Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(3) Задвижването между показващото уст-
ройство и измервателното устройство трябва
да е надеждно, трайно и да се задейства чрез
механична връзка или чрез устройство с посто-
янен магнит.
(4) Отчитането на показанията трябва да е
надеждно, лесно и недвусмислено.
(5) Ако показващият механизъм включва
няколко елемента, като цяло той трябва да е
конструиран така, че отчитането на показания-
та да може да се извършва чрез просто съпоста-
вяне на показанията на различните елементи.
Чл. 277. Максималният обхват на показва-
щия механизъм трябва да се формира от реда
1 Ч 10n, 2 Ч 10n или 5 Ч 10n в избраните съгласно
чл. 276 единици за обем, където “n” е цяло по-
ложително или отрицателно число или нула.
Чл. 278. (1) Движението на даден елемент
може да е непрекъснато или дискретно.
(2) Когато движещата се част от даден еле-
мент има непрекъснато движение, градуирана-
та скала и означението на данните трябва да
дават възможност измерваното количество да
се определя за всяко положение, в което се ус-
тановява елементът.
Чл. 279. (1) Скалните интервали на първия
елемент трябва да се формират от реда 1 Ч 10n,
2 Ч 10n или 5 Ч 10n в избраните съгласно чл. 276
единици за обем.
(2) С изключение на елемента, който съот-
ветства на максималния обхват на показващия
механизъм, стойността на едно завъртане на
даден елемент, когато градуираната му скала е
напълно видима, трябва да се формира от реда
10n в избраните съгласно чл. 276 единици.
(3) Когато даден елемент се състои от фик-
сирана кръгла скала и въртяща се стрелка, стрел-
ката трябва да се върти по посока на часовни-
ковата стрелка.
Чл. 280. (1) При показващ механизъм, кой-
то има няколко елемента, всяко завъртане на
движещата се част на елементите, на които гра-
дуировката се вижда изцяло, трябва да съответ-
ства на стойността на скалния интервал на след-
ващия елемент.
(2) При показващ механизъм, който има
няколко елемента, показанието на даден еле-
мент с дискретно действие, с изключение на
първия елемент, трябва да се придвижва напред
с една цифра, когато предходният елемент се
придвижи с не повече от една десета от своя
оборот. Движението напред трябва да спре,
когато предходният елемент сочи нула.
(3) Когато един показващ механизъм има
няколко елемента и само дадена част от ска-
лата на втория и последващите елементи се
вижда през прозорчетата, движението на тези
елементи трябва да е дискретно. Движението
на първия елемент може да е непрекъснато или
дискретно.
Чл. 281. Ако показанията са дадени с циф-
ри, подредени в ред, и движението на първия
елемент е дискретно, се допуска означаване
на една или повече нули от дясната страна на
този елемент.
Чл. 282. (1) Когато само част от скалата на
първия елемент е видима в прозорчето и еле-
ментът има непрекъснато движение, това може
да доведе до двусмислено показание, което тряб-
ва да се отстранява, когато е възможно.
(2) В случая по ал. 1, за да може да се отчита
чрез интерполация, прозорчето трябва да има,
успоредно на движението на скалата, размер,
равeн поне на 1,5 пъти разстоянието между
централните линии на два последователни но-
мерирани градуировъчни знака, така че поне
два градуировъчни знака, от които единият
цифров, винаги да са видими. Прозорчето може
да е асиметрично на означението на данните.
Чл. 283. (1) Означенията върху скали, имащи
градуировъчни знаци, трябва да са с еднаква де-
белина по цялата си дължина, която да не преви-
шава една четвърт от разстоянието между цен-
тралните линии на два последователни знака.
(2) Знаците, избрани от реда 1 Ч 10n, 2 Ч 10n или
5 Ч 10n в избраните съгласно чл. 276 единици, тряб-
ва да се различават само по своята дължина.
Чл. 284. (1) Действителното или видимото
разстояние между осите на два последователни
градуировъчни знака трябва да е не по-малко
от 2 mm.
(2) Действителната или видимата височина
на цифрите трябва да е не по-малка от 4 mm.
Чл. 285. (1) Разходомерите за течности, раз-
лични от вода, трябва да съдържат устройство за
регулиране, което да променя отношението меж-
ду отчетените и действителните обеми на теч-
ността, преминаваща през разходомера, и да поз-
волява намаляване на периодичната вариация.
(2) Когато устройството за регулиране проме-
ня отношението по дискретен начин, последова-
телните нараствания на това отношение никога
не трябва да се отличават с повече от 0,002.
(3) Разходомерите за течности, различни от
вода, не могат да се регулират чрез използване
на байпаси.
Чл. 286. (1) Минималното доставено количес-
тво трябва да е такова, че максимално допусти-
мата грешка да не е по-голяма от посочената в
чл. 322, ал. 2 и 3 за всяка от следните стойности:
1. обема, съответстващ на движение, равно
на 2 mm от скалата на първия елемент на показ-
ващия механизъм и на една пета от стойността
на скалния интервал, когато първият елемент
има непрекъснато движение;
2. обема, съответстващ на две последовател-
ни движения на цифрите, когато първият еле-
мент има дискретно действие;
3. грешката, която при нормални работни
условия се причинява от разстоянието или при-
плъзването на задвижването между измерва-
ното устройство и първия елемент на индика-
торния механизъм;
4. удвоената периодична вариация, която да
не е по-голяма от максимално допустимата
грешка по чл. 322 за това количество.