Държавен вестник, бр. 1, 2007 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  1
ходимост се коригира в случай на неравномерност,
дължаща се на градиентите на плътността и на
крайния ефект. Производителят на димомера пре-
доставя дължината на оптичния път, като се взе-
мат предвид мерките срещу образуването на сажди
(например използване на въздух за почистване).
Когато дължината на оптичния път не е известна,
тя се определя съгласно стандарт БДС ISO
11614:2005, т. 11.6.5. За точното определяне на дъл-
жината на оптичния път се изисква минимална
скорост на отработилите газове 20 m/s.
Източник на светлина—LS
Източникът на светлина трябва да бъде наже-
жаема лампа с цветна температура в границите от
2800 до 3250 К или диод, излъчващ зелена светлина
(LED) със спектрален пик в границите от 550 до
570 nm. Източникът на светлина трябва да бъде
защитен от натрупването на сажди чрез средства,
които не влияят на дължината на оптичния път
извън тази, предписана от производителя.
Датчик (светлинен детектор)—LD
Датчикът трябва да бъде фотоклетка или фото-
диод (с филтър, когато е необходимо). При светли-
нен източник с нажежаема жичка приемното уст-
ройство да има пикова спектрална реакция, подоб-
на на кривата на чувствителност на човешкото око
(максимална реакция) в границите от 550 до 570 nm;
до 4 % от тази максимална чувствителност трябва
да бъде под 430 nm и над 680 nm. Датчикът (свет-
линният детектор) трябва да бъде защитен от нат-
рупването на сажди чрез средства, които не
влияят на дължината на оптичния път извън тази,
предписана от производителя.
Насочващи (колиматорни) лещи—CL
Светлинният поток трябва да се насочва във вид
на сноп с максимален диаметър 30 mm. Лъчите на
светлинния поток трябва да бъдат успоредни с до-
пустимо отклонение 3° спрямо оптичната ос.
Температурен датчик—Т1 (по избор)—темпе-
ратурата на отработилите газове може да бъде наб-
людавана по време на изпитването.
3.3. Димомер за частичен поток (дебит)
При използване на димомер за частичен поток
(фиг. 23) от изпускателната тръба се взема пред-
ставителна проба от отработилите газове и се из-
праща в измервателната камера чрез тръбата за
прехвърляне. При този тип димомер ефективната
дължина на оптичния път зависи от конструкция-
та на димомера. Времето за реагиране, посочено в
т. 3.3.1, се прилага при минимален дебит на потока
през димомера, предписан от неговия производител.
Фиг. 23. Димомер за частичен дебит
3.3.1. Компоненти от фиг. 23:
Изпускателна тръба—EP—За изпускателна тръ-
ба се използва права тръба с диаметър най-малко
6 пъти диаметъра на тръбата пред и 3 пъти диаме-
търа на тръбата след накрайника на сондата.
Сонда за вземане на проби—SP—За сонда за взе-
мане на проби се използва отворена тръба, разпо-
ложена по оста на изпускателната тръба с отвор
срещу потока. Разстоянието от стените на изпуска-
телната тръба е най-малко 5 mm. Диаметърът на
сондата трябва да осигурява представителна проба
и достатъчен поток през димомера.
Тръба за прехвърляне—ТТ:
Тръбата за прехвърляне:
—е колкото е възможно по-къса и осигурява тем-
пература на отработилите газове 373 ± 30 K (100 °C
± 30 °C) на входа на измервателната камера;
—има температура на стените, по-висока от точ-
ката на втечняване на отработилите газове за  из-
бягване на кондензацията;
—има диаметър, равен на диаметъра на сондата
за вземане на проби по цялата  дължина;
—има максимално време за реагиране 0,05 s при
минимален поток през димомера, определен съг-
ласно приложение № 8, част 5, т. 5.2.4;
—има незначително влияние върху пиковата
стойност на димните емисии.
Уред за измерване на дебита—FМ—Уредът за
измерване на дебита е предназначен за определяне
на точния дебит в измервателната камера. Мини-
малният и максималният дебит се посочват от про-
изводителя на уреда и са такива, че позволяват спаз-
ването на изискванията за време на реагиране на
ТТ и спецификациите за дължината на оптичния
път. Уредът за измерване на дебита може да бъде
разположен близо до помпата за вземане на проби
(Р), когато се използва такава.
Измервателна камера—МС—Измервателната
камера трябва да има неотражателна вътрешна по-
върхност или еквивалентна оптическа среда. По-
падането на разсеяна светлина върху датчика (де-
тектора) от вътрешни отражения в резултат на ди-
фузионни ефекти се свежда до минимум.
Налягането на газовете в измервателната ка-
мера трябва да се различава от атмосферното на-
лягане с не повече от 0,75 kPa. Когато по конст-
руктивни причини това е невъзможно, получена-
та от димомера стойност се преобразува в атмос-
ферно налягане.
Температурата на стените на измервателната
камера се поддържа в границите ± 5 K за диапазона
от 343 K (70 °C) до 373 K (100 °C) и при всички
случаи достатъчно над точката на втечняване на
отработилите газове, за да се избегне кондензация.
Измервателната камера се оборудва с подходящи
устройства за измерване на температурата.
Дължина на оптичния път—OPL—Дължината
на затъмнения от димните емисии оптичен път
между източника на светлина в димомера и прием-
ното устройство (датчика), коригирана при необхо-
димост в случай на неравномерност, дължаща се на
градиентите на плътността и на крайния ефект. Про-
изводителят на димомера предоставя дължината на
оптичния път, като се вземат предвид мерките сре-
щу натрупването на сажди (например използване на
въздух за почистване). Когато дължината на оптич-
ния път не е известна, той се определя съгласно
стандарт БДС ISO 11614:2005, т. 11.6.5.