Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 111

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  111  
14.1. Ако таксата, която трябва да бъде за-
платена, или мерките срещу злоупотреба могат 
да се повлияят от избора на функциите от 
предварително програмирана настройка или 
от свободна настройка на данните, трябва да 
има възможност за защита на настройките на 
средството за измерване и на въведените данни.
14.2. Възможностите за защита на таксиме-
тровия апарат трябва да осигуряват възможност 
за отделна защита на настройките.
14.3. Разпоредбите на т. 8.3 от приложение 
№ 10 се прилагат и за тарифите.
15.1. Таксиметровият апарат трябва да е 
снабден със сумиращи броячи без възможност 
за нулиране за всяка от следните стойности:
а) общото изминато разстояние от таксимет­
ровия автомобил;
б) общото изминато разстояние в режим 
„Заето“;
в) общия брой наемания (курсове);
г) общата парична сума, начислена като 
добавки;
д) общата парична сума, начислена като такса.
Сумираните стойности трябва да включват 
запаметените стойности по т. 9 при спадане и 
отпадане на електрозахранването.
15.2. При изключване от захранването такси-
метровият апарат трябва да позволява сумираните 
стойности да се съхраняват за срок една година, 
за да могат стойностите от апарата да се разчитат 
от друг носител.
15.3. Трябва да се вземат подходящи мерки, за 
да се предотврати използването на показваните 
на дисплея сумирани стойности по начин, който 
да заблуди пътниците.
16. Разрешава се автоматична смяна на та-
рифите вследствие на:
а) разстоянието на пътуването;
б) продължителността на пътуването;
в) частта на денонощието;
г) датата;
д) деня от седмицата.
17. Ако характеристиките на таксиметровия 
автомобил са важни за коректната работа на 
таксиметровия апарат, той трябва да разполага 
със средства за защита на връзката на таксимет­
ровия апарат към таксиметровия автомобил, в 
който е монтиран.
18. За целите на изпитване след монтаж 
таксиметровият апарат трябва да разполага с 
възможност за проверка поотделно на точността 
на измерване на време и разстояние, както и на 
точността на изчисляване.
19. Таксиметровият апарат и неговата инструк-
ция за монтаж, дадена от производителя, трябва 
да са такива, че ако той е монтиран съгласно 
инструкциите на производителя, възможността за 
умишлени злоупотреби с измервателния сигнал 
за изминато разстояние да е сведена до минимум.
20. Общото съществено изискване по отно-
шение на злоупотребите трябва да се изпълнява 
по начин, при който се защитават интересите 
на клиента, водача, работодателя на водача и 
финансовите органи.
21. Таксиметровият апарат трябва да е проек-
тиран така, че да запазва МДГ, без да е нужно да 
се регулира, за срок една година при нормална 
употреба.
22. Таксиметровият апарат трябва да е обо-
рудван с часовник за реално време, посредством 
който се поддържат времето от деня и датата, 
като едното или и двете от тях могат да се из-
ползват за автоматична промяна на тарифите. 
Изискванията към часовника за отчитане на 
реалното време са:
а) поддържането на времето да е с точност 
0,02 %;
б) възможността за корекция на часовника да 
е не повече от 2 минути на седмица; корекцията 
за лятно и зимно време трябва да се извършва 
автоматично;
в) автоматична или ръчна корекция по време 
на пътуване трябва да е невъзможна.
23. За стойностите на изминатото разстояние 
и изтеклото време, когато се показват или отпе-
чатват в съответствие с наредбата, се използват 
следните единици:
а) изминато разстояние: километри;
б) изминало време: секунди, минути или 
часове, както е подходящо; като се има предвид 
съответната разделителна способност и необхо-
димостта от избягване на недоразумения.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
B + F или B + D или H1.
Приложение № 8 
към чл. 2
Материални мерки (MI-008)
Раздел I
Материални мерки за дължина
Съответните съществени изисквания на 
приложение № 10, специфичните изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието, 
изброени в настоящия раздел, се прилагат за 
материалните мерки за дължина, определени 
по-долу. Изискването за прилагане на копие 
от декларациите за съответствие обаче може 
да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро 
към партида или пратка, отколкото към всяко 
отделно средство за измерване.
Определения
Материална мярка 
за дължина
Средство за измерване, 
включващо измервателни 
скали с деления, предста-
вени в законово устано-
вени единици за измер-
ване на дължина.
Специфични изисквания
1. Референтни условия
1.1. Ролетки с дължина, равна на или по-голя-
ма от 5 метра, трябва да отговарят на изисквани-
ята за максимално допустимите грешки (МДГ), 
когато се прилага сила на опън от 50 нютона или 
други стойности за сила, посочени от производи-
теля и съответно обозначени върху ролетката, а 
в случая на твърди или полутвърди мерки – без 
да е необходима сила на опън.