Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 75

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
11. знак двоен квадрат за електромери с изо-
лираща кутия с клас на защита II;
12. предписана работна температура, ако е
различна от 23љ°С.
(2) Електромерът може да носи информа-
ция за мястото на производство, информация
за собственост, търговско описание, специа-
лен сериен номер, знак за съответствие с бъл-
гарски стандарт, въвеждащ европейски и иден-
тификационния номер на схемата за свързва-
не. Всяка друга информация или надпис са заб-
ранени, освен ако се допуска в удостоверение-
то за одобрен тип.
(3) Всеки електромер трябва да носи лесно-
разбираема схема на свързване, която показва
съответствието между изводите за свързване,
включително изводите на спомагателните уст-
ройства и проводниците, които трябва да се
свържат. Обозначението на клемите се посоч-
ва в схемата.
(4) При трифазните електромери се посочва
последователността на фазите, за която са пред-
назначени.
(5) Схемите на свързване могат да се заме-
нят от съответен номер, посочен в национален
стандарт и отбелязан върху табелката с основ-
ни данни.
Чл. 666. Техническото досие на електроме-
рите трябва допълнително да съдържа:
1. предназначение на средството за измер-
ване;
2. специфични данни, необходими за иден-
тификация на типа;
3. схеми на свързване и маркировка на кле-
мите.
Чл. 667. Знаците от първоначалната провер-
ка (пломбите) се поставят на електромерите по
такъв начин, че достъпът до вътрешните ра-
ботни части да е възможен само след разруша-
ването им.
Чл. 668. За електромерите се определят след-
ните класове на точност: 0,2 S; 0,5 S; 1,0; 2,0 и 3,0.
Чл. 669. Максимално допустимите грешки
на електромерите трябва да са:
1. за индукционни електромери за активна
енергия—съгласно приложение № 33;
2. за статични електромери за активна енер-
гия—съгласно приложение № 34;
3. за статични електромери за реактивна
енергия—съгласно приложение № 35.
Чл. 670. Електромерите се пускат на пазара
и/или в действие след одобряване на типа и след
първоначална проверка и подлежат на послед-
ващи проверки.
Чл. 671. (1) Изследването на типа се извър-
шва върху 3 образеца.
(2) Лабораторията, която извършва изпит-
ването, може да изиска представяне на допъл-
нителни образци, когато:
1. изпитването се отнася до гама-средства за
измерване или до една или повече модифика-
ции, които могат да се разгледат като принад-
лежащи към същия тип, особено при различно
подреждане на клемите;
2. заявлението е за продължаване срока на
валидност на одобрен тип.
Чл. 672. За да се отчетат възможните греш-
ки на методите на калибриране при построява-
не графиката на кривата на грешката, за всяка
от тези криви оста на абсцисата може да се из-
мести успоредно нагоре с 1 %.
Чл. 673. Изследването на електромери за
одобряване на типа се извършва при нормални
условия при следната препоръчителна после-
дователност:
1. изпитване на изолационни свойства;
2. изпитване на изискванията за точност;
3. изпитване на електрически изисквания;
4. изпитване на електромагнитна съвмес-
тимост;
5. изпитване на климатични влияния;
6. изпитване на механични изисквания.
Чл. 674. (1) При първоначална проверка се
проверява всеки представен електромер в след-
ната последователност:
1. изпитване на изолационните свойства с
променливо напрежение;
2. проверка на техническите изисквания;
3. изпитване за работа без товар (самоход);
4. изпитване на пусковите условия (праг на
реагиране);
5. проверка на точността на електромера;
6. проверка на константата на електромера.
(2) Изпитването се провежда с монтиран
капак, освен когато първоначалната проверка
се извършва в лабораториите на производите-
ля, при условие че предварително е установено,
че капакът практически не влияе върху работа-
та на електромера.
(3) Когато се проверяват диелектричните
свойства на електромера, капакът се монти-
ра, независимо дали влияе на работата на елек-
тромера.
(4) След успешно завършено изпитване на
диелектрична якост, преди да се продължи със
следващото изпитване, електромерите се
включват поне за половин час в електрическа
мрежа с напрежение,  равно на предписаното, с
ток, равен на 0,1 Ib, и с фактор на мощността
единица.
(5) За многотарифни електромери се опре-
деля грешката на електромера при предписани
условия за всички тарифи при ток, равен на 0,1
Ib, и с фактор на мощността единица.
(6) За многотарифни електромери се прове-
рява съответствието на отчитащото устройст-
во с константата на електромера за всички та-
рифи при номинален или максимален ток и с
фактор на мощността единица.
Чл. 675. Последващата проверка на елек-
тромерите се извършва за съответствието им
с максимално допустимите грешки съгласно
чл. 669.