Държавен вестник, бр. 75, 2012 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
 – или чрез метода, описан в т. 18.1.3;
 – или чрез сравнение с друг тип димомер 
с известна действителна дължина L.
18.1.2.5.2. Съотношението между линейната 
скала от 0 до 100 и коефициента на поглъщане 
на светлината k се получава по формулата:





−
−
=
100
1
log
.
1
N
L
k
e
, където:
N е показанието на линейната скала, а 
k – съответната стойност на коефициента на 
поглъщане на светлината.
18.1.2.5.3. Скалата на димомера трябва да 
дава възможност за отчитане на коефициент 
на поглъщане на светлината 1,7 m – 1 с точност 
до 0,025 m – 1.
18.1.2.6. Регулиране и проверка на уреда 
за измерване
18.1.2.6.1. Електрическата верига на фото­
елемента и на показващото устройство трябва 
да дава възможност за установяване на стрел­
ката в нулево положение при преминаването 
на светлинния поток през измервателната 
камера, запълнена с чист въздух, или през 
камера с аналогични характеристики.
18.1.2.6.2. При изключена лампа и при пре­
късната или свързана накъсо електрическа из­
мервателна верига показанието върху скалата 
за коефициента на поглъщане на светлината 
трябва да е на позиция ∞ и да се задържа на 
нея след затваряне на измервателната верига.
18.1.2.6.3. Трябва да се извърши междинна 
проверка, като в измервателната камера се въ­
вежда филтър, представляващ газ, чийто извес­
тен коефициент на поглъщане на светлината k, 
измерен, както е указано в т. 18.1.2.5.1, е между 
1,6 и 1,8 m – 1. Стойността на k трябва да бъде 
известна с точност до 0,025 m – 1. Проверката се 
състои в потвърждаването, че тази стойност не 
се различава с повече от 0,05 m – 1 от стойността, 
отчетена върху скалата на димомера, когато 
филтърът е въведен между източника на свет­
лината и фотоелемента.
18.1.2.7. Реакция на димомера
18.1.2.7.1. Времето за реакция на електри­
ческата измервателна верига, т. е. времето, 
необходимо за достигане от показващото 
устройство на 90 % от обхвата на скалата 
след поставяне на екран, напълно засенчващ 
фотоелемента, трябва да бъде между 0,9 и 1,1 s.
18.1.2.7.2. Демпфирането на електрическата 
измервателна верига трябва да е такова, че 
първоначалното надвишаване на крайното 
устойчиво показание след каквото и да било 
моментно колебание на измерваната величина 
(например филтър за калибриране) не трябва 
да превишава 4 % от тази величина в единици 
по линейната скала.
18.1.2.7.3. Времето за реакция на димомера 
в резултат на физичните явления в измерва­
телната камера представлява времето между 
момента на постъпване на газове в уреда за 
измерване и момента на пълното запълване 
на измервателната камера. Това време не 
трябва да превишава 0,4 s.
18.1.2.7.4. Тези разпоредби се отнасят само 
за димомери, които се използват за измер­
ване на оптическата плътност при свободно 
ускоряване.
18.1.2.8. Налягане на измерваните газове 
и на продухващия въздух
18.1.2.8.1. Налягането на отработилите 
газове в измервателната камера не трябва да 
се различава с повече от 75 mm (воден стълб) 
от атмосферното налягане.
18.1.2.8.2. Колебанията в налягането на 
измерваните газове и на продухващия въз­
дух не трябва да причиняват изменения на 
стойността на коефициента на поглъщане на 
светлината, по-големи от 0,05 m – 1 при измер­
ване на газове с коефициент на поглъщане 
на светлината 1,7 m – 1.
18.1.2.8.3. Димомерът трябва да бъде обо­
рудван с подходящи устройства за измерване 
на налягането в измервателната камера.
18.1.2.8.4. Пределните стойности за коле­
банията на налягането на газовете и на про­
духващия въздух в измервателната камера се 
посочват от производителя на уреда.
18.1.2.9. Температура на измерваните газове
18.1.2.9.1. Във всяка точка от измервателната 
камера температурата на газовете в момента 
на измерването трябва да бъде между 70 °С 
и максималната температура, определена от 
производителя на димомера, така че снетите в 
този температурен диапазон показания да не 
варират с повече от 0,1 m – 1, когато камерата 
е запълнена с газ с коефициент на поглъщане 
на светлината 1,7 m – 1.
18.1.2.9.2. Димомерът трябва да бъде обо­
рудван с подходящи устройства за измерване 
на температурата в измервателната камера.
18.1.3. Действителна дължина „L“ на ди­
момера
18.1.3.1. Общи положения
18.1.3.1.1. При някои типове димомери 
газовете между светлинния източник и фото­
елемента или между прозрачните части, които 
предпазват източника и фотоелемента, нямат 
постоянна оптическа плътност. В такива слу­
чаи действителната дължина L е дължината 
на газов стълб с еднородна оптическа плът­
ност, който предизвиква същото поглъщане 
на светлина, както поглъщането, получено 
при нормални условия на преминаване на 
газовете през димомера.
18.1.3.1.2. Действителната дължина на пътя 
на светлината се получава чрез сравняване 
на показанието N на нормално работещия 
димомер с показанието Nо, получено на ди­
момера, изменен така, че изпитваните газове 
да запълват точно определена дължина Lo.