Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 61

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
б) за тежкотоварни автомобили—от 0 до
40 kN;
2. при измерване натоварването на ос:
а) за леки и лекотоварни автомобили—от 0
до 30 kN;
б) за тежкотоварни автомобили—от 0 до
200 kN.
Чл. 501. Относителните максимално допус-
тими грешки на стендовете за измерване на
спирачните сили на пътни превозни средства
не трябва да надвишават:
1.  ± 3 %—за грешка на показанията на спи-
рачната сила;
2.  3 %—за грешка на повторяемост на спи-
рачната сила;
3.  ± 3 %—за грешка на показанията на нато-
варване на ос;
4.  3 %—за грешка на повторяемост на нато-
варване на ос.
Чл. 502. Стендовете за измерване на спирач-
ните сили на пътни превозни средства се пускат
на пазара и/или в действие след одобряване на
типа и първоначална проверка и подлежат на
последващи проверки.
Чл. 503. За изледване типа на стендове за
измерване на спирачните сили на пътни пре-
возни средства се представя един образец.
Чл. 504. (1) Изпитването се извършва с лосто-
во натоварващо устройство, тежести и силомер
най-малко в 5 точки от обхвата на измерване.
(2) Границите на грешката на устройствата
трябва да са поне 3 пъти по-малки от тези на
проверявания стенд.
Чл. 505. (1) Първоначалната и последващи-
те проверки на стендовете за измерване на спи-
рачните сили на пътни превозни средства включ-
ват проверка на:
1. диаметъра на ролките;
2. периферната скорост на ролките;
3. максимално допустима грешка на систе-
мата за измерване на спирачната сила;
4. максимално допустима грешка на систе-
мата за измерване натоварването на ос.
(2) Проверките се извършват с лостово на-
товарващо устройство, тежести и силомер най-
малко в 3 точки от обхвата на измерване.
Раздел XX
Алкохоломери и ареометри за алкохол
Чл. 506. (1) Алкохоломерите и ареометрите
за алкохол са средства за измерване, предназ-
начени за определяне концентрацията на ети-
лов алкохол в смеси от вода и етанол.
(2) Масови алкохоломери са алкохоломери-
те, които измерват и показват отношението на
масата на чистия алкохол, който се съдържа в
сместа, към общата маса на сместа, наричана
по-нататък “алкохолна концентрация по маса”.
(3) Обемни алкохоломери са алкохоломери-
те, които измерват и показват отношението на
обема на чистия алкохол, който се съдържа в
сместа при 20 °С, към общия обем на сместа
при същата температура, наричана по-нататък
“алкохолна концентрация по обем”.
(4) Ареометрите за алкохол измерват и по-
казват плътността на сместа от вода и етанол.
Чл. 507. (1) Алкохоломерите и ареометрите
за алкохол се градуират при температура 20 °С
и в съответствие със стойностите от Междуна-
родните алкохолометрични таблици съгласно
приложение № 29.
(2) Алкохоломерите и ареометрите за алко-
хол се градуират за отчитане по свободната
хоризонтална повърхност на течността.
Чл. 508. Алкохоломерите и ареометрите за
алкохол са направени от стъкло и се състоят от:
1. цилиндрично тяло, дъното на което е с
форма на конус или полусфера, за да не задър-
жа въздушни мехурчета;
2. кухо цилиндрично стъбло, свързано чрез
стопяване към горната част на тялото, със зат-
ворен горен край.
Чл. 509. Външната повърхност на всеки ал-
кохоломер или ареометър за алкохол трябва да
е симетрична спрямо неговата главна ос и при
напречен разрез да не се наблюдават резки из-
менения.
Чл. 510. Долната част на тялото на алкохо-
ломера или ареометъра за алкохол трябва да
съдържа неподвижно закрепен към дъното на
тялото запълващ материал за регулиране на
масата на средството за измерване.
Чл. 511. Стъблото на алкохоломера или арео-
метъра за алкохол трябва да има скала, нанесе-
на върху цилиндричен носител, неподвижно
закрепен към вътрешността му.
Чл. 512. (1) Стъклото, използвано за изработ-
ване на алкохоломерите и ареометрите за алко-
хол, трябва да е прозрачно и да няма дефекти,
които да пречат на отчитането по скалата.
(2) Коефициентът на обемно разширение на
стъклото трябва да е (25 ± 2).10-6 °С-1.
Чл. 513. (1) Запълващият материал трябва
да е закрепен към дъното на алкохоломера или
ареометъра за алкохол.
(2) След направата на алкохоломера или
ареометъра за алкохол те се поставят в хори-
зонтално положение за 1 час при температура
80 °С и последователно се охлаждат в същото
положение, след което трябва да плават при
максимално допустим ъгъл между стъблото и
вертикалната ос от 1 градус и 30 минути.
(3) Термометрите, които са компоненти на
алкохоломерите и ареометрите за алкохол, тряб-
ва да отговарят на изискванията на раздел ХXI.
Чл. 514. (1) Алкохоломерите и ареометри-
те за алкохол не трябва да имат повече от една
скала.
(2) Скалата и надписите трябва да са нанесе-
ни върху основа от плътна матова повърхност.
(3) Основата трябва да е закрепена непод-
вижно в стъблото и да е нанесен знак, по който
да се съди за евентуално разместване на скала-
та по отношение на стъблото.
(4) Основата, скалата и надписите не трябва
да се деформират, да избледняват или да се
овъгляват, когато се подложат на температура
70 °С в продължение на 24 часа.