Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
(3) Системите за измерване на инкор­
порираната в човешкото тяло активност се 
представят за проверка след извършване на 
необходимите за работата им настройки.
Чл. 352. Използваният при изследванията 
сравнителен материал (фантом) трябва да 
е сертифициран и да са посочени следните 
характеристики:
1. тип на фантома – модулен, торс, цяло 
тяло;
2. възможност за моделиране на човешки 
тела с различни размери и геометрии;
3. използвани радионуклиди, разположение, 
хомогенност, вид (точкови или др.) и брой на 
модулите;
4. срок на годност.
Раздел XXI 
Системи за контрол на радиоактивни емисии 
в околната среда и съоръжения за измерване 
при освобождаване на твърди материали от 
контрол
Чл. 353. Системите за контрол на радиоак­
тивни емисии в околната среда са стационар­
ни средства за измерване, предназначени за 
измерване на обемна и/или масова активност 
на радионуклиди, извеждани в заобикалящата 
среда в газообразна, аерозолна и/или в течна 
форма.
Чл. 354. Съоръженията за измерване при 
освобождаване на твърди материали от кон­
трол са стационарни средства за измерване, 
предназначени за измерване на специфичната 
активност на твърди материали с цел осво­
бождаване от контрол.
Чл. 355. (1) В зависимост от тяхното пред­
назначение системите за контрол на радио­
активни емисии в околната среда могат да 
са конструирани така, че да притежават един 
или няколко измервателни канала.
(2) Един измервателен канал може да служи 
за контрол на емисии на:
1. радиоактивни аерозоли във въздух;
2. радиоактивен йод във въздух;
3. радиоактивни благородни газове във 
въздух;
4. други специфични радионуклиди във 
въздух;
5. радионуклиди в отпадъчна вода, осво­
бождавана в околната среда.
Чл. 356. (1) Системите за контрол на ра­
диоактивни емисии в околната среда трябва 
да са конструирани така, че да осигуряват 
непрекъсната работа. Резултатите от измер­
ването трябва да се запазват при отпадане 
на захранването на системата за определен 
интервал от време.
(2) Времето след включване на система, 
за което тя е готова за работа, не трябва да 
е по-голямо от 30 min.
Чл. 357. (1) Съоръженията за измерване 
при освобождаване на твърди материали от 
контрол трябва да имат точно дефинирано 
разположение на транспортния съд с матери­
алите, чиято специфична активност ще бъде 
измервана, или с еталонните радиоактивни 
източници спрямо детекторите на съоръже­
нието.
(2) Съоръженията трябва да имат точно 
дефиниран, изработен от определено вещест во, 
за конкретна геометрия имитатор на матери­
алите за измерване.
(3) Съоръженията трябва да имат марки­
рана или указана от производителя точка, за 
която се отнася показанието на детекторите 
на системите при метрологичната проверка.
Чл. 358. (1) Показващото устройство (дис­
плеят) на системите може да е аналогово или 
цифрово. Скалата на аналоговото показващо 
устройство може да е линейна или логарит­
мична.
(2) Показанията на системите трябва да са 
в единици за обемна активност или в единици 
на друга подходяща производна величина.
Чл. 359. Системите за контрол на радио­
активни емисии в околната среда трябва да 
имат индикация за:
1. включена система;
2. включена помпа (ако е подходящо);
3. липса/наличие на повреда;
4. липса/наличие на аларма за превишено 
ниво на измерваната величина.
Чл. 360. Системите за контрол на радио­
активни емисии в околната среда трябва да 
имат възможност за дистанционно отчитане 
и съхраняване на резултатите от измерване.
Чл. 361. Системите за контрол на радио­
активни емисии в околната среда трябва да 
са конструирани така, че да има възможност 
за периодична проверка на изправността им.
Чл. 362. (1) Устройствата за подаване на 
алармен сигнал трябва да осигуряват подава­
нето на такъв сигнал за две нива на обемната 
активност независимо едно от друго. Сигналът 
трябва да е светлинен и звуков и да управлява 
поне два изхода.
(2) Системите трябва да позволяват включ­
ване на външни алармени устройства.
(3) Всички устройства за подаване на 
алармен сигнал трябва да могат да се прове­
ряват за работоспособност от оператора. В 
случай че алармата се настройва, трябва да 
има възможност за проверка извън обхвата 
на алармата.
(4) Устройствата за подаване на алармен 
сигнал трябва да запазват състоянието си до 
подаване на специален нулиращ сигнал или да 
се нулират автоматично, когато причината за 
аларма изчезне. Всяка измервателна система 
трябва да има поне два режима на аларма.
(5) Работната точка на всяко алармено 
устройство не трябва да се променя извън 
границите 80 % Х и 120 % Х, където Х е но­