Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 39

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
9. загубите на мощност в напреженовите и 
в токовите вериги при предписани условия не 
трябва да превишават стойностите, посочени 
в съответните стандарти;
10. при обявени условия за работа елек­
трическите вериги и изолацията не трябва да 
достигат температура, която може да повлияе 
неблагоприятно върху функционирането на 
електромера.
(2) Стандартни стойности за електрическите 
величини на електромерите по чл. 653, ал. 1, 
т. 1 и 2 са:
1. стандартни стойности на 
bI , (А) за 
директно свързани електромери са: 5, 10, 15, 
20, 30, 40, 50; по изключение е възможно: 
80
bI
A
=
; за директно свързани електромери 
е за предпочитане 
max
I
 да е цяло кратно на 
базовия ток;
2. стандартни стойности на nI , (А) за елек­
тромери, свързани през трансформатор, са: 1, 
2, 5; по изключение е възможно: 
1,5
2,5
nI
A
=
−
; 
за електромери, свързани през трансформатор, 
максималният ток е: 1,2
nI ; 1,5
nI  или 2
nI ;
3. стандартни предписани напреже­
ния за директно свързани електромери са: 
120 – 230 – 277 – 400 – 480 V; стойности, които 
се допускат по изключение, са: 100 – 127 – 
200 – 220 – 240 – 380 – 415 V; 
4. стандартни предписани напрежения за 
електромери, свързани през трансформатор, 
са: 57,7 – 63,5 – 100 – 110 – 115 – 120 – 200 V; 
стойности, които се допускат по изключение, 
са: 173 – 190 – 220 V;
5. стандартната стойност на предписаната 
честота е 50 Hz.
(3) Електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 1 и 
2 и вградените допълнителни устройства, ако 
има такива, трябва да запазват изолационните 
си свойства при нормални условия на работа, 
като се отчита влиянието на климатичните 
условия и различните напрежения, на които те 
са подложени при нормални условия на работа.
(4) Стандартни стойности на електриче­
ските величини за електромери по чл. 653, 
ал. 1, т. 3 са:
1. стандартни стойности за директно свър­
зани електромери: 
I tr: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 А,
Iref = 10 × Itr: 5 – 10 – 15 – 20 А,
предписани напрежения: 230/400 V, допус­
тими стойности са 220/380 V, 240/415 V;
2. стандартни стойности за електромери, 
свързани чрез трансформатор:
I tr: 0,05 – 0,1 – 0,25 А,
In = Iref: 1 – 2 – 5 А,
предписани напрежения: 100/√3 – 110/√3 V, 
допустими стойности са 200/√3 V;
3. стандартната стойност на предписаната 
честота е 50 Hz.“ 
§ 237. В чл. 656 основният текст се изменя 
така:
„За електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 1 
производителят трябва да определи стойно­
стите на:“.
§ 238. Член 662 се изменя така: 
„Чл. 662. (1) Електромерът трябва да има 
показващо устройство – електромеханичен 
регистър или електронен дисплей. Когато е 
възможно, показващото устройство трябва да 
е видимо за потребителя.
(2) Регистърът трябва да е в състояние да 
записва и да показва, започвайки от нула, за 
минимум 1500 часа енергия, съответстваща на 
максималния ток при предписано напрежение 
и фактор на мощността единица.
(3) Действащата в момента тарифа трябва 
да е показана (индикирана).
(4) В случаите на няколко стойности, 
представяни от единичен дисплей, трябва да 
е възможно показване на съдържанието на 
всички съответни памети. При изобразяване 
на паметта трябва да е възможно идентифи­
цирането на всяка използвана тарифа, а при 
дисплей с автоматична последователност всяко 
изобразяване на регистъра за целите на от­
читане трябва да се задържа за минимум 5 s.
(5) Показанието на натрупаната по време 
на употреба обща електрическа енергия трябва 
да е невъзможно да се промени.“
§ 239. Член 664 се изменя така:
„Чл. 664. При статични електромери с елек­
тронен дисплей постоянната памет трябва да 
може да се съхрани минимум четири месеца.“
§ 240. Член 665 се изменя така:
„Чл. 665. (1) Всеки електромер по чл. 653, 
ал. 1, т. 1 и 2 трябва да носи най-малко след­
ната информация:
1. името или търговската марка на про­
изводителя и ако се изисква – мястото на 
производство;
2. означението на типа и знак за одобрение 
на типа;
3. броя на фазите и броя на проводниците, 
за които е пригоден електромерът (например 
еднофазен двупроводников); тези маркировки 
могат да бъдат заменени с графични знаци;
4. серийния номер и годината на произ­
водство; ако серийният номер е маркиран 
на табелка, поставена на капака, този номер 
трябва да е маркиран също и на основата на 
електромера или запомнен в енергонезависи­
мата памет на електромера;
5. предписаното напрежение;
6. основния и максималния ток за елек­
тромери за директно свързване (означават се 
например така: 10 – 40 A или 10 (40) А – за 
електромери с основен ток 10 А и максима­
лен ток 40 А); за електромери, свързани през 
трансформатори, обявеният вторичен ток на 
трансформатора/трансформаторите, към кой­
то/които трябва да е свързан електромерът 
(означава се например така: /5 А); обявеният 
и максималният ток на електромера могат 
да бъдат включени към означението на типа;
7. предписаната честота в херцове;
8. константата на електромера;
9. класa на електромера;