Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 45

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45   
грешка не трябва да е по-голяма от ± 15 % за 
еквивалентна доза и от ± 20 % за мощност на 
еквивалентната доза при енергия на фотоните 
662 keV от 137Cs или 1332 keV от 60Co.
(2) Допуска се грешката при най-малката 
декада за величината мощност на еквивалент­
ната доза да е в границите ± 30 %.
(3) Изискването по ал. 1 се отнася за мощ­
ност на еквивалентната доза над 100 µSv/h.
(4) При предписани условия на функ­
циониране, когато електронният дозиметър 
за неутронно лъчение е настроен съгласно 
инструкцията за употреба, максималната до­
пустима грешка за еквивалентна доза и/или 
мощност на еквивалентната доза не трябва да 
е по-голяма от минус 17 % до 25 % за лъчение 
от 241Аm-Be или 252Cf. Когато е необходимо, 
могат да се използват и други източници.
(5) Когато мощността на еквивалентната 
доза се променя скокообразно, индивидуал­
ният електронен дозиметър трябва да показва 
новата стойност с грешка, не по-голяма от 
10 % за време 5 s след промяната.
(6) При нормални условия на употреба 
максималната допустима грешка за пасив­
ните дозиметрични системи не трябва да е 
по-голяма от ± 15 % при енергия на фотоните 
662 keV от 137Cs.
Чл. 308. (1) Нелинейността на показанията 
на активните дозиметри в техния измервателен 
обхват не трябва да е по-голяма от ± 15 %.
(2) Нелинейността на показанията на 
пасивните дозиметрични системи в техния 
измервателен обхват трябва да е в границите 
от минус 9 % до 11 %.
Чл. 309. (1) Статистическите флуктуации 
на показанията за еквивалентна доза на инди­
видуалните електронни дозиметри за фотонно 
лъчение трябва да са в следните граници:
1. не повече от 15 % за доза, не по-голяма 
от 1 µSv;
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата 
в µSv, за доза от 1 µSv до 11 µSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от 
11 µSv.
(2) Статистическите флуктуации на по­
казанията за мощност на еквивалентна доза 
на индивидуалните електронни дозиметри 
за фотонно лъчение трябва да са в следните 
граници:
1. не повече от 20 % за мощност на дозата, 
не по-голяма от 10 µSv/h;
2. не повече от (21-0,1.Н) %, където Н е 
мощност на дозата в µSv/h, за мощност на 
дозата от 10 µSv/h до 60 µSv/h;
3. не повече от 15 % за мощност на дозата, 
по-голяма от 60 µSv/h.
(3) Статистическите флуктуации на показа­
нията за еквивалентна доза на индивидуалните 
електронни дозиметри за неутронно лъчение 
трябва да са в следните граници:
1. не повече от 25 % за доза, не по-голяма 
от 100 µSv;
2. не повече от (25,4-Н/(2,5Н0)) %, където 
Н е дозата в µSv, а Н0 е долната граница на 
измерване, за доза от 100 µSv до 5,1 mSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от 
5,1 mSv.
(4) Статистическите флуктуации на по­
казанията за мощност на еквивалентна доза 
на индивидуалните електронни дозиметри за 
неутронно лъчение трябва да са в следните 
граници:
1. не повече от 20 % за мощност на дозата, 
не по-голяма от 1 mSv/h;
2. не повече от (21-0,01.Н) %, където Н е 
мощност на дозата в µSv/h, за мощност на 
дозата от 1 mSv/h до 6 mSv/h;
3. не повече от 15 % за мощност на дозата, 
по-голяма от 6 mSv/h.
(5) Статистическите флуктуации на пока­
занията за еквивалентна доза на пасивните 
дозиметрични системи трябва да са в след­
ните граници:
1. не повече от 15 % за доза, не по-голяма 
от 0,1 mSv;
2. не повече от (16-Н/0,1) %, където Н е 
дозата в mSv, за доза от 0,1 mSv до 1,1 mSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от 
1,1 mSv.
Чл. 310. (1) Показанията на активните 
индивидуални дозиметри за фотонно лъчение 
трябва да са в границите от минус 29 % до 
67 % за енергия на фотоните от 80 keV до 
1,5 МeV или от 20 keV до 150 keV и ъгли на 
облъчване от 0° до ± 60°.
(2) Показанията на активните индивиду­
ални дозиметри за неутронно лъчение трябва 
да са в границите от минус 35 % до 300 % за 
енергия на лъчението от 0,025 eV до 100 keV 
или в границите от минус 35 % до 122 % за 
енергия на лъчението от 100 keV до 10 MeV 
и ъгли на облъчване от 0° до ± 60°.
(3) Показанията на пасивните дозиметрични 
системи трябва да са в границите от минус 
29 % до 67 % за енергия на фотоните от 30 keV 
до 250 keV и ъгли на облъчване от 0° до ± 60°.
Чл. 311. (1) Активните индивидуални до­
зиметри се предоставят на пазара и/или се 
пускат в действие след одобряване на типа и 
първоначална проверка и подлежат на пос­
ледващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване на 
типа индивидуални дозиметри е три образеца.
(3) Когато при изследване на типа се 
установява несъответствие на дозиметрите 
с изискванията на този раздел, могат да се 
изискат още образци.
Чл. 312. Пасивните дозиметрични системи 
се предоставят на пазара и/или се пускат в 
действие след първоначална проверка и под­
лежат на последващи проверки.