Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 13

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
Г л а в а  т р е т а
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 25. Производителят трябва да приложи
по собствен избор една от процедурите за оце-
няване на съответствието по чл. 27, за да оцени
съответствието на средството за измерване с
приложимите за него съществени изисквания.
Чл. 26. Процедурите за оценяване на съот-
ветствието са съставени от един от следните
модули или комбинация от тях:
1. “Деклариране на съответствие, основано
на вътрешен производствен контрол—модул
А”—приложение № 13;
2. “Деклариране на съответствие, основано
на вътрешен производствен контрол и изпитва-
не на продукта от нотифициран орган—модул
А1”—приложение № 14;
3. “Изследване на типа—модул В”—прило-
жение № 15;
4. “Деклариране на съответствие с типа, ос-
новано на вътрешен производствен контрол—
модул С”—приложение № 16;
5. “Деклариране на съответствие с типа, ос-
новано на вътрешен производствен контрол и
изпитване на продукта от нотифициран орган—
модул С1”—приложение № 17;
6. “Деклариране на съответствие с типа, ос-
новано на осигуряване качеството на производ-
ството—модул D”—приложение № 18;
7. “Деклариране на съответствие, основано
на осигуряване  качеството на производство-
то—модул D1”—приложение № 19;
8. “Деклариране на съответствие с типа, ос-
новано на осигуряване качеството на контрола
и изпитването на крайния продукт—модул Е”—
приложение  № 20;
9. “Деклариране на съответствие, основано
на осигуряване качеството на контрола и из-
питването на крайния продукт—модул Е1”—
приложение № 21;
10.  “Деклариране на съответствие с типа,
основано на проверка на продукта—модул F”—
приложение № 22;
11.  “Деклариране на съответствие, основа-
но на проверка на продукта—модул F1”—при-
ложение № 23;
12.  “Деклариране на съответствие, основа-
но на проверка на единичен продукт—модул
G”—приложение № 24;
13.  “Деклариране на съответствие, основа-
но на пълно осигуряване на качеството—модул
Н”—приложение № 25;
14.  “Деклариране на съответствие, осно-
вано на пълно осигуряване на качеството и
изследване на проекта—модул Н1”—приложе-
ние № 26.
Чл. 27. Оценяването на съответствието на
отделните групи средства за измерване със съ-
ществените изисквания се извършва по избор на
производителя по една от следните процедури:
1.  за водомери—комбинацията на модул В и
модул F или комбинацията на модул В и модул
D или модул Н1;
2. за разходомери за газ и коригиращи уст-
ройства за обем—комбинацията на модул В и
модул F, или комбинацията на модул В и модул
D или модул Н1;
3. за електромери—комбинацията на модул
В и модул F или комбинацията на модул В и
модул D или модул Н1;
4. за топломери—комбинацията на модул В
и модул F или комбинацията на модул В и мо-
дул D или модул Н1;
5. измервателни системи за непрекъснато и
динамично измерване на количества течности,
различни от вода—комбинацията на модул В и
модул F или комбинацията на модул В и модул
D или модул Н1, или модул G;
6. за везни с автоматично действие:
а) механични системи—комбинацията на
модул В и модул D или комбинацията на модул
В и модул Е, или комбинацията на модул В и
модул F или модул D1, или модул F1 или модул
G, или модул Н1;
б) електромеханични везни—комбинацията
на модул В и модул D или комбинацията на
модул В и модул Е, или комбинацията на модул
В и модул F или модул G, или модул Н1;
в) електронни системи или системи, изпол-
зващи софтуер—комбинацията на модул В и
модул D или комбинацията на модул В и модул
F или модул G, или модул Н1;
7. за таксиметрови апарати—комбинацията
на модул В и модул F или комбинацията на модул
В и модул D, или модул Н1;
8. за материални мерки:
а) за дължина—комбинацията на модул В и
модул D или модул F1, или модул D1, или модул
Н, или модул G;
б) за вместимост—комбинацията на модул
В и модул D или комбинацията на модул В и
модул Е или модул А1, или модул F1, или модул
D1, или модул Е1, или  модул Н;
9. за газоанализатори на отработени газове
от моторни превозни средства—комбинацията
на модул В и модул F или комбинацията на модул
В и модул D или  модул Н1.
Чл. 28. Производителят предоставя техни-
ческа документация, необходима за оценяване
на съответствието на средствата за измерване
или групи средства за измерване съгласно чл. 29.
Чл. 29. (1) Техническата документация тряб-
ва да представя по разбираем начин информа-
ция за конструкцията, производството и рабо-
тата на средството за измерване и да позволява
оценяване на неговото съответствие с изисква-
нията на наредбата.
(2) Техническата документация трябва да е
достатъчно подробна, за да осигурява:
1. определяне на метрологичните характе-
ристики;