Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 25

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
(2) Границите на допустимите грешки се
изразяват в проценти:
1. от горната граница на измерване—за ма-
нометри и вакуумметри;
2. от сумата на абсолютните стойности на
двете граници на измерване—за мановакуум-
метри.
(3) За манометри с ограничител на показва-
щата стрелка изискванията за максимално до-
пустимите грешки на манометрите се отнасят
за обхват на измерване от 10 до 100 %.
Чл. 199. При налягане, равно на 0 Ра:
1. показанието на манометъра не трябва да
надвишава максимално допустимата грешка;
2. показващата стрелка не трябва да се от-
клонява от ограничителя със стойност, по-го-
ляма от максимално допустимата грешка.
Чл. 200. Грешката от хистерезис на маноме-
търа не трябва да е по-голяма от абсолютната
стойност на максимално допустимата грешка.
Чл. 201. Максимално допустимата грешка и
грешката от хистерезис не трябва да надвиша-
ват при предписана температура 20 °С или 23 °С
с допустими отклонения:
1.  ± 2 °С—за манометри с класове на точ-
ност 0,1; 0,15; 0,25; 0,6 и 1;
2.  ± 5 °С—за манометри с класове на точ-
ност 1,6 и 2,5, в зависимост от указанията на
производителя и при относителна влажност на
въздуха до 80 %.
Чл. 202. (1) Допустимите изменения на по-
казанията на манометъра от влиянието на тем-
пературата, изразено в проценти от измерва-
телния интервал, не трябва да е по-голямо от
разликата между температурата на околната
среда и предписаната температура, изразени в
градуси по Целзий (°С), умножена по темпера-
турен коефициент:
1.  ± 0,04/1 °С—за манометри с бурдонова
тръба;
2. ± 0,06/1 °С—за манометри с мембранни
кутии;
3.  ± 0,08/1 °С—за манометри с мембрана.
(2) Допуска се отклонение от нормалното
работно положение до 5°, при условие че това
няма да доведе до промяна на показанието с
повече от половината от максимално допусти-
мата грешка.
Чл. 203. (1) Измененията на показанията на
манометъра в работния температурен обхват
от минус 20 °С до 60 °С трябва да са в границите
на допустимите изменения по чл. 202.
(2) При манометри с течностно запълване
работният температурен обхват на маноме-
търа трябва да е съобразен със свойствата на
течността.
(3) Манометрите след температурни въздей-
ствия трябва да отговарят на изискванията за
максимално допустима грешка и грешката от
хистерезис при предписани условия по чл. 201.
Чл. 204. (1) Манометрите с работна граница
на измерване 75 % от горната граница на из-
мерване да издържат:
1. в продължение на 15 min претоварване с
налягане, определено в приложение № 18;
2. въздействие на променливо налягане меж-
ду 30 и 60 % от горната граница на обхвата на
измерване на уреда с брой на циклите, опреде-
лени в приложение № 19.
(2) Манометрите с работна граница на из-
мерване, съвпадаща с горната граница на из-
мерване, да издържат:
1. претоварване с налягане, превишаващо
30 % от горната граница на измерване в про-
дължение на 12 часа;
2. въздействието на променливо налягане
между 30 и 95 % от горната граница на измер-
ване на уреда с брой на циклите 200 000—за
манометри с бурдонова тръба, и 100 000—за
манометри с мембрани и мембранни кутии; за
манометри с класове на точност 0,1; 0,15; 0,25 и
0,6 са достатъчни 15 000 цикъла.
Чл. 205. (1) Манометрите трябва да издър-
жат на механични вибрации и на удар.
(2) Изменението на показанията на мано-
метрите при въздействие на вибрации в 3 вза-
имно перпендикулярни оси с ускорение 5 m/s2 и
честота от 10 Hz до 150 Hz при скорост на изме-
нение 1 октава за минута в продължение на 2
часа за всяка ос не трябва да превишава поло-
вината от максимално допустимата грешка и
грешката от хистерезис.
(3) При механичен удар с ускорение 150 m/s2
не трябва да има промяна в показанията на
манометрите.
(4) На изпитвания за въздействие на меха-
нични вибрации и удар се подлагат само мано-
метри с класове на точност от 1 до 2,5.
Чл. 206. (1) Манометрите се пускат на паза-
ра и/или в действие след одобряване на типа и
първоначална проверка и подлежат на послед-
ващи проверки.
(2) При изследването на типа на манометри-
те се установява съответствието им с изисква-
нията на този раздел.
Чл. 207. Броят на изследваните образци при
одобряване типа на манометрите е не по-малък
от десет.
Чл. 208. (1) Манометрите, представяни за
проверка, трябва да са изправни, без видими
следи от корозия и драскотини по кутията, да
имат изправна резба на щуцера и предпазното
им стъкло да не е напукано или оцветено.
(2) Първоначалната и последващата провер-
ка включват:
1. проверка за наличие на надписи и озна-
чения;
2. изпробване и проверка на херметичност;
3. проверка за съответствие с изискванията
за максимално допустимите грешки;
4. проверка на грешката от хистерезис.
(3) Проверката по ал. 2, т. 3 и 4 се извършва
при различни стойности на налягането, равно-
мерно разпределени в обхвата на измерване,
както следва: