Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
защитния корпус при най-високата номинална 
температура трябва да бъде съответно:
1. 100 МΩ при температура от 15 °C до 
25 °C и при напрежение 100 V DC;
2. 10 МΩ при температура от 100 °C до 
300 °C и при напрежение 10 V DC;
3. 2 МΩ при температура от 301 °C до 500 °C 
и при напрежение 10 V DC;
4. 0,5 МΩ при температура от 501 °C до 
850 °C и при напрежение 10 V DC.
(4) Конструкцията на преобразувателите 
на температура трябва да позволява използва­
нето им при захранване с постоянен ток или 
променлив ток с честота до 500 Hz.
(5) Преобразувателите на температура 
трябва да са конструирани с четирипроводна 
схема на свързване и да се използват в съ­
ответствие с определения от производителя 
начин на свързване.
Чл. 233. (1) Конструкцията на преобразу­
вателите на температура трябва да осигурява 
степен на защита от проникване на твърди 
частици и течности, специфицирана от про­
изводителя в зависимост от предписаните 
условия на функциониране.
(2) Преобразувателите на температура 
трябва да са конструирани и произведени така, 
че да осигуряват защита на метрологичните 
характеристики.
(3) Конструкцията на преобразувателите 
на температура трябва да осигурява:
1. защита срещу всяка неправилна употре­
ба, която може да се предвиди;
2. места за поставяне на знаците от мет­
рологичен контрол;
3. възможност за извършване на провер­
ки за съответствие на преобразувателите на 
температура с изискванията на този раздел и 
с удостоверението за одобрен тип.
Чл. 234. Преобразувателите на темпе­
ратура трябва да носят следните надписи, 
маркировки и означения:
1. име или търговско наименование на 
производителя;
2. идентификация на типа;
3. идентификационен номер и година на 
производство;
4. знак за одобрен тип;
5. тип на сондата;
6. обхват на измерване;
7. номинално съпротивление R0;
8. клас А;
9. класификация за опасната зона за преоб­
разувателя на температура, ако е приложимо.
Чл. 235. Преобразувателите на температура 
за измерване температурата на природния 
газ или парата се предоставят на пазара 
и/или се пускат в действие след одобряване 
на типа и първоначална проверка и подлежат 
на последващи проверки.
Чл. 236. (1) Изпитването за одобряване на 
типа включва проверка на съответствието на 
метрологичните и технически характеристики, 
определени от производителя в техническата 
документация, с техническите и метрологични 
изисквания към преобразувателите на темпе­
ратура, посочени в този раздел.
(2) Последваща проверка може да се извър­
ши в помещения на местата за употреба, след 
демонтаж, съгласно методиките за проверка.
Чл. 237. (1) Максималните допустими от­
клонения на преобразувателите на температура 
за клас А съгласно БДС EN IEC 60751 са равни 
на 0,15 + 0,002.|t|, където |t| е абсолютната 
стойност на температурата в °C.
(2) При първоначална и последваща про­
верка на преобразувателите на температура 
грешките се определят в три точки от обхвата 
на измерване, съответно: Tmin , 0 °C и Тmax.
Чл. 238. (1) За измерване на налягането на 
природния газ или парата се използват самос­
тоятелно или като части от дадено средство 
за измерване преобразуватели на налягане.
(2) За целите на този раздел преобразува­
телят на налягане е средство за измерване 
на налягане, което измерва и непрекъснато 
преобразува налягането в унифициран елек­
трически изходен сигнал 4 – 20 mA и/или 
цифров сигнал стандартни протоколи HART 
или MODBUS с интерфейс RS232/RS485.
(3) Преобразувателите на налягане са 
преобразуватели за измерване на абсолют­
но/барометрично налягане, преобразуватели 
за измерване на диференциално налягане и 
преобразуватели за измерване на относително 
налягане.
Чл. 239. (1) Конструкцията и съставните 
елементи на преобразувателите на налягане, 
специфицирани от производителя, трябва да 
осигуряват стабилност и запазване на техни­
ческите и метрологичните характеристики 
за периода, предвиден за употреба по пред­
назначение и в съответствие с инструкциите 
на производителя по отношение на здравина 
и цялост на измервателните камери, диелек­
трична якост и устойчивост на изолацията, 
претоварване, устойчивост на удар и вибрации, 
климатични и други условия.
(2) Конструкцията на преобразувателите 
на налягане трябва да осигурява защита от 
корозия, проникване на влага и срещу меха­
нични и термични въздействия.
(3) Конструкцията на преобразувателите 
на налягане трябва да осигурява степен на 
защита от проникване на твърди частици и 
течности, специфицирана от производителя 
в зависимост от предписаните условия на 
функциониране.
(4) Преобразувателите на налягане трябва 
да са конструирани и произведени така, че 
да осигуряват защита на метрологичните 
характеристики.
(5) Конструкцията на преобразувателите 
на налягане трябва да осигурява: