Държавен вестник, бр. 6, 2021 г., стр. 59

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
3.5.2 Метеорологичните условия, като на-
пример вятър и дъжд, както и състоянието 
на морето, следва да бъдат такива, че да не 
оказват влияние върху измерванията. Не 
трябва да се превишава сила на вятъра 4 и 
височина на вълната 1 m. Ако това не може 
да бъде постигнато, се докладват реалните 
условия.
3.5.3 Внимава се шумът от външни източ-
ници на звук, като например хора, развлека-
телни, строителни и ремонтни дейности, да не 
влияе на нивото на шума на борда на кораба 
в местата на измерване. Ако е необходимо, 
измерените стойности могат да бъдат кориги-
рани за фонов шум в неподвижно състояние 
съгласно принципа на сумиране на енергията.
3.6 Измервателни процедури
3.6.1 По време на измерването на нивото 
на шума само морските лица, необходими за 
експлоатацията на кораба, и лицата, които 
извършват измерванията, присъстват в съот-
ветното помещение.
3.6.2 Отчитането на нивото на звуковото 
налягане се извършва в децибели, като се 
използва претеглен по крива A филтър (dB(A) 
и претеглен по крива С филтър (dB(C), а ако 
е необходимо – и октавни ленти между 31,5 
и 8,000 Hz.
3.6.3 Измерванията на нивото на шума се 
извършват с интегрирания шумомер, като се 
използва пространствено усредняване (както е 
описано в параграф 3.13.1) и за период от вре-
ме, докато се установят стабилни показания, 
или най-малко 15 секунди, за да се представи 
средната стойност от вариациите, дължащи се 
на неправилно функциониране или колебания 
в звуковото поле. Отчитанията се правят само 
до най-близкия децибел. Ако първият знак 
след десетичната запетая на показанието dB 
е 5 или по-висок, показанието се закръгля до 
най-близкото цяло число.
3.7 Определяне на експозицията на шум
В допълнение към непрекъснатите из-
мервания на нивото на шума нивото на 
експозиция на морските лица (вижте гла- 
ва 5) се определя въз основа на ISO 9612:2009. 
Опростена процедура, основана на ISO 9612 
и свързана с работното място експозиция на 
шум, е посочена в допълнение 4.
3.8 Калибриране
Измервателният уред за нивото на шума 
се калибрира с калибратора, посочен в па-
раграф 2.2.1, преди и след извършването на 
измерванията.
3.9 Неточности при измерванията
Несигурността при измерванията на борда 
на плавателните съдове зависи от няколко 
фактора, например техниките за измерване и 
условията на околната среда. Измерванията, 
извършени в съответствие с настоящия Кодекс, 
с малки изключения, водят до стандартно 
отклонение при възпроизвеждането на екви-
валентното непрекъснато ниво на звуковото 
налягане по крива А, равно на или по-малко 
от 1,5 dB.
3.10 Точки за измерване
3.10.1 Позиции за измерване
Ако не е посочено друго, измерванията се 
извършват с микрофона на височина между 
1,2 m (лице в седящо положение) и 1,6 m (лице 
в стоящо положение) над палубата. Разстоя-
нието между две измервателни точки следва 
да бъде най-малко 2 m, а в големи помеще-
ния, в които няма машини, измерванията 
се извършват през интервали не по-големи 
от 10 m в цялото помещение, включително 
в местата с максимално ниво на шума. Из-
мерванията в никакъв случай не трябва да се 
извършват на разстояние, по-малко от 0,5 m  
от границите на дадено помещение. Позици-
ите на микрофона трябва да бъдат, както е 
посочено в параграф 3.10.3 и раздели 3.11 до 
3.14. Измерванията се извършват на местата, 
където работи персоналът, включително на 
комуникационните пунктове.
3.10.2 Дежурни пунктове
Нивото на шума се измерва във всички 
точки, където се извършва работата. Допъл-
нителни измервания се извършват в помеще-
нията, в които има дежурни пунктове, ако се 
смята, че в близост до дежурните пунктове 
възникват промени в нивото на шума.
3.10.3 Смукателни и изпускателни отвори
Когато се измерват нивата на шума, ми-
крофонът не трябва, когато е възможно, да 
се поставя под ъгъл от 30° от посоката на 
газовия поток и на разстояние не по-малко 
от 1 m от ръба на входа на смукателния или 
изпускателния отвор на двигателите, венти-
лационните, климатичните и охладителните 
системи и на възможно най-голямо разстояние 
от отразяващи повърхности.
3.11 Измервания в машинните отделения
3.11.1 Измерванията се извършват в ос-
новните работни и контролни пунктове на 
морските лица в машинните отделения и в 
съседните контролни отделения, ако има та-
кива, като се обръща специално внимание на 
телефонните пунктове и на местата, където 
гласовата комуникация и звуковите сигнали 
са важни.
3.11.2 Измерванията обикновено не трябва 
да се извършват на разстояние, по-малко от 
1 m от работещите машини или от палуби, 
вертикални прегради или други големи по-
върхности, или от входовете за въздух. Когато 
това не е възможно, измерването се извършва 
в средата между машината и съседната отра-
зяваща повърхност.
3.11.3 Измерванията от машини, които 
представляват източник на звук, трябва да се 
извършват на 1 m от машината. Измерването