Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 23

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Чл. 186. (1) Максимално допустимата греш-
ка при измерване на налягането в маншета за
всяка точка от обхвата на измерване при пови-
шаване и намаляване на налягането, измерено
при околна температура в обхвата от 15 °С до
25 °С и относителна влажност от 20 до 85 %, не
трябва да е по-голяма от ± 0,4 kPa (± 3 mmHg)
при първоначална проверка и от ± 0,5 kPa
(± 4 mmHg)—при последваща проверка.
(2) Грешката от хистерезис за анероидните
сфигмоманометри в целия обхват на измерване
да е в границите от 0 kPa до 0,5 kPa (от 0 mmHg
до 4 mmHg);
(3) При изменение на температурата в гра-
ницата от 10 °C до 40 °C и относителна влаж-
ност 85 % (без кондензация) разликата в по-
казанията за налягането в маншета на сфигмо-
манометъра не трябва да е по-голяма ± 0,4 kPa
(± 3 mmHg).
(4) При съхраняване сфигмоманометърът
трябва да отговаря на изискванията за макси-
мално допустими грешки след престояване на
образеца за 24 часа при температура:
1. минус 20 °С и за 24 часа при температура
70 °С и относителна влажност 85 % (без кон-
дензация)—за механичните сфигмоманометри;
2. минус 5 °С и за 24 часа при температура
50 °С и относителна влажност 85 % (без кон-
дензация)—за автоматичните (електронните)
сфигмоманометри.
 (5) При клинични изпитвания на автома-
тичните (електронните) сфигмоманометри,
проведени от производителя, грешките на ця-
лата система трябва да са в границите:
1.  ± 0,7 kPa (± 5 mmHg) за максималната
средна грешка на измерване;
2.  1,1 kPa (8 mmHg) за максималното експе-
риментално средноквадратично отклонение.
Чл. 187. (1) Сфигмоманометрите се пускат
на пазара и/или в действие след одобряване на
типа и първоначална проверка и подлежат на
последващи проверки.
(2) При изследването на типа на сфигмома-
нометрите се установява съответствието им с
изискванията на този раздел.
(3) При одобряване типа на сфигмоманомет-
рите се изследват 3 образеца.
(4) При необходимост се провеждат клинич-
ни изпитвания при изследване на образците за
одобряване на типа.
Чл. 188. (1) Първоначалната и последваща-
та проверка включват:
1. проверка за комплектност и за наличие на
надписи и означения;
2. проверка на пневматичната система на
сфигмоманометрите;
3. проверка за съответствие с изискванията
за максимално допустимите грешки на сфиг-
моманометрите;
4. проверка на грешката от хистерезис за
анероидните сфигмоманометри.
(2) Проверките се извършват най-малко в 5
точки, равномерно разпределени в обхвата на
измерване.
(3) Неопределеността на използваните ета-
лони трябва да е поне една четвърт от макси-
мално допустимата грешка на проверявания
сфигмоманометър.
Раздел X
Манометри, използвани в съоръжения под на-
лягане и в железопътния транспорт
Чл. 189. (1) Манометрите са средства за из-
мерване на налягането на флуид, затворен или
протичащ в обем, с еластичен измервателен
елемент—тръбна пружина (бурдонова тръба),
плоска пружина (мембрана), мембранна кутия
или силфон.
(2) В зависимост от вида на измерваното
налягане манометрите биват:
1. за положително налягане;
2. за отрицателно налягане (вакуумметри);
3. за положително и отрицателно налягане
(мановакуумметри).
(3) Изискванията на този раздел се прилагат
към манометри, използвани в съоръжения под
налягане и в железопътния транспорт, с обхват
на измерваното налягане от минус 100 kРа до
160 MРa, с изключение на такива, които се из-
ползват като индикатори.
Чл. 190. Манометрите трябва да са израбо-
тени от материали и с конструкция, които оси-
гуряват тяхната надеждност, стабилност, хер-
метичност и устойчивост на влияния на окол-
ната среда при работни условия.
Чл. 191. (1) Границите на обхватите на из-
мерване на манометрите за положително наля-
гане трябва да се избират от следните редове:
1. от 0 до 60 kРа, 100 kРа, 160 kРа, 250 kРа,
400 kРа или 600 kРа;
2. от 0 до 1 МРа, 1,6 МРа, 2,5 МРа, 4 МРа или
6 МРа;
3. от 0 до 10 МРа, 16 МРа, 25 МРа, 40 МРа или
60 МРа;
4. от 0 до 100 МРа или 160 МРа;
5. от 0 до 50 kРа, 200 kРа или 500 kРа;
6. от 0 до 2 МРа или 5 МРа;
7. от 0 до 20 МРа или 50 МРа, като показва-
щата стрелка на манометрите трябва да се вър-
ти по посока на часовниковата стрелка при
повишаване на налягането.
(2) Границите на обхватите на измерване на
манометрите за отрицателно налягане (ваку-
умметрите) трябва да се избират от следните
редове: от минус 100 kPa до 0 kРа или от минус
60 kPa до 0 kРа, като показващата стрелка на
вакуумметрите трябва да се върти в посока,
обратна на часовниковата стрелка, при нато-
варване на вакуумметъра.
(3) Границите на обхватите на измерване на
манометрите за положително и отрицателно
налягане (мановакуумметрите) трябва да се
избират от следните редове: