Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 33

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
Чл. 270. (1) Проверката на водомерите за
топла вода включва изпитване за плътност (хер-
метичност) при налягане и проверка на точност.
(2) Изпитването за плътност при налягане
може да се извърши със студена вода за една
минута при налягане, равно на 1,6 пъти макси-
малното работно налягане. По време на изпит-
ването не трябва да има пропускане или про-
смукване на вода през стените на водомера.
(3) Проверката за точност се провежда с
топла вода при температура (50 ± 5) °С най-
малко при 3 разхода в границите между 0,9 Qmax
и Qmax, Qt и 1,1 Qt и Qmin и 1,1 Qmin.
(4) Проверката за точност на водомера за
топла вода може да се извърши със студена вода,
ако в удостоверението за одобрен тип е описан
такъв метод.
(5) Проверката по ал. 4 е допустима, ако при
изпитването за одобряване на типа е използва-
на студена вода и водомерът, преминал това
изпитване, отговаря на максимално допусти-
мите грешки съгласно чл. 259, ал. 2.
(6) В случаите по ал. 5 удостоверението за
одобрен тип трябва да съдържа описание на
метода на изпитването и на изискванията по
отношение на максимално допустимите греш-
ки и разходи при изпитване.
Чл. 271. При всяко измерване обемът на
водата, преминаващ през водомера, трябва да е
достатъчен, за да завърти стрелката или ролка-
та върху проверочната скала на един или пове-
че пълни обороти и да елиминира ефекта на
циклично изкривяване.
Чл. 272. (1) Грешките на водомера при пър-
воначална проверка трябва да са по-малки или
равни от максимално допустимите грешки по
чл. 259, ал. 1—за водомерите за студена вода, и
по чл. 259, ал. 2—за водомерите за топла вода.
(2) Когато всички грешки са с един и същ
знак, само положителни или само отрицател-
ни, водомерът трябва да се настрои така, че
всички грешки да не превишават една втора от
максимално допустимата грешка.
Чл. 273. (1) Последващата проверка на во-
домерите се извършва при изискванията за пър-
воначална проверка и включва проверка на
точността.
(2) Максимално допустимите грешки на во-
домерите за студена вода при последваща про-
верка трябва да са:
1. след ремонт:
а)  ± 5 % в долната зона за Qmin І Q < Qt;
б)  ± 2 % в горната зона Qt І Q І Qmax;
2. при периодична проверка:
а)  ± 5 % в долната зона за Qmin І Q < Qt;
б)  ± 5 % в горната зона Qt І Q І Qmax.
(3) Максимално допустимите грешки на во-
домерите за топла вода при последваща про-
верка трябва да са:
1. след ремонт:
а)  ± 5 % в долната зона за Qmin І Q < Qt;
б)  ± 3 % в горната зона Qt І Q І Qmax;
2. при периодична проверка:
а)  ± 5 % в долната зона за Qmin І Q < Qt;
б)  ± 5 % в горната зона Qt І Q І Qmax.
Раздел XIV
Обемни разходомери за течности, различни от
вода, и допълнителни устройства към тях
Чл. 274. (1) Обемните разходомери за теч-
ности, различни от вода, са средства за измер-
ване, предназначени за определяне разхода на
определени течности (като течен петрол и про-
изводни продукти, течни храни, алкохол и сме-
си на алкохол и вода, химически продукти в
течно състояние и други), при които течността
предизвиква движение на подвижните стени на
измервателните камери, което позволява да се
измерват различни обеми.
(2) Обемните разходомери за течности, раз-
лични от вода, се състоят от измервателно и
показващо устройство, като обикновено разхо-
домерът е част от измервателна система.
(3) Разходомерите за течности, различни от
вода, се характеризират със:
1. минимално доставено количество, равно
на минималния обем течност, който може да се
измери от даден тип устройство;
2. цикличен обем, равен на обема течност,
отговарящ на работния цикъл на средството за
измерване, т.е. който се отнася към движение-
то като цяло, в края на който всички вътрешни
движещи се части на средството за измерване
се връщат отново в изходното си положение;
3. периодична вариация, равна на максимал-
ната разлика за един работен цикъл между обе-
ма, транспортиран от подвижните компонен-
ти, и съответния обем, отчетен от показващото
устройство, свързано със средството на измер-
ване без хлабина и приплъзване по такъв на-
чин, че в края на всеки цикъл да отчита за този
цикъл обем, еквивалентен на цикличния обем.
Тази разлика може да се намали чрез подходя-
що устройство за регулиране.
Чл. 275. (1) Определени разходомери за теч-
ности, различни от вода, трябва да работят с
допълнителни устройства, които са неразделна
част от тях.
(2) Допълнителните устройства могат да са:
1. нулиращ механизъм;
2. сумиращ обемен брояч;
3. съставни показващи устройства;
4. ценообразуващи устройства;
5. печатащи устройства, или
6. устройства за предварително установява-
не на измерваното количество.
Чл. 276. (1) Разходомерите трябва да включ-
ват показващ механизъм, който да отчита из-
мервания обем в кубически сантиметри или
милилитри, в кубически дециметри или литри
или в кубически метри.
(2) В показващия механизъм с един или пове-
че елементи елементът, на който са нанесени най-
малки скални деления, се нарича “първи елемент”.