Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
1. предписано напрежение (Un)/ предписана
честота (fn) като стойности на напрежението/
честотата, в съответствие с които се определя
съответната работна характеристика на елект-
ромера;
2. обявен ток (In) като стойност на тока, в
съответствие с която се определя съответната
работна характеристика на електромер, който
работи с трансформатор;
3. базов ток (Ib) като стойност на тока, в
съответствие с която се определя съответната
работна характеристика на електромер за ди-
ректно свързване;
4. максимален ток (Imax) като най-голямата
стойност на тока, при която електромерът все
още отговаря на изискванията за точност;
5. минималната стойност на тока Imin, над
която грешката е предвидено да се намира в
предписаните граници.
Чл. 657. Класът на електромера се определя
в зависимост от климатичните, механичните и
електромагнитните условия на околната среда,
в която се предвижда да се използват.
Чл. 658. В зависимост от климатичните ус-
ловия електромерите могат да са от:
1. клас С2—прилага се за затворени прост-
ранства, чиято температура и влажност не се
контролират; електромерите могат да се изла-
гат на слънчево и топлинно излъчване, на те-
чение, на въздействието на кондензат, на вода
от различни източници (без дъжд) и на обле-
деняване;
2. клас С3—прилага се за отворени прост-
ранства със средни климатични условия, като
се изключват полярни и пустинни местности.
Чл. 659. В зависимост от механичните усло-
вия електромерите трябва да са клас М1, който
се прилага за пространства с несъществени
вибрации и удари.
Чл. 660. В зависимост от електромагнитни-
те условия електромерите могат да са от:
1. клас Е1—прилага се за жилищни и тър-
говски помещения, както и за помещения за
лека промишленост; или
2. клас Е2—прилага се за промишлени поме-
щения.
Чл. 661. Производителят трябва да определя
нормалните условия на употреба на електроме-
рите, като за целта използва следните класове:
1. клас В, който съответства на клас М1 за
механични условия, и на клас С2—за клима-
тични условия;
2. клас С, който съответства на клас М1 за
механични условия, и на клас С3—за клима-
тични условия.
Чл. 662. (1) Електромерът трябва да има
показващо устройство и когато е монтиран
правилно, показващото устройство трябва да е
видимо за потребителя.
(2) Показващото устройство трябва да има
достатъчен брой цифри, за да осигури работа на
електромера за 1500 часа при I= Imax, U = Un и
фактор на мощността, равен на единица, без
показанието да се връща към първоначалната
си стойност.
(3) Когато измерваната електрическа енер-
гия се показва на различни показващи устройс-
тва, съответстващи на различни тарифи, елек-
тромерът трябва да показва активната тарифа.
(4) Когато електромерът има едно показва-
що устройство, то трябва да показва последова-
телно активната и неактивната тарифа с ясно
обозначение на тарифите.
Чл. 663. (1) Електромер с устройство за пред-
варително плащане трябва да показва стойност-
та на оставащия кредит.
(2) Грешката на измерената консумирана
електрическа енергия за единица намалява-
не на оставащия кредит трябва да е по-малка
или равна на едно деление при стрелковия
тип регистри.
Чл. 664. В случай на отпадане на напреже-
нието в мрежата количеството на измерената
електрическа енергия трябва да остава налич-
но за отчитане за период най-малко 4 месеца.
Чл. 665. (1) Всеки електромер трябва да има
фирмена табелка, върху която да са нанесени
следните незаличими, лесно четими и видими
отвън данни:
1. идентификационен знак или търговска
марка на производителя;
2. идентификационен номер и година на
производство;
3. тип на електромера, който се състои от
букви, цифри или комбинация от двете, изпол-
зван за дефиниране на всички електромери,
произведени от един производител, които имат
подобни метрологични свойства, една и съща
конструкция на частите, които определят тези
свойства, и едно и също отношение между мак-
симален и базов ток; типът може да съдържа
няколко стойности на базовия ток и на предпи-
саното напрежение;
4. клас на електромера;
5. знак за одобрен тип;
6. означение на броя и схемите на електри-
ческата система, към която се включва електро-
мерът в една от формите: еднофазен двупроводен,
трифазен четирипроводен и т.н., или чрез сим-
волите, съответстващи на национален стандарт;
7. стойност на номиналното напрежение (Un);
8. стойност на номиналния и максималния
ток във вида: 10—40 А или 10(40) А за електромер
с номинален ток 10 А и максимален ток 40 А;
9. номинална честота в херцове, например
fn = 50 Hz;
10. константа на електромера, изразена във
вида: “...Ч Wh/оборот”, или “...Ч обороти/kWh”,
или “...Ч Wh/импулс”, или “...Ч импулси/kWh”;