Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 102

СТР.  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
фолийна 
комбинация) 
2.2. Възпроизводи-
мост на настройката  
1, 2 
веднъж 
седмично 
За уредби с филм-
фолийна комбинация: 
Разлика до 0,15 OD от 
базовата стойност 
За уредби с филм-фолийна 
комбинация: Разлика до 
0,20 OD от базовата 
стойност. 
За дигитални уредби: 
Разлика до 10 % между 
стойностите на SNR и на 
падащата въздушна керма, 
определяни ежеседмично 
Базова стойност – от 
измерванията по т. 2.1 
при пусковото изпитване  
 
Използват се образите от 
теста за хомогенност (т. 
8.2); 
SNR е отношението 
сигнал-шум 
2.3. Повторяемост  
1 
веднъж на  
6 месеца 
Разлика до 2% между 
всяка стойност на 
въздушната керма от 
средната при най-малко 
5 повторяеми 
измервания  
Разлика до 5% между всяка 
стойност на въздушната 
керма от средната при най-
малко 5 повторяеми 
измервания 
Измерва се с фантом от 
PMMA с дебелина 45 mm 
2.4. Настройка – 
промяна с едно 
стъпало на 
селектора за 
почерняване 
1 
веднъж на  
6 месеца 
За уредби с филм-
фолийна комбинация: 
промяна на OD с  
0,05– 0,20 OD с едно 
стъпало на селектора за 
почерняване  
За дигитални уредби: 
5-15 % нарастване на 
падащата въздушна 
керма с едно стъпало 
 
Измерва се с фантом от 
PMMA с дебелина 45 mm. 
 
1 
веднъж на  
6 месеца 
За дебелини от 20 до 
70 mm PMMA за целия 
обхват от експонационни 
условия, мишени, филтри 
и т.н. 
2.5. Точност на 
експономата при 
различни дебелини 
на фантома (За 
уредби с филм-
фолийна 
комбинация) 
1, 2 
веднъж 
седмично за 
избрани 
условия  
Разлика до  0,10 OD 
между оптичната 
плътност на филм, 
експониран с 
45 mm PMMA и тази на 
филмите, експонирани 
при различни дебелини 
на фантома в същия ден 
Разлика до  0,15 OD между 
оптичната плътност на 
филм, експониран с 
45 mm PMMA и тази на 
филмите, експонирани при 
различни дебелини на 
фантома в същия ден 
За дебелини 20, 45, 
65 mm PMMA при 
клинични условия 
2.6. Точност на 
експономата при 
различни анодни 
напрежения (за 
уредби с филм-
фолийна 
комбинация) 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика до  0,10 OD 
между оптичната 
плътност на филм, 
експониран с 
45 mm PMMA и тази на 
филмите, експонирани 
при различни стойности 
на U в същия ден 
Разлика до  0,15 OD между 
оптичната плътност на 
филм, експониран с 
45 mm PMMA и тази на 
филмите, експонирани при 
различни стойности на U в 
същия ден 
Променя се U в клинично 
използвания диапазон 
2.7. Точност на 
експономата при 
различни дебелини 
на фантома и при 
различни анодни 
напрежения (за 
дигитални уредби) 
1 
веднъж 
годишно 
Относителната 
процентна разлика на 
SDNR спрямо 
определения при 
дебелина на РММА 45 
mm трябва да бъде: 
≥ 0 % при 20 mm PMMA
≥ 0 % при 30 mm 
 
≥ 0 % при 40 mm 
0 % при 45 mm 
≥ -15 % при 50 mm 
≥ -30 % при 60 mm  
 
 
1. Експонира се фантом от 
РММА с дебелини от 20 
до 60 mm с Al-обект с 
дебелина 0,2 mm върху 
него, при рутинни 
експонационни условия 
2.SDNR = (MPVфон – 
MPVAl)/SDфон, 
където MPVAl е средната 
стойност на пикселите в 
ROI вътре в Al-обект, 
MPVфон е средната 
стойност на пикселите в 
ROI извън обекта, а SDфон 
е експерименталното 
средноквадратично 
отклонение на пикселите 
в ROI извън обекта 
3. Използват се образи без 
допълнителна обработка 
2.8. 
Възпроизводимост 
на настройката на 
експономата при 
различни дебелини 
на фантома и при 
различни анодни 
напрежения (за 
дигитални уредби за 
скрининг) 
1 
веднъж 
годишно 
Промяна на CNR до 
10% от базовите 
стойности, определени 
за дебелини  на PMMA 
от 20 до 70 mm  
 
 
CNR е отношението 
контраст-шум, 
определeно при рутинни 
експонационни условия с 
Al-обект с дебелина 
0,2 mm, за дебелини на 
PMMA от 20 до 70 mm