Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 25

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25  
4. налягане при максимално бързо пълнене 
с газово гориво, Pv;
5. минимално налягане на газа, Pmin, ако 
е критично;
6. максимална температура на газа, Tmax;
7. минимална температура на газа, Tmin;
8. клас на околна среда. 
(4) Минималното измерено количество на 
измервателната система трябва да се формира 
от реда 1 × 10n, 2 × 10n или 5 × 10n kg, къде­
то n е положително или отрицателно цяло 
число или нула. Минималното измерено ко­
личество трябва да удовлетворява условията 
на използване на измервателната система. 
Измервателната система не трябва да бъде 
използвана за измерване на количества, по-
малки от минималното измерено количество.
(5) Измервателни системи с максимален 
разход, не по-голям от 30 kg/min, трябва да 
имат минимално измерено количество, което 
не надвишава 2 kg. Измервателни системи с 
максимален разход, по-голям от 30 kg/min, 
но не по-голям от 70 kg/min, трябва да имат 
минимално измерено количество, което не 
надвишава 5 kg. Измервателни системи с 
максимален разход, по-голям от 70 kg/min, 
трябва да имат минимално измерено коли­
чество, което не надвишава 10 kg.
Чл. 447г. (1) Обхватът на измерване трябва 
да отговаря на условията за използване на 
измервателната система и тя трябва да бъде 
проектирана така, че разходът да бъде между 
минималния и максималния разход с изклю­
чение в началото и в края на измерването 
или по време на прекъсванията.
(2) При нормални условия на използване 
системата за контрол на потока трябва да 
предотвратява зареждането с разходи, по-мал­
ки от минималния разход на измервателната 
система. Обхватът на измервателната система 
трябва да бъде в рамките на обхвата на из­
мерване на всеки от нейните елементи.
(3) Отношението между максималния и 
минималния разход трябва да бъде най-мал­
ко 10:1.
(4) Измервателната система трябва да се 
използва само за измерване на газ, с харак­
теристики в границите на работния є обхват, 
както е посочено в удостоверението за одо­
бряване на типа.
Чл. 447д. (1) Измервателните системи тряб­
ва да бъдат оборудвани с показващо устрой­
ство, което да показва масата на измереното 
количество газ. Ако системата е оборудвана 
с показващо устройство за цена, трябва: 
1. показанията за единична цена и цена­
та, по която се плаща, да са свързани само 
с масата;
2. показанията за цена да се дават само 
при показване на масата.
(2) Показанието за маса трябва да бъде 
в килограми, като обозначената единица за 
измерване трябва да се появява в непосред­
ствена близост до показанието.
(3) Измервателната система може да има 
няколко устройства, показващи едно и също 
количество, всяко от които трябва да отговаря 
на изискванията на този раздел, ако подлежи 
на контрол. Скалните деления на различните 
показания трябва да бъдат едни и същи.
(4) За всяко измерено количество, отнасящо 
се за едно и също измерване, показанията, 
предоставени от различни устройства, не 
трябва да се отклоняват едно от друго.
(5) Допуска се едно показващо устройство 
да се използва с повече от една измервателна 
система, при условие че не отчита едновре­
менно показанията на две или повече системи 
и че системата, чието показание се отчита, е 
ясно идентифицирана.
(6) Скалното деление трябва да е от реда 
1 × 10n, 2 × 10n или 5 × 10n kg, където n е по­
ложително или отрицателно цяло число или 
нула. Скалното деление трябва да е равно или 
да е по-малко от половината от отклонението 
от минимално определената маса.
(7) Когато е приложимо, изискванията, 
отнасящи се до показанията за маса, се при­
лагат също и за показанията за цена.
Чл. 447е. (1) Измервателните системи тряб­
ва да имат точка, определяща количеството 
газ като доставено, наречена трансферна точка. 
Тази точка се разполага след разходомера.
(2) Не се допускат възможности измереното 
количество газ да се отклонява след разходо­
мера по време на пълнене.
(3) Допуска се да бъдат монтирани посто­
янно две или повече захранващи трансферни 
точки, които да работят едновременно или 
последователно, при условие че не може да 
се осъществи отклонение на потока газ към 
друг, а не към предвидения съд. 
(4) Когато по време на доставката се из­
ползва само една трансферна точка и след 
трансфера точката се смени, следващата дос­
тавка трябва да бъде забранена до нулиране 
на показващото устройство.
Чл. 447ж. Когато при доставка има риск 
разходът да превиши Qmax, на измервателната 
система трябва да бъде осигурено устройство 
за ограничаване на потока. 
Чл. 447з. Към измервателната система 
трябва да се монтира манометър, за да се 
проверява Pmax и Pmin.
Чл. 447и. (1) Максимално допустимите 
относителни грешки на показанията на маса 
при одобряване на тип са равни на:
1. ± 1 % от измереното количество за са­
мия разходомер, и
2. ± 1,5 % от измереното количество за 
цялата измервателна система, свързана с мар­
куч с дължина, по-малка или равна на 5 m;