
бронхопровокационнни тестове, небулизатори за
терапевтични цели.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. лекар с придобита специалност по профи-
ла на приемния кабинет;
2.3.2. медицински специалист с допълнителна
квалификация по клинична алергология осъщест-
вява дейностите по прием на пациентите.
2.4. Дейности: електрокардиография, спирометрия,
бронхо-дилататорен тест, предоперативна подго-
товка на рискови пациенти, подготовка за специ-
ализирани изследвания, обучение за самопомощ
при анафилаксия, обучение на болни от астма за
домашно лечение, изготвяне на писмен лечебен
план, определяне на рестриктивна диета; кожно-
алергични проби; обучение на пациента за мони-
торирането на върхов експираторен дебит в домаш-
ни условия; провокационни тестове с алергени и
медиатори, мониториране на алергенспецифична
имунотерапия.
3. Допълнителни изисквания по стандарт
3.1. Извършването на кожно-алергични проби се
извършва в самостоятелно помещение.
3.2. Акустичен ринометър за УНГ кабинета.
3.3. Наличие на климатична инсталация.
3.4. Определяне на специфични Ig E.
3.5. Изследване на бронхиална хиперреактивност
с метахолинов тест като рутинна диагностика.
3.6. Изследване на клетъчен състав на индуцирана
храчка.
3.7. Изследване на клетъчен състав на назален
смив.
3.8. Изследване на кашличен праг.
Специфични показатели за дейността на струк-
тура по образна диагностика
оценъчни показатели 11
от 1.1 до 1.9 за всички отделения
*2. Минимални изисквания по стандарт за на-
личната апаратура
2.1. Структура:
2.1.1. разполагането и използването на апара-
тура с източник на йонизиращо лъчение трябва да
съответства на условията, предвидени в Закона за
безопасно използване на ядрената енергия, и дей-
ността се осъществява след получаване на разре-
шение и/или лицензия за безопасно осъществява-
не на дейност.
2.2. Човешки ресурси:
2.2.1. лекари със специалност “образна диагнос-
тика” и рентгенови лаборанти;
2.2.2. броят на персонала в структурите за об-
разна диагностика, работещи с източници на йо-
низиращо лъчение, е съобразен с изискванията за
ненадхвърляне на индивидуална годишна доза, до
100 mSv за срок пет години, съгласно нормативни-
те изисквания;
2.2.3. всеки медицински и немедицински спе-
циалист, работещ с източник на йонизиращо лъ-
чение, има удостоверение за правоспособност за
работа с йонизиращи лъчи.
2.3. Апаратура, дейности:
2.3.1. резултатите от поддръжката и сервиз-
ните профилактични прегледи са отразени в про-
токоли;
2.3.2. контрол на качеството на апаратурата,
осъществен чрез изпитвания преди и по време на
клиничната експлоатация, осъществяван от ква-
лифицирани инженери и физици;
2.3.3. рентгенов източник:
2.3.3.1. точност на анодното напрежение—
отклонението на измерената от зададената стой-
ност да е не по-голямо от 5 % при анодни напреже-
ния над 70 и 7 % при напрежения под 70 kV;
2.3.3.2. повторяемост на анодното напре-
жение—отклонението на всяка измерена стойност
спрямо средната да не е по-голямо от 5 % (най-
малко три последователни измервания, направе-
ни при повторяеми условия);
2.3.3.3. обща филтрация—да е по-голяма
от 2,5 mm алуминиев еквивалент; при анодни нап-
режения 80—100 kV—поне 3 mm Al; при напреже-
ния 100—125 kV—4 mm Al; при напрежения над
125 kV—5 mm Al;
2.3.3.4. време на експонация—отклонени-
ето от измерената и зададената стойност да не е по-
голямо от 10 % за времена, по-големи от 100 ms;
2.3.3.5. лъчев дебит—да е по-голям от
25 µGy на 1 от фокуса при действителна стойност
на анодното напрежение 80 kV;
2.3.3.6. повторяемост на лъчевия дебит
при еднакви условия на измерване—отклонение-
то на всяка измерена стойност спрямо средната не
трябва да е по-голямо от 20 % (при три последова-
телни измервания);
2.3.3.7. повторяемост на лъчевия дебит
при изменение на анодния ток—отклонението на
всяка измерена стойност спрямо средната да е
не по-голямо от 15 % (при постоянна стойност
на напрежението и при различни стойности на
анодния ток);
2.3.3.8. повторяемост на лъчевия дебит
при изменение на количеството електричество—
отклонението на всяка измерена стойност спря-
мо средната не трябва да е по-голямо от 20 %
(при постоянна стойност на напрежението и при
различни стойности на произведението аноден
ток Ч време);
2.3.4. блендираща система и светлинен визьор:
2.3.4.1. разлика между границата на лъ-
чево и светлинно поле—не по-голяма от 1 % от
зададеното разстояние фокус-филм;
2.3.4.2. разстоянието между образа на
кръста на светлинния визьор и центъра на лъчево-
то поле да е не по-голямо от 1 % от зададеното
разстояние фокус-филм;
2.3.4.3. разстоянието между образа на
кръста на светлинния визьор и центъра на филма
не трябва да е по-голямо от 1 % от зададеното раз-
стояние фокус-филм;
2.3.4.4. точност на автоматичната блен-
дираща система—разликата между границите на
лъчевото поле и на филма за всяка от четирите
страни не трябва да е по-голяма от 2 % от зададе-
ното разстояние фокус-филм;
2.3.4.5. работният сноп трябва да се огра-
ничава според изследвания обект, като върху че-
тирите страни на филма трябва да остават необлъ-
чени ивици с широчина най-малко 5 mm;
2.3.5. електроннооптичен преобразувател
(ЕОП)—при всички уредби за рентгеноскопия: