Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 94

СТР.  94	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
4. Условия за разчитане на филмовите рентгенографии 
4.1. Яркост на 
негативоскопа  
1 
веднъж 
годишно 
Яркост > 1700 cd.m2 по 
цялата работна площ 
 
 
4.1. Хомогенност на 
негативоскопа  
 
веднъж 
годишно 
До 30% разлики между 
всяка стойност и 
средната стойност на 
яркостта 
 
Измерва се в централен и в 
четири периферни участъци о
негативоскопа  
4.3. Осветеност в 
залата  
1 
веднъж 
годишно 
Осветеност < 50 lx в 
равнината на 
негативоскопа  
 
При изключен 
негативоскоп 
5. Компютърна рентгенография (CR) 
За изпитванията в този раздел трябва да се използват образи с минимална софтуерна обработка 
5.1. Тъмнови шум 
1 
веднъж 
годишно 
Максимални стойности 
на дозовия индикатор: 
130 за Agfa SAL 
280 за Fuji pixel value 
80 за Kodak EIGP  
380 за Kodak EIHR 
3975 за Konica pixel 
value  
 
5.2. Тъмнови шум - 
възпроизводимост 
1 
веднъж 
годишно 
Увеличение с повече от 
50% от базовата 
стойност на MPV в 
определена област на 
интерес (ROI) на 
образите 
 
Измерва се за всяка касета. 
Касетата се обработва при 
стандартни условия, 5 мин 
след „изтриване” на 
остатъчната информация; 
MPV - средна стойност на 
пикселите 
5.3. Остатъчен образ 
(ефикасност на 
„изтриването” на 
остатъчната 
информация) 
 
веднъж 
годишно 
Липса на видими следи 
от блокчето върху 
образа, получен след 
изтриване и повторно 
прочитане на касетата  
Под 1% разлика между 
MPV под блокчето и 
извън него 
Използва се блокче от мед  
или олово 
5.4. Предавателна 
функция на 
системата  
1 
веднъж 
годишно 
Съответствие със 
спецификацията на 
производителя 
 
Построява се зависимостта 
на средната стойност на 
пикселите (MPV) от 
въздушната керма върху 
преобразувателя на образа  
5.5. Точност на 
дозовия индикатор 
1 
веднъж 
годишно 
Въздушната керма, 
изчислена от дозовия 
индикатор, не трябва 
да се различава с 
повече от 20% от 
измерената стойност на 
въздушната керма в 
равнината на детектора 
 
5.6. Повторяемост на 
дозовия индикатор 
1 
веднъж 
на 
6 
месеца 
До 10% относително 
средноквадратично 
отклонение на средната 
стойност на 
въздушната керма, 
изчислена от дозовия 
индикатор, при най-
малко 3 
последователни 
облъчвания при 
еднакви условия  
До 20% относително 
средноквадратично 
отклонение на средната 
стойност на въздушната 
керма, изчислена от 
дозовия индикатор, при 
най-малко 3 
последователни 
облъчвания при еднакви 
условия 
5.7. 
Възпроизводимост 
на дозовия 
индикатор 
1 
веднъж 
на 
6 
месеца 
Изменение до 20% от 
базовата стойност на 
въздушната керма, 
изчислена от дозовия 
индикатор 
Изменение до 50% от 
базовата стойност на 
въздушната керма, 
изчислена от дозовия 
индикатор 
5.8. Относителна 
чувствителност на 
касетите 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика до 20% между 
стойностите на 
въздушната керма, 
изчислена от дозовия 
индикатор за различни 
касети, облъчени при 
еднакви условия 
 
Използва се зависимостта 
на дозовия индикатор от 
въздушната керма, 
зададена от производителя. 
Измерва се с качество на 
лъчението по препоръките 
на производителя 
5.9. Хомогенност на 
образа 
1 
веднъж 
годишно 
До 10% отклонение oт 
средната стойност на 
въздушната керма, в 
пет области от образа  
До 20% отклонение от 
средната стойност на 
въздушната керма, в пет 
области от образа  
В 5 области на интерес (в 
средата на касетата и в 
средата на всеки от 
четирите квадранта) се 
определя MPV в 
стандартен ROI  и за всяка 
от тях се изчислява 
въздушната керма  чрез