Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 11

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  11   
допустими грешки на манометрите се отнасят 
за обхват на измерване от 10 до 100 %.
Чл. 43. При налягане, равно на 0 Ра:
1. показанието на манометъра не трябва да 
надвишава максималната допустима грешка;
2. показващата стрелка не трябва да се 
отклонява от ограничителя със стойност, по-
голяма от максималната допустима грешка.
Чл. 44. Грешката от хистерезис на маноме­
търа не трябва да е по-голяма от абсолютната 
стойност на максималната допустима грешка.
Чл. 45. Максималната допустима грешка и 
грешката от хистерезис не трябва да се над­
вишават при предписана температура 20 °С 
или 23 °С с допустими отклонения:
1. ± 2 °С – за манометри с класове на 
точност: 0,1; 0,15; 0,25; 0,6 и 1; 
2. ± 5 °С – за манометри с класове на точ­
ност 1,6 и 2,5, в зависимост от указанията на 
производителя и при относителна влажност 
на въздуха до 80 %.
Чл. 46. (1) Допустимите изменения на 
показанията на манометъра от влиянието на 
температурата, изразено в проценти от измер­
вателния интервал, не трябва да е по-голямо 
от разликата между температурата на заоби­
калящата среда и предписаната температура, 
изразени в градуси по Целзий (°С), умножена 
по температурен коефициент:
1. ± 0,04/1 °С – за манометри с бурдонова 
тръба;
2. ± 0,06/1 °С – за манометри с мембранни 
кутии;
3. ± 0,08/1 °С – за манометри с мембрана.
(2) Допуска се отклонение от нормалното 
работно положение до 5°, при условие че това 
няма да доведе до промяна на показанието 
с повече от половината от максималната до­
пустима грешка.
Чл. 47. (1) Измененията на показанията на 
манометъра в работния температурен обхват 
от минус 20 °С до 60 °С трябва да са в гра­
ниците на допустимите изменения по чл. 46.
(2) При манометри с течностно запълване 
работният температурен обхват на маноме­
търа трябва да е съобразен със свойствата 
на течността. 
(3) Манометрите след температурни въз­
действия трябва да отговарят на изискванията 
за максималната допустима грешка и грешката 
от хистерезис при условия на функциониране 
по чл. 45.
Чл. 48. (1) Манометрите с работна гра­
ница на измерване 75 % от горната граница 
на измерване да издържат в продължение на 
15 min претоварване с налягане, определено 
в приложение № 5;
(2) Манометрите с работна граница на 
измерване, съвпадаща с горната граница на 
измерване, да издържат претоварване с наля­
гане, превишаващо 30 % от горната граница 
на измерване, в продължение на 12 часа.
Чл. 49. (1) Манометрите трябва да издържат 
на механични вибрации и на удар.
(2) Изменението на показанията на ма­
нометрите при въздействие на вибрации в 
3 взаимно перпендикулярни оси с ускорение 
5 m/s2 и честота от 10 Hz до 150 Hz при 
скорост на изменение 1 октава за минута в 
продължение на 2 часа за всяка ос не трябва 
да превишава половината от максималната 
допустима грешка и грешката от хистерезис.
(3) При механичен удар с ускорение 150 m/s2
не трябва да има промяна в показанията на 
манометрите.
(4) На изпитвания за въздействие на ме­
ханични вибрации и удар се подлагат само 
манометри с класове на точност от 1 до 2,5.
Чл. 50. Броят на изследваните образци 
при одобряване на типа на манометрите е не 
по-малък от десет.
Чл. 51. (1) Манометрите се предоставят 
на пазара и/или се пускат в действие след 
одобряване на типа и първоначална проверка 
и подлежат на последващи проверки.
(2) При изследването на типа на мано­
метрите се установява съответствието им с 
изискванията на този раздел.
Чл. 52. (1) Манометрите, представяни за 
проверка, трябва да са изправни, без видими 
следи от корозия и драскотини по кутията, да 
имат изправна резба на щуцера и предпазното 
им стъкло да не е напукано или оцветено.
(2) Първоначалната и последващата про­
верка включват:
1. проверка за наличие на надписи и оз­
начения;
2. изпробване и проверка на херметичност;
3. проверка за съответствие с изискванията 
за максималните допустими грешки;
4. проверка на грешката от хистерезис.
(3) Проверката по ал. 2, т. 3 и 4 се извършва 
при различни стойности на налягането, равно­
мерно разпределени в обхвата на измерване, 
както следва:
1. за манометри с клас на точност: 0,1; 0,15; 
0,25; 0,6 и 1 – при 8 стойности;
2. за манометри с клас на точност: 1,6 и 
2,5 – при 5 стойности.
(4) Проверките се извършват при условия 
на функциониране по чл. 45.
(5) По време на проверката изменението на 
температурата не трябва да води до изменение 
на показанията на проверявания манометър 
с повече от една пета от максималната до­
пустима грешка.
Чл. 53. (1) Неопределеността на използва­
ните еталони трябва да е поне една четвърт 
от максималната допустима грешка на про­
верявания манометър.
(2) Работната среда на използваните етало­
ни трябва да осигурява предписаната точност 
на еталоните и проверявания манометър при 
спазване на инструкциите за работа.