Държавен вестник, бр. 69, 2003 г., стр. 37

Б Р О Й  69
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
4. регистрирането и разпределянето по кла-
сове започва с началото на всяка календарна
година;
5. записите във всеки клас трябва да бъдат
достъпни за прочит във всеки един момент;
6. въз основа на отделните половинчасови
средни стойности по т. 1 за всяко отделно дено-
нощие в рамките на календарната година се
определят съответните средноденонощни стой-
ности (средноаритметичната на половинчасо-
вите стойности) за времето на работа на инста-
лацията през съответното денонощие; средно-
денонощните стойности се регистрират и съх-
раняват в последователен ред във файлове, раз-
пределени според честотата на регистриране;
7. въз основа на отделните средноденонощ-
ни стойности по т. 6 за всеки отделен месец в
рамките на календарната година се определят
съответните средномесечни стойности за вре-
мето на работа на инсталацията през съответ-
ния месец; средномесечните стойности се ре-
гистрират и съхраняват в последователен ред
във файлове, разпределени според честотата на
регистриране;
8. въз основа на отделните половинчасови
средни стойности по т. 1 за всеки отделен 48-
часов интеграционен интервал в рамките на
календарната година се определят съответните
средни стойности за времето на работа на инс-
талацията през конкретния 48-часов интегра-
ционен интервал; средните стойности се регис-
трират и съхраняват в последователен ред във
файлове, разпределени според честотата на
регистриране;
9. всички записи от АО се представят на
български език.
Чл. 6. Oпределените половинчасови стойнос-
ти по класове в рамките на съответното дено-
нощие съгласно приложения Б се разпределят
при спазване на следните правила:
1. класове “1—20”—съдържат всички стой-
ности, попадащи в еднакви класови интервали
до 2 пъти НДЕ, като клас “10” отговаря на НДЕ
за съответното вредно вещество;
2. клас “21”—този клас покрива интервала
над стойностите, регистрирани в клас “20” (2
пъти НДЕ).
Чл. 7. Регистрирани стойности, извън тези
по чл. 6, се разпределят съгласно приложения
Б в следните допълнителни класове:
1. “Изчисляване със заместващи стойнос-
ти”—ако заместваща стойност е използвана за
изчисляване на половинчасовата стойност (съв-
местна класификация);
2. “Интеграционно време по-малко от 2/3”—
стойности, чийто брой от индивидуални стой-
ности, използвани за формиране на половинча-
совата стойност, е по-малък от 2/3;
3. “Грешка на АСИ”—измерени стойности,
които не могат да бъдат отчитани поради пода-
вани грешни статус сигнали;
4. “Поддръжка (ремонт) на АСИ”—измере-
ни стойности, които не могат да бъдат отчита-
ни поради подавани статус сигнали за поддръжка
на АСИ;
5. “Компютърна грешка”—измерени стой-
ности, които са записани или биха могли да
бъдат записани през периода на компютърна
грешка;
6. “Поддръжка (ремонт) на компютъра”—
измерени стойности, които не могат да бъдат
отчитани поради съществуващи статус сигнали
за поддръжка на компютъра;
7. “Инсталацията не е в експлоатация”—из-
мерени стойности през периода, в който инста-
лацията не е в експлоатация;
8. “Период на пускане и спиране на инстала-
цията”—измерени стойности през периода на
пускане (до достигане на установен технологи-
чен режим, характеризиращ се с определени ек-
сплоатационни параметри, утвърдени от РИОСВ,
съвместно със собственика или ползвателя на
съответния обект) и спиране на инсталацията;
9. “Неработещи пречиствателни съоръже-
ния”—измерени стойности през периода на не-
функциониране на пречиствателните съоръжения;
10. “Невалидна средноденонощна”—този
клас съдържа половинчасовите стойности, по
които не може да бъде изчислена среднодено-
нощната стойност; към този клас се причисля-
ват съответните средноденонощни стойности,
при определянето на които инсталацията е ра-
ботила не повече от 6 часа, както и денонощи-
ята, през които повече от 6 половинчасови стой-
ности са невалидни поради неизправност във
функционирането или поддръжката на АС.
Чл. 8. (1) Извън разпределението по чл. 6
определените средноденонощни стойности се
класифицират съгласно приложения Б в след-
ните класове:
1. “Средноденонощни стойности по-малки
или равни на НДЕ”—този клас съдържа всички
средноденонощни стойности, които не надви-
шават НДЕ;
2. “Средноденонощни стойности по-големи
от НДЕ”—този клас съдържа всички средноде-
нонощни стойности, които надвишават НДЕ.
(2) Класовете по ал. 1 се записват като брой
денонощия в рамките на месеца и годината.
Чл. 9. Всички измерени стойности, получе-
ни през време на експлоатация на инсталация-
та, се включват в оценката. Периодите на пус-
кане (до достигане на установен технологичен
режим) и спиране от експлоатация на съответ-
ната инсталация, както и периодите по чл. 7,
т. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и периодите на калибриране на
АСИ се предават към АО чрез статус сигнали.
Чл. 10. Измерените стойности от АСИ се за-
писват в мг/Нм3, отчитайки регресионната кри-
ва, определена по време на калибрирането.
Чл. 11. За интеграционни интервали (30 мину-
ти, 24 и 48 часа), за които липсват пълен брой
записани използваеми стойности, средните по-