Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
2. типове средства за измерване, чието 
одобряване е отменено.
Чл. 478. (1) В регистъра на одобрените за 
използване типове средства за измерване се 
вписват данните от удостоверението за одоб­
рен тип по чл. 463, ал. 2.
(2) В регистъра се вписват и последващите 
вписването изменения на одобрения тип – до­
пълнение или модификация и продължаване 
на срока на валидност на одобряването, както 
и номер и дата на заповедта на председателя 
на Българския институт по метрология в 
случай на отмяна на одобряването на типа.
Раздел V 
Ред за извършване на първоначална проверка 
на средства за измерване
Чл. 479. (1) Първоначалната проверка на 
средствата за измерване е изследване за пот­
върждаване на съответствието им с одобрения 
тип, когато средствата за измерване подлежат 
на одобряване на типа, или с техническите и 
метрологичните изисквания към тях, когато 
средствата за измерване не подлежат на одоб­
ряване на типа.
(2) Първоначалната проверка на средствата 
за измерване включва:
1. проверка за наличие на означения, табели 
и знаци от контрол;
2. проверка за съответствие с техническите 
изисквания и тяхното влияние върху метро­
логичните характеристики на средството за 
измерване при условия на функциониране;
3. изследване на метрологичните характе­
ристики и максималните допустими грешки 
на средството за измерване.
(3) Първоначална проверка се извършва и 
на средства за измерване с валиден срок на 
„ЕИО одобрен тип“ и с нанесена маркиров­
ка съгласно приложение № 33, на които не 
е извършена „ЕИО първоначална проверка“.
Чл. 480. (1) Срокът на валидност на пър­
воначалната проверка по чл. 39, ал. 2 от За­
кона за измерванията се отнася за средства 
за измерване, които не са пуснати в действие.
(2) Когато средствата за измерване са пусна­
ти в действие до края на календарната година, 
следваща годината на извършване на първо­
началната проверка, срокът на валидност на 
първоначалната проверка се приравнява на 
срока на валидност на последващата проверка.
(3) Когато средствата за измерване не са 
пуснати в действие до края на календарна­
та година, следваща годината на извършване 
на първоначалната проверка, те се заявяват 
и представят отново за извършване на пър­
воначална проверка преди пускането им за 
първи път в действие от лицата, които ще ги 
използват.
Чл. 481. (1) Първоначалната проверка може 
да се извършва на един или на повече етапи.
(2) Първоначалната проверка се извърш­
ва на един етап за средствата за измерване, 
които конструктивно представляват единно 
цяло и могат да бъдат пренесени до мястото 
на монтаж и/или употреба без предварително 
разглобяване.
(3) Първоначалната проверка се извърш­
ва на два или повече етапа за средствата за 
измерване, чието правилно функциониране 
зависи от условията, при които се монтират 
и/или използват. 
(4) Първият етап от първоначалната про­
верка трябва да гарантира, че средството за 
измерване съответства на одобрения тип, 
или когато то не подлежи на одобряване на 
типа – на техническите и метрологичните 
изисквания към средството за измерване.
(5) На втория етап се извършва проверка на 
характеристиките на средството за измерване, 
които се влияят от начина на монтиране и 
на условията на използване на средството за 
измерване след монтаж.
Чл. 482. (1) Когато проверката на средство­
то за измерване е едноетапна и мястото за 
извършването є не е определено в наредбата, 
тя се провежда на място, избрано от лицето, 
което проверява средството за измерване.
(2) Когато проверката на средство за из­
мерване се извършва на няколко етапа, всеки 
един от тях може да се извърши от различни 
лица и на различни места.
(3) В случаите по ал. 2 последният етап се 
извършва на мястото на монтаж на средството 
за измерване, а всеки от предходните етапи се 
извършва на място, избрано от лицето, освен 
ако в глава втора е уредено друго.
(4) Когато първоначалната проверка се 
извършва в случаите по чл. 27 от Закона за 
измерванията, заявителят:
1. осигурява доказателствата и условията 
по чл. 461, ал. 4;
2. заплаща такса за проверка.
Чл. 483. (1) Българският институт по мет­
рология извършва първоначална проверка на 
средства за измерване съгласно изискванията, 
определени в глава втора, по методики, ут­
върдени от председателя или от определено 
от него длъжностно лице.
(2) Методиките за първоначална проверка 
могат да се използват и от оправомощени лица.
Чл. 484. (1) Заявлението за първоначална 
проверка се подава в Българския институт по 
метрология или пред лицата, оправомощени 
от председателя на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор за извърш­
ване на първоначална проверка на средствата 
за измерване.
(2) В заявлението за първоначална проверка 
на средствата за измерване се посочват:
1. името, адресът, електронният адрес, 
телефонът на заявителя;