Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
Раздел ХХХ
Измервателни трансформатори
Чл. 676. (1) Измервателните трансформато-
ри са средства за измерване, които осигуряват
на електромера, към който са свързани, редуци-
рани стойности с постоянни преводни коефици-
енти на напрежението и/или тока в мрежата. Те
са допълнителни устройства към електромера
само в частта си с измервателна намотка.
(2) Трансформаторите могат да бъдат токо-
ви или напрежителни.
Чл. 677. Измервателните трансформатори
трябва да съответстват на изискванията за точ-
ност, при условие че качеството на електричес-
ката енергия отговаря на следните изисквания:
1. отклоненията на напрежението от номи-
налната му стойност са ± 10 %;
2. отклоненията на честотата от номинална-
та є стойност са ± 2 %;
3. факторът на мощността e в границите от
0,5 индуктивен до 0,8 капацитивен.
Чл. 678. Производителят трябва да опреде-
ли стойностите на измерваната величина и на
влияещите величини, които представляват нор-
малните условия на употреба.
Чл. 679. (1) Върху всеки измервателен тран-
сформатор или върху табелка, здраво закрепе-
на към него, трябва да са нанесени следните
данни:
1. името на производителя или друг знак, по
който той лесно може да бъде идентифициран;
2. означението на типа и идентификацион-
ният номер;
3. обявените първичен и вторичен ток на
трансформатора, към който се свързва елект-
ромерът (например 1000/5 А);
4. обявените първично и вторично напреже-
ние на трансформатора, към което се свързва
електромерът (например 66/0,11 kV);
5. обявената изходна мощност и съответни-
ят клас на точност (например 30 VA, клас 1,0);
ако има две отделни вторични намотки, марки-
ровката трябва да показва обхвата на изходна-
та мощност на всяка вторична намотка във VA,
съответния клас на точност и обявеното напре-
жение за всяка намотка;
6. номиналната честота (например 50 Hz);
7. максималното напрежение на мрежата
(например 1,2 kV или 72,5 kV);
8. обявеното ниво на изолация (например 6/—
kV или 140/325 kV).
(2) Означенията по ал. 1, т. 7 и 8 могат се
комбинират в едно (например 1,2/6/—kV или
72,5/140/325 kV).
(3) Ако върху табелката има достатъчно
място, трябва да са нанесени и следните данни:
1. обявеният коефициент на напрежение и
съответно обявеното време;
2. обявеният ток на термична устойчивост
(I th) и обявеният ток на динамична устойчи-
вост, ако той се различава 2,5 пъти от обявения
ток на термична устойчивост (например 13 kA
или 13/40 kA);
3. класът на изолация, ако е различен от
клас А; ако са използвани материали с някол-
ко класа на изолация, необходимо е да се посо-
чи материалът, който ще ограничи прегрява-
нето на намотките;
4. за трансформатор с повече от една вто-
рична намотка—използването на всяка намот-
ка и съответните изводи.
(4) Изводите на трансформаторите трябва
да са маркирани така, че да идентифицират:
1. първичната и вторичната намотка;
2. секциите на намотките, ако има такива;
3. относителните полярности на намотките
и на секциите на намотките;
4. междинните изводи, ако има такива.
Чл. 680. Измервателните трансформатори
могат да са от следните класове на точност: 0,1;
0,2; 0,5; 1,0; 3,0 или 5,0.
Чл. 681. Максимално допустимите грешки на
измервателните трансформатори трябва да са:
1. за токовите трансформатори—съгласно
приложение № 36;
2. за напрежителните трансформатори—съг-
ласно приложение № 37.
Чл. 682. Измервателните трансформатори се
пускат на пазара и/или в действие след одобря-
ване на типа и първоначална проверка и подле-
жат на последващи проверки.
Чл. 683. Изследването на измервателни тран-
сформатори за одобряване на типа се извършва
при предписани условия при следната препоръ-
чителна последователност:
1. изпитване на прегряване;
2. изпитване за устойчивост на къси съеди-
нения;
3. изпитване с мълниев импулс;
4. изпитване с комутационен импулс;
5. изпитване на влага на трансформатори за
работа на открито;
6. определяне на грешки;
7. измервания при изпитвания на радиосму-
щаващи напрежения.
Чл. 684. Проверките на измервателните тран-
сформатори включват:
1. проверка на маркировката на изводите;
2. изследване на изолационните свойства на
намотките;
3. изследване на първичните намотки на
напрежение с промишлена честота;
4. изследване на вторичните намотки на
напрежение с промишлена честота;
5. изследване чрез прилагане на напрежение
с промишлена честота между секциите;
6. изследване на частичен разряд;
7. определяне на грешки.
Раздел XXХI
Часовници за превключване на тарифни
електромери
Чл. 685. (1) Часовниците за превключване
на тарифни електромери са средства за измер-
ване на интервали от време, съответстващи на
отделните тарифи на многотарифните елект-
ромери, и се считат за допълнителни устройст-
ва към електромера.