Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 41

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
(2) Когато в измервателната система е вгра-
ден индикатор на газове, съответстващ на
чл. 353, сепараторът на газове трябва в грани-
ците на грешките по чл. 333 да елиминира въз-
духа или газовете, смесени с измерваната теч-
ност, при следните условия:
1. измервателната система да работи при
максимална стойност на разхода и минимална
стойност на налягането;
2. отношението на обема на въздуха и газове-
те спрямо обема на течността да не надвишава:
а) 20 %—за течности, различни от течности-
те за пиене, с вискозитет не по-голям от 1 mPа.s;
б) 10 %—за питейни течности и за други
течности с вискозитет, по-голям от 1 mPа.s.
(3) Изискванията на ал. 2, т. 1 и 2 се считат за
изпълнени, когато ефективният обем на сепара-
тора е не по-малък от 8 % от доставения обем за
една минута при максимален разход, означен
върху табелката на измервателната система.
(4) Когато отношението на обема на въздуха
и газовете спрямо обема на течността надвиши
процентите по ал. 2 и сепараторът на газове не
съответства на изискванията за максимално
допустимите грешки, газовете или въздушните
мехурчета трябва да се виждат ясно в индикато-
ра на газове.
Чл. 340. (1) Когато налягането на входа на
помпата е постоянно по-голямо от атмосфер-
ното налягане и налягането на наситените пари
на течността и когато не се използва сепаратор
на газове, е необходимо да се използва екстрак-
тор на газове или специален екстрактор на га-
зове, ако съществува възможност за възниква-
не на газови формирования между помпата и
разходомера по време на периодите, когато не
протича течност, или ако в тръбопровода мо-
гат да попаднат въздушни възглавници (напри-
мер когато захранващият резервоар е изцяло
празен) по такъв начин, че да предизвикат спе-
цифична грешка, по-голяма от 1 % от минимал-
ното доставено количество.
(2) Екстракторът на газове е уред, който
извлича почти неразтворимите въздух или га-
зове, натрупани в тръбопровода преди разходо-
мера под формата на въздушни възглавници.
(3) Изискванията към устройството за из-
вличане на газовете към сепаратора на газове
се прилагат и към екстрактора на газове.
Чл. 341. Специалният екстрактор на газове
е уред, който подобно на сепаратора на газове,
но при по-облекчени условия непрекъснато от-
деля въздуха или газовете, съдържащи се в теч-
ността, и автоматично спира потока течност,
когато съществува риск натрупаният въздух или
газове под формата на въздушни възглавници,
които на практика почти не се разтварят в теч-
ността, да попаднат в разходомера.
Чл. 342. (1) Типът на екстрактора на газове
или на специалния екстрактор на газове, пред-
назначен да работи при максимален разход не
по-голям от 100 m3/h, може да се одобри като
самостоятелен компонент или да се включи в
одобряването на типа на измервателната сис-
тема, част от която се явява.
(2) Типът на екстрактори на газове, предви-
дени да работят при максимален разход, по-го-
лям от 100 m3/h, може да се одобри както типа
на същата конструкция, но с по-малки размери.
(3) Екстракторите на газове или специални-
те екстрактори на газове, чийто тип е одобрен
като самостоятелен компонент, могат да се
използват в измервателни системи без индика-
тори на газове.
Чл. 343. (1) Екстракторът на газове или спе-
циалният екстрактор на газове се монтира след
помпата, но може да се комбинира с нея.
(2) Екстракторът се монтира в най-високата
точка на тръбопровода възможно най-близо
преди разходомера.
(3) Ако екстракторът е монтиран под ниво-
то на разходомера, трябва да се вгради възвра-
тен вентил, снабден при необходимост с регу-
латор на налягане, за да предотврати изпразва-
нето на тръбите между вентила и разходомера.
(4) Ако тръбопроводът преди разходомера
включва няколко високи точки, могат да са
необходими няколко екстрактора на газове.
Чл. 344. Работните граници на екстрактора
на газове или на специалния екстрактор на га-
зове, включително минималното доставено
количество, за което са предвидени тези уст-
ройства, се определят съгласно чл. 337.
Чл. 345. (1) Екстракторът на газове или спе-
циалният екстрактор на газове трябва при мак-
симален разход на измервателната система да
осигурява отделяне на газове или въздушни
възглавници, измерени при атмосферно наля-
гане, с обем, равен поне на минималното доста-
вено количество, без допълнителна грешка,
която да превишава 1 % от минималното дос-
тавено количество.
(2) Специалният екстрактор на газове тряб-
ва непрекъснато да отделя обем от газове или
въздух, равен на 5 % от обема на доставяната
течност при максимален разход, без резултан-
тната допълнителна грешка да превишава гра-
ниците по чл. 333.
Чл. 346. Изискванията по чл. 334—345 не
изключват наличието на ръчни или автоматич-
ни екстракционни устройства в стационарните
инсталации с големи размери.
Чл. 347. Ако захранващият тръбопровод за
течността е монтиран така, че в приемащия тръ-
бопровод преди разходомера независимо от ра-
ботните условия не се образуват или не проник-
ват газове или въздух, не се изисква използване-
то на устройство за отстраняване на газове, ако
образуваните газове през неработните периоди
не причиняват специфична грешка, по-голяма
от 1 % от минималното доставено количество.
Чл. 348. (1) В случаите, когато разходоме-
рът се захранва на гравитационен принцип, без
използване на помпа, и налягането на течност-