Държавен вестник, бр. 38, 2013 г., стр. 13

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
2. да са разположени далече от водоизточ­
ници и взривоопасни обекти и да им бъде 
осигурена пожарна и аварийна безопасност 
при спазване на действащите нормативни 
актове в съответната област;
3. да бъдат оборудвани с отделно изградени 
клетки, кладенци или отделни лъчезащитни 
контейнери за всеки зареден гама-дефектос­
коп, като незаредените гама-дефектоскопи се 
съхраняват в специално определени места в 
хранилището;
4. да бъдат проектирани и обособени като 
контролирана зона;
5. достъп до хранилището да има само пер­
соналът, който извършва гама-дефектоскопия;
6. отговорникът за получаване, предаване, 
съхраняване, отчет и контрол на ИЙЛ отго­
варя за ключовете, пропуските и кодовете за 
достъп до хранилището;
7. входовете към хранилището се обозна­
чават със знака за радиационна опасност и 
предупредителен надпис;
8. в хранилищата се съхраняват само 
техническите средства и принадлежности, 
необходими за извършване на радиационна 
дефектоскопия и за преместване и пренасяне 
на гама-дефектоскопи;
9. във всяко хранилище има схема за 
разположението на съхраняваните в него 
радиоактивни източници, която се изготвя 
и актуализира от отговорника за съхраня­
ване, отчет и контрол на радиоактивните 
източници.
Чл. 51. (1) Съхраняването на радиоактивни 
източници във временно хранилище се до­
пуска за ограничено време съгласно издадено 
разрешение от председателя на АЯР и след 
съгласуване с МВР. 
(2) Временното хранилище трябва да бъде 
изолирано от околната среда, да бъде обезопа­
сено срещу пожар и наводнение и да отговаря 
на изискванията по чл. 50, т. 5 – 8. Мощността 
на дозата на външните му повърхности или на 
оградата му не трябва да надвишава 1 μSv/h. 
Чл. 52. Лицензиантът осигурява физическа 
защита на хранилищата за съхраняване на радио­
активни източници съгласно НОФЗЯСЯМРВ.
Чл. 53. (1) Всеки отговорник за съхраня­
ване, отчет и контрол на ИЙЛ регистрира 
движението на преносимите и мобилните 
радиационни дефектоскопи в дневник, който 
трябва да съдържа следната информация:
1. тип и фабричен номер на дефектоскопа;
2. дата и час на вземане на дефектоскопа 
от хранилището;
3. име и подпис на дефектоскописта, който 
взема и ще използва дефектоскопа;
4. място на използване;
5. дата и час на връщане на дефектоскопа 
в хранилището;
6. име и подпис на отговорника за съхра­
няването на ИЙЛ.
(2) Отговорникът по радиационна защита 
контролира ежемесечно записите на данните 
по ал. 1.
Г л а в а  о с м а
ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА 
ГАМА-ДЕФЕКТОСКОПИ. ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ. ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛО­
АТАЦИЯ НА ОБЕКТ С РАДИАЦИОННИ 
ДЕФЕКТОСКОПИ
Чл. 54. (1) Зареждането и презареждането 
на гама-дефектоскопи се извършва в специ­
ално оборудвано за тази цел лъчезащитено 
помещение при непрекъснат мониторинг на 
работната среда.
(2) Зареждането и презареждането на гама-
дефектоскопи се извършва по предварително 
изготвена процедура, представена в АЯР. 
(3) Най-малко веднъж годишно се извърш­
ва проверка за радиоактивно замърсяване на 
помещението по ал. 1, като протоколите от 
проверката се представят в АЯР.
(4) Не се допуска зареждане и презареждане 
на източници с активност, по-голяма от тази, 
посочена от производителя.
(5) Зареждането на радиоактивни източ­
ници от друг вид, различен от посочения от 
производителя, се допуска след разрешение, 
издадено от председателя на АЯР.
(6) Зареждането на гама-дефектоскопи с 
помощта на транспортно-презарядни контей­
нери и зареждането на шлангови гама-дефек­
тоскопи, които имат контейнер-хранилище 
с набор от източници, е позволено само в 
помещенията за радиационна дефектоскопия 
при стационарни условия и ако тази дейност 
е описана в условията на лицензията.
Чл. 55. (1) Техническите средства и при­
надлежности за радиационна дефектоскопия 
подлежат на техническо обслужване, ремонт, 
проверки при започване на работа и на пери­
одични проверки с цел своевременно отстра­
няване на нередности и дефекти, които могат 
да доведат до аварии или инциденти с тях. 
(2) Дейностите по ал. 1, както и зареждането 
и презареждането на гама-дефектоскопи се 
извършват съгласно нормативните изисква­
ния по радиационна защита, инструкцията за 
безопасна експлоатация на оборудването за 
радиационна дефектоскопия и техническата 
документация на производителя.
(3) Техническите средства и принадлежнос­
ти за радиационна дефектоскопия трябва да 
се поддържат чисти и в готовност за работа.
Чл 56. Техническото обслужване, ремон­
тът, проверката за функционална годност на 
рентгеновите и гама-дефектоскопи, както и 
зареждането и презареждането на гама-де­
фектоскопи се организира от лицензианта 
и трябва да се извършва от физически или 
юридически лица, притежаващи лицензия за 
работа и/или за използване на ИЙЛ.