Държавен вестник, бр. 63, 2010 г., стр. 27

БРОЙ  63	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
както и Fz���z���z�������������������������
Fz���z���z�������������������������
, �z���z�������������������������
Cz���z�������������������������
, �z�������������������������
Pz�������������������������
, �����������������������
A����������������������
1, �������������������
A������������������
2 с минимална чес­
тота на дискретизация 200 samp/sec/chan, за 
съхранение 10 bit/sampl и 2 mV, за честотна 
обработка 12 – 14 bit/sampl и 0,5 mV; мозъчна 
картография с интерполации – три и квадрин­
гуларни линейни и квадратични, задължително 
при няколко референти. Консумативи по т. 1.1.2.
1.2.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 1.1.3. Компютърен 
ЕЕГ анализ, ЕЕГ картография, ЕЕГ полиграфия, 
полисомнография, видео ЕЕГ. 
2. Кабинет по електромиография (ЕМГ)
2.1. Второ ниво
2.1.1. Оборудване
Електромиограф с компютърна обработка 
на сигналите с поне два канала и електро­
стимулатор, концентрични иглени записващи 
електроди с различни размери, повърхностни 
записващи електроди, повърхностни стимулира­
щи електроди, заземяващ електрод; медицинска 
кушетка; стерилизатор за химическа или газова 
стерилизация. Кабинетът може да разполага с 
апарат за транскраниална магнитна стимулация 
(ТМС) с възможност за честота на стимулите 
от 0,1 до 30 Hz, с бобина, чиято максимална 
сила на изхода е 2Т. Консумативи: спирт, памук, 
лепенки, принтер, хартия, електродна паста, 
чаршафи за еднократна употреба.
2.1.2. Обем на дейности
Рутинно ЕМГ изследване – регистрация на 
мускулната активност в покой и при мускулно 
съкращение с иглени електроди и определяне на 
парметрите на отведените потенциали; изследва­
не на проводимостта по периферни двигателни 
и сетивни нерви чрез електростимулация, тест 
репетитивна стимулация при нарушения на 
нервно-мускулното предаване; ЕМГ изследване 
на стволови рефлекси, флексорен рефлекс, Н-
рефлекс и F-вълна при проксимална и дистална 
стимулация на нерва, изследване на тремор от 
мускули антагонисти при симултанен запис на 
2 канала с повърхностни електроди, исхемичен 
тест; транскраниална и спинална магнитна 
стимулация – диагностична, за определяне на 
моторен праг.
2.2. Трето ниво
2.2.1. Оборудване
Електромиограф с възможност за к�������
омпютъ­
рен количествен ЕМГ анализ на биоелектрична­
та активност, изследване на единично мускулно 
влакно, магнитна стимулация – транскраниална 
и спинална. Кабинетът може да разполага с 
транскраниален магнитен стимулатор за репе­
титивна стимулация, с възможност за честота 
на стимулите от 0,1 до 30 �z���������������
Hz���������������
, с бобина, чи­
ято максимална сила на изхода е 2Т и сила 
100 – 110 % от МП. Консумативи съгласно 2.1.1.
2.2.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 2.1.2. Компютърен 
количествен електромиографски анализ на 
биоелектричната активност, изследване на 
единично мускулно влакно; при възможност 
лечебна репетитивна транскраниална магнитна 
стимулация.
3. Кабинет по невросонология 
3.1. Второ ниво
3.1.1. Оборудване
Пулсов доплеров сонограф, окомплектуван 
с 3 сонди (2 Hz, 4 MHz и 8 MHz), записващо 
устройство, програма за количествен и спек­
трален анализ на сонограмите, устройство за 
транскраниално мониториране�������������
 (при възмож­
ност)��������������������������������������
, принтер, сфигмометър, медицинска ку­
шетка, стол, спешен шкаф (при самостоятелен 
кабинет). Консумативи: контактен гел, спирт, 
памук, хартия, дискове. 
3.1.2. Обем на дейности
Рутинна екстракраниална и транскрани­
ална доплерова сонография за изследване на 
магистралните и базалните мозъчни артерии 
и вени, количествен и спектрален анализ на 
сонограмите, определяне на посока на кръвния 
ток и дълбочина на изследване, прилагане на 
доплеров офталмичен тест и други компресивни 
проби, определяне на процента на артериална 
стеноза по скоростния метод, интракраниално 
мониториране, интерпретация на резултатите.
3.2. Трето ниво
3.2.1. Оборудване
Комбиниран цветен дуплекс-сонограф (В 
сканиране в реално време и пулсова доплерова 
сонография с цветен спектрален анализ със или 
без мощностна доплерова сонография и М-mode 
изобразяване), окомплектуван с 2 фиксирани 
или мултичестотни сонди с диапазон 2 – 3,8 
MHz и 5 – 12 MHz, програма за автоматично 
регистриране на сонографните показатели и 
изчисляване на процента на луменна стеноза, 
видео, принтер, медицинска кушетка, стол, 
сфигмометър, спешен шкаф (при самостоятелен 
кабинет). Консумативи: контактен гел, спирт, 
памук, хартия, дискове.
3.2.2. Обем на дейности
Всички дейности по т. 3.1.2, цветно дуп­
лекс-сканиране на магистралните и базалните 
мозъчни артерии и вени и някои структури на 
мозъчния паренхим (мезенцефалон, силвиева 
бразда, трети вентрикул); за екстракраниал­
ните артерии –  измерване на съдов лумен 
и дебелина на интима-медия комплекс, опи­
сание на вида, локализацията и тежестта на 
съдовата патология по установени критерии, 
изчисляване на процента на луменна стеноза 
по морфологичния метод; изобразяване на 
вилизиевия кръг и участъци на интракрани­
ална съдова патология (стенози, аневризми, 
артерио-венозни малформации, каверноми); 
оценка на колатералната циркулация, прилагане 
на ехоконтрастни материи за подобряване на 
качеството на изображението, изследване на 
медикаменти, интерпретация на резултатите.