Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
б) равнинност на предната страна A на 
блендата;
в) грапавост на повърхността на предната 
страна A на блендата;
г) дебелина e на отвора на блендата и де­
белина E на блендата;
д) ъгъл на скосяване;
е) преден ръб на отвора на блендата;
ж) цилиндричност на отвора на блендата;
з) грапавост на повърхността на отвора 
на блендата;
2. проверка на геометричните параметри 
на стабилизиращите прави участъци:
а) определяне на вътрешния диаметър D20 
на отвора на блендата при температура 20 °С;
б) праволинейност на правия участък;
в) средна стойност на вътрешния диаме­
тър D на правия участък;
г) грапавост на вътрешната повърхнина на 
правия участък на тръбопровода;
3. проверка на геометричните параметри 
на изводите за диференциално налягане за 
съответствие с конструктивната и техническа 
спецификация на производителя.
(2) Изпитванията по ал. 1, т. 1 за бленди, 
предназначени за измерване на потока в 
двете посоки, се извършват за двете страни 
на блендата.
(3) Изпитванията по ал. 1, т. 2 за стаби­
лизиращите прави участъци за разходомери 
с променлив пад на налягане, предназначени 
за измерване на потока в двете посоки, се 
извършат за правите участъци, разположени 
преди и след блендата.
Чл. 204. (1) Първоначална проверка на 
разходомери с променлив пад на налягане 
включва:
1. визуална проверка на място;
2. проверка на метрологичните характе­
ристики.
(2) При визуалната проверка се установява 
съответствието на конструкцията, нанесените 
маркировки и означения с определените в 
удостоверението за одобрен тип.
(3) Проверката на метрологичните характе­
ристики включва проверка на геометричните 
параметри на блендата, на стабилизиращите 
прави участъци преди и след блендата и на 
изводите за диференциално налягане за съ­
ответствие с определените в техническата 
документация на производителя и в удосто­
верението за одобрен тип.
(4) Първоначалната проверка на геомет­
ричните параметри на блендата включва:
1. определяне на вътрешния диаметър d20 
на отвора на блендата при температура 20 °С, 
като установената стойност на вътрешния 
диаметър d20 трябва да бъде означена на пред­
виденото място върху блендата по четлив и 
незаличим начин;
2. равнинност на предната страна на 
блендата;
3. грапавост на повърхността на предната 
страна на блендата;
4. дебелина на отвора на блендата и дебе­
лина на блендата;
5. ъгъл на скосяване;
6. преден ръб на отвора на блендата;
7. цилиндричност на отвора на блендата.
(5) Първоначалната проверка по ал. 4 за 
бленди, предназначени за измерване на потока 
в двете посоки, се извърша за двете страни 
на блендата.
(6) Първоначалната проверка на геомет­
ричните параметри на стабилизиращите прави 
участъци включва:
1. определяне на вътрешния диаметър D20 
при температура 20 °С, като установената 
стойност на вътрешния диаметър D20 трябва 
да бъде означена на предвиденото място върху 
разходомера с променлив пад на налягане по 
четлив и незаличим начин;
2. праволинейност на правия участък;
3. цилиндричност и закръгленост на пра­
вия участък;
4. грапавост на вътрешната повърхнина на 
правия участък.
(7) Първоначалната проверка по ал. 6 за ста­
билизиращите прави участъци за разходомери 
с променлив пад на налягане, предназначени 
за измерване на потока в двете посоки, се 
извършват за правите участъци, разположени 
преди и след блендата.
(8) Първоначалната проверка на геометрич­
ните параметри на изводите за диференциално 
налягане включва проверка за съответствие 
с конструктивната и техническа специфика­
ция на производителя и с удостоверението 
за одобрен тип.
Чл. 205. (1) Последващата проверка на 
разходомери с променлив пад на налягане 
включва:
1. проверка на вътрешния диаметър на 
отвора на блендата;
2. проверка на геометричните параметри 
на блендата – равнинност на предната страна, 
грапавост на повърхността на предната страна 
на блендата, преден ръб на блендата.
(2) Последваща проверка на стабилизира­
щите прави участъци не се извършва.
Чл. 206. (1) Относителната неопределеност 
на коефициента на разхода C, независимо от 
вида на изводите за диференциално наляга­
не и при съответствие с всички технически 
изисквания и изисквания за монтаж, трябва 
да е в границите:
1. (0,7-β) %, когато 0,1 ≤ β ≤ 0,2;
2. 0,5 %, когато 0,2 ≤ β ≤ 0,6;
3. (1,667β-0,5) %, когато 0,6 ≤ β ≤ 0,75.
(2) В случаите, когато D < 71,12 mm, 
към стойностите за относителната неопре­
деленост по ал. 1 се прибавя стойността на 
неопределеността, изчислена по формулата 
0,9(0,75 – β) . (2,8 – D/25,4) %, където D е в mm.