Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 117

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  117  
Изпитванията на метрологичните характе-
ристики се провеждат по време или след при-
лагане на влияещата величина в зависимост от 
условията, отговарящи на нормалното работно 
състояние на средството за измерване, при които 
влияещата величина е вероятно да се прояви.
1.4.2. Влажност на околната среда:
а) в зависимост от климатичните условия на 
околната среда, в които е предназначено да се 
използва, средството за измерване се изпитва 
на влияние на влажна топлина при установе-
ни условия (без кондензация) или се подлага 
на циклично изпитване на влажна топлина (с 
кондензация); 
б) циклично изпитване на влажна топлина 
се извършва, когато кондензацията е влияещ 
фактор или когато проникването на водните 
пари се ускорява в резултат на дишането; ко-
гато некондензираната влага е влияещ фактор, 
се извършва изпитване на влажна топлина при 
установени условия.
2. Възпроизводимост
Измерването на една и съща величина на 
различно място или от друг ползвател, когато 
всички други условия са едни и същи, трябва да 
води до близки резултати от последователните 
измервания. Разликата между резултатите от 
измерванията трябва да е по-малка от МДГ.
3. Повторяемост
Измерването на една и съща величина при 
еднакви условия на измерване трябва да води до 
близки резултати от последователните измерва-
ния. Разликата между резултатите от измерва-
нията трябва да е по-малка от МДГ.
4. Разделителна способност и чувствителност
Средството за измерване трябва да има доста-
тъчна чувствителност, а прагът на разделителната 
способност трябва да бъде достатъчно нисък за 
предвиденото измерване.
5. Издръжливост
Средството за измерване трябва да е проекти-
рано така, че да поддържа адекватна стабилност 
на метрологичните си характеристики за пери-
од от време, предвиден от производителя, при 
условие че е правилно монтирано, поддържано 
и използвано в съответствие с инструкцията на 
производителя, при климатичните условия на 
околната среда, за които е предназначено.
6. Надеждност
Средството за измерване трябва да е про-
ектирано така, че да намалява, доколкото е 
възможно, влиянието на дефект, който би довел 
до неточен резултат от измерването, освен ако 
наличието на такъв дефект е явно.
7. Пригодност
7.1. Средството за измерване не трябва да 
има характеристики, които улесняват възмож-
ността за измама при неговото използване, като 
възможностите за непреднамерена неправилна 
употреба трябва да са сведени до минимум.
7.2. Средството за измерване трябва да бъде 
подходящо за използване по предназначение при 
действителните условия на работа и не трябва да 
затруднява ползвателя да получи точен резултат 
от измерването.
7.3. Грешките на средство за измерване, из-
ползвано при доставка на електрическа енергия, 
газ, термална енергия или вода, не трябва да 
имат голямо отместване при стойности на раз-
хода или на тока извън контролирания обхват.
7.4. Когато средство за измерване е проекти-
рано да измерва постоянни във времето стой-
ности на измерваната величина, то трябва да е 
нечувствително към малки изменения на тези 
стойности или да реагира по подходящ начин.
7.5. Средството за измерване трябва да има 
устойчива конструкция и материалите, от които 
е конструирано, трябва да са подходящи за усло-
вията, при които е предназначено да се използва.
7.6. Средството за измерване трябва да е 
проектирано по такъв начин, че да позволява 
контрол на измервателните му характеристики, 
след като средството е било пуснато на пазара и 
пуснато в действие. Ако е необходимо специално 
оборудване или софтуер за такъв контрол, те 
трябва да бъдат част от средството за измерва-
не, като процедурата за изпитване се описва в 
инструкцията за експлоатация.
Когато към средството за измерване има 
софтуер, който осигурява и други функции, ос-
вен измервателните, частта от софтуера, която е 
определяща за метрологичните характеристики, 
трябва да може да се идентифицира и да не се 
влияе по недопустим начин от него.
8. Защита срещу предумишлена и непреду-
мишлена намеса
8.1. Метрологичните характеристики на сред-
ството за измерване не трябва да се влияят 
по недопустим начин от свързването на друго 
устройство към него, от характеристиките на 
самото свързано устройство или от устройство, 
което е свързано дистанционно със средството 
за измерване.
8.2. Всеки хардуерен компонент, който е 
определящ за метрологичните характеристики, 
трябва да е проектиран така, че да може да бъде 
защитен, като предвидените мерки за защита 
трябва да дават доказателства за намеса.
8.3. Софтуерът, който е определящ за метро-
логичните характеристики, трябва да се иденти-
фицира като такъв и да е защитен.
Средството за измерване трябва да позволява 
лесно идентифициране на софтуера.
Доказателството за намеса трябва да е на 
разположение в продължение на разумен период 
от време.
8.4. Данните от измерването, софтуерът, който 
е определящ за метрологичните характеристики, 
и важните от метрологична гледна точка пара-
метри, които се съхраняват или предават, трябва 
да са подходящо защитени срещу предумишлена 
или непредумишлена намеса.
8.5. При средствата за измерване, използвани 
при доставка на електрическа енергия, газ, тер-
мална енергия или вода, показанието за общото 
доставено количество или показанията, които 
позволяват да бъде изчислено общото доставено 
количество, въз основа на което изцяло или от-
части се извършва плащане, не трябва да могат 
да бъдат нулирани по време на употреба.