Държавен вестник, бр. 48, 2011 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  48
(а) преди монтиране, чрез изпитване при пред­
писани условия и
(б) след монтиране, чрез сравняване на пока­
занията на електронните нивомери с измереното 
референтно ниво.
2.3.3 Максимално допустимите грешки, поло­
жителни или отрицателни, при условия на функ­
циониране са посочени в таблица 1.
Таблица 1. Максимално допустими грешки 
Описание
МДГ
Преди монтиране
1 mm
След монтиране
4 mm
2.3.4 Максимално допустимите грешки в таб­
лица 1 се прилагат за показанията на нивото на 
течността в резервоара или нивото на свободното 
пространство над течността в резервоара в зави­
симост от принципа на измерване на нивомера.
2.3.5 Грешката от хистерезис при смяна на 
посоката на движение на нивото не трябва да 
надвишава 1 mm.
2.3.6 МДГ „преди монтиране“ се прилагат за 
нивомера, преди той да бъде монтиран на резер­
воара, при одобряване на тип и при първоначална 
проверка.
2.3.7 МДГ „след монтиране“ се прилагат за 
нивомера след монтиране на резервоара, при 
одобряване на тип, първоначална и последваща 
проверка.
2.3.8 Изпитванията за точност „преди монти­
ране“ се извършват при най-малко 10 нива.
Последователните нива на измерване нара­
стват от нула до стойност, близка до обхвата на 
измерване, и по същия начин, когато намаляват, 
трябва, доколкото е възможно, да се разпределят 
равномерно върху обхвата на измерване.
3. Изисквания към нивомерните измервателни 
системи
3.1 Технически характеристики
3.1.1 За превръщането на резултатите от измерва­
нето на ниво в обема калкулаторът за обработване 
на данни трябва да съхранява калибровъчната таб­
лицата на резервоара по двойки стойности ниво/
обем за всяко измервателно отделение. Броят и 
интервалът на тези двойки стойности се подбират 
според реалната геометрия на резервоара. Средните 
стойности са изчислени чрез подходящи интерпо­
лации. Екстраполация не е допустима. 
3.1.2 Калибровъчната таблица на резервоара 
трябва да се определи за всяко отделение на из­
мервателния резервоар чрез обемни, геометрични, 
комбинация от двата и други признати методи. 
Изчисляване на калибровъчната таблица  на 
резервоара само въз основа на конструктивната 
документация не е разрешено.
3.1.3 Обхватът на нивото в калибровъчната 
таблица на резервоара трябва да съдържа всич­
ки положения на запълване, които се срещат в 
практическата работа. 
3.1.4 Калибровъчната таблица на резервоара, 
определена по време на калибриране, се съхра­
нява в калкулатора на нивомерната измервателна 
система по начин, непозволяващ манипулация.
3.2 Метрологични характеристики
3.2.1 Нивомерните измервателните системи 
трябва да бъдат проектирани и произведени така, 
че техните грешки да не превишават максимално 
допустимите грешки, посочени в таблица 3, при 
следната температура на околната среда: 
минимум - 25 °C 
максимум + 55 °C. 
3.2.2 Класове на точност и максимално допус­
тими грешки
В зависимост от областта на приложение на 
нивомерните измервателни системи, монтирани на 
неподвижни резервоари, са класифицирани в два 
класа на точност съгласно таблица 2. Съответните 
максимално допустими грешки (неопределеност) 
на показанията за обем в калибровъчните таблици 
са посочени в ред Б на таблица 3.
Таблица 2. Класове на точност в зависимост 
от областта на приложение
Класове 
на точ­
ност
Тип измервателна система
0.5
•	
Измервателни системи за теч­
ности с вискозитет, който не 
надвишава 20 mPa.s при работна 
температура;
•	
Измервателни системи за преза­
реждане на самолети.
1.0
•	
Измервателни системи за втечне­
ни газове под налягане, измервани 
при температура, равна или по-
голяма от минус 10 °C.
Таблица 3. Класове на точност, максимално 
допустими грешки и неопределености
Класове на точност
0.5
1.0
Статична из­
мервателна 
система (A)
±0.5 %
±1.0 %
Неподвижен 
резервоар за 
измерване 
(Б)
(±0.2 %)* ±0.3 %
±0.5 %
* за вертикални резервоари
3.2.3 Условия за прилагане на максимално 
допустимата грешка
3.2.3.1 Максимално допустимите грешки в ред А 
на таблица 3 се прилагат за измервателни системи 
при условията на функциониране за:
(а) одобряване на тип;
(б) първоначална проверка;