Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 7

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
Г л а в а  ш е с т а
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИ-
ГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТИ ИЗТОЧНИ-
ЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И ГЕНЕ-
РАТОРИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
Чл. 35. Използването на закрити ИЙЛ и гене-
ратори на йонизиращи лъчения се осъществява
съгласно изискванията на наредбата, техничес-
ката документация на производителя на тези
ИЙЛ, действащите стандарти и други специфич-
ни нормативни изисквания за тях и условията на
издадените съгласно ЗБИЯЕ лицензии.
Чл. 36. Съоръженията, в които са поставени
закрити ИЙЛ, следва да бъдат устойчиви на
механични, температурни, химически и други
въздействия, да съответстват на вида на източ-
ниците, на начина и условията на тяхното изпол-
зване и да имат знак за радиационна опасност.
Чл. 37. В неработно положение закритите
ИЙЛ се държат в защитни устройства, а генера-
торите на йонизиращи лъчения са с изключено
електрическо захранване.
Чл. 38. (1) При изваждане на закрити ИЙЛ
от контейнери се използват дистанционни инс-
трументи или специални приспособления. Заб-
ранява се пипане с ръка на закрити ИЙЛ неза-
висимо от вида и активността им.
(2) При работа с източници, извадени от
контейнери, се използват защитни екрани и
манипулатори.
(3) Ако мощността на дозата е над 2 mGy/h
на разстояние 1 m от източника, работата се
извършва чрез специални защитни устройства
(боксове, шкафове, камери и др.) с дистанцион-
но управление.
Чл. 39. (1) Мощността на дозата от преноси-
ми и стационарни дефектоскопски, терапевтич-
ни или други апарати, чието действие се осно-
вава на използването на закрити ИЙЛ, не тряб-
ва да надвишава 20 µGy/h на разстояние 1 m от
повърхността на защитния блок с източника.
За уреди със закрити ИЙЛ, които се използват
за технологичен контрол в стопански обекти,
мощността на дозата във всяка достъпна точка
от повърхността на блока с източника не тряб-
ва да надвишава 100 µGy/h, a на разстояние 1 m
от повърхността му—3 µGy/h ( за неутронни из-
точници—съответно 100 µSv/h и 3 µSv/h).
(2) Мощността на дозата от устройства, при
чиято работа възниква съпътстващо рентгеново
лъчение, не трябва да превишава 1,0 µGy/h на
разстояние 0,1 m от външната им повърхност.
(3) За подвижни и стационарни дефектоскоп-
ски и терапевтични апарати се допуска мощност-
та на дозата да бъде по-голяма от 20 µGy/h на
разстояние 1 m от повърхността на защитния
блок със закрит източник, ако предварително е
известно, че работното време на персонала с
такива апарати е по-малко от стандартното. В
този случай допустимата мощност на дозата се
определя по формулата съгласно чл. 16.
Чл. 40. (1) Работната част (облъчвателният
блок) на стационарни апарати и уредби с неог-
раничен по посока сноп на йонизиращо лъче-
ние се разполага в отделно помещение, отдел-
на сграда или отделно крило на сграда. Матери-
алите и дебелината на стените, пода и тавана на
тези помещения и сгради следва да осигуряват
отслабване на първичното и разсеяното йони-
зиращо лъчение в съседните помещения и на
територията на обекта до установените грани-
ци съгласно действащите норми за радиацион-
на защита, като се вземат под внимание всички
възможни реални положения на източника и
посоки на снопа.
(2) Пултовете за управление на стационарни
апарати и уредби с неограничен по посока сноп
на йонизиращо лъчение се разполагат в отделе-
но от ИЙЛ помещение (командно помещение).
При отворена врата (бариера) към съответно-
то помещение поставянето на радиоактивен
източник в работно положение или включва-
нето на високо (ускоряващо) напрежение на
генератор на йонизиращо лъчение следва да се
блокира автоматично, за да се изключи въз-
можността за случайно облъчване на лица от
персонала или на външни лица.
Чл. 41. (1) Помещенията, където са разполо-
жени стационарни апарати и уредби със закри-
ти ИЙЛ, се оборудват с автоматизирана систе-
ма за индикация, сигнализация и блокировки
относно положението и движението на радио-
активния източник (облъчвателния блок) и за
сигнализация при увеличаване на мощността
на дозата над допустимото ниво. Следва да се
предвиди устройство за принудително дистан-
ционно преместване на радиоактивния източ-
ник в положение за съхранение в случай, че
аварийно се изключи електрозахранването на
уредбата или при възникване на друга авария в
обекта, включително пожар, земетресение,
наводнение или друго бедствие.
(2) При подводно съхранение на закрити
ИЙЛ в обектите следва да се предвидят систе-
ми за автоматично поддържане на нивото на
водата в басейна, сигнализация при изменение
на нивото на водата и сигнализация при увели-
чаване на мощността на дозата в работното
помещение и командното помещение.
Чл. 42. (1) Не се поставят специални изиск-
вания към разположението на помещенията с
апарати и уредби със закрити ИЙЛ, когато
мощността на дозата не надвишава 1,0 µGy/h на
разстояние 1 m от достъпните части на повър-
хността на уредбата в работно положение и при
съхранение на източниците в защитни устройс-
тва при неработно положение.
(2) Когато мощността на дозата е по-голяма
от 1,0 µGy/h на разстояние 1 m от достъпните
части на повърхността им, стационарните апа-
рати и уредби се разполагат в помещения, на-
миращи се в отделна сграда или в отделно кри-
ло на сградата.