Държавен вестник, бр. 72, 2025 г., стр. 19

БРОЙ  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19   
„(3) При стабилизиране на репери тип 
„гъбовиден болт“ се гравира център върху 
главата на болта (1 – 2 mm).“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 4 и 5.
§ 11. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. За нивелация I и II клас се използва 
комплект нивелири и лати, осигуряващи сред­
на квадратна грешка за 1 km двоен нивелачен 
ход не по-голяма от 0,40 mm/km.“
§ 12. В чл. 52, ал. 2 цифрата „7“ се заменя 
с „5“.
§ 13. В чл. 53 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение трето: „Ре­
зултатите от проверките се документират.“
2. В ал. 3 думите „стойността на колимач­
ната грешка“ се заменят с „главното осово 
условие на нивелира“.
§ 14. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Преди извършване на гра­
виметричните измервания инструментите се 
еталонират на отсечка от еталонния гравиме­
тричен ход между абсолютните гравиметрични 
станции, разположени в АГКК и Национал­
ната геодезическа обсерватория „Плана“, с 
междинни точки в София – кв. Симеоново, 
с. Бистрица и с. Железница, включително 
и отсечката кв. Симеоново – кв. Драгалев­
ци – Драгалевски манастир или на друга 
отсечка, указана в техническото задание.
(2) Резултатите от еталонирането се вписват 
в съответен протокол. В протокола се добавя 
сравнителна таблица на зададените и получе­
ните в резултат на измерванията гравимет­
рични разлики и се представя заключение 
относно стойност, знак и начин на нанасяне 
на корекцията вследствие на еталонирането.“
§ 15. В чл. 56 ал. 2 се отменя.
§ 16. Член 64 се отменя.
§ 17. Членове 66, 67, 68, 69 и 70 се отменят.
§ 18. В чл. 72, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Числото „30“ се заменя с „25“ и след 
думите „I клас“ се поставя запетая и се до­
бавя „като разстоянието може да се увеличи 
до 30 m на равнинен терен“.
§ 19. Член 73 се отменя.
§ 20. В чл. 74 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всеки отчет „назад“ или „напред“ се 
получава като средна стойност от няколко 
отчета (серия), като броят им (не по-малък 
от 3) се задава от оператора. Задава се и до­
пустимата разлика между отделните отчети 
в една серия да е не по-голяма от 0,1 mm.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 21. В чл. 77 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „въздуха“ се добавя 
„с точност ±0,1 °С“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Температурата на въздуха се измерва 
на две или три нива над терена: 0,50 m и 
2,50 m за случаите по чл. 4, ал. 3, т. 1 или 
0,30 m, 0,90 m и 2,70 m за случаите по чл. 4, 
ал. 3, т. 2. Измервателните уреди се монтират 
на двете лати или на друго приспособление.“
4. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Температурата на въздуха се измерва чрез 
система от температурни датчици с точност на 
отчитане не по-ниска от ±0,1°С и регистратор 
на данни за запис на направените температурни 
измервания, които са проверени/настроени 
в метрологична лаборатория, притежаваща 
сертификат със съответния обхват.“
5. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Съгласуваността на температурните дат­
чици се проверява ежедневно.“
§ 22. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Стойностите на силата на те­
жестта на реперите се определят в приетата 
за страната референтна система. Извършват 
се относителни гравиметрични измервания 
в гравиметрични ходове (рейсове) с про­
дължителност, съобразена с големината на 
изместване на нулевата точка на скалата за 
отчитане (дрейф на нулата на гравиметъра). 
Гравиметричните рейсове се извършват ед­
новременно с минимум два гравиметъра или 
двукратно с един, като по време на измерването 
се фотографира положението на гравиметрите 
спрямо всеки репер. Гравиметричният ход 
се свързва с миниум три изходни точки с 
абсолютни стойности на силата на тежестта 
по възможност, разположени равномерно по 
продължение на нивелачната линия.
(2) По време на гравиметричните измер­
вания за всяка гравиметрична станция се 
регистрира момент на измерване с точност 
една минута, височина на инструмента спрямо 
основата и спрямо нивелачния репер.
(3) Местоположението (станционирането) 
на гравиметрите при гравиметричните измер­
вания по нивелачните репери и гравиметрични 
точки се фотографира така, че да е видно 
месторазположението на гравиметъра спрямо 
репера/точката, както и спрямо сградата/
съоръжението или околната ситуация.
(4) Определят се гравиметричните разлики 
между всеки два последователни репера в 
нивелачната линия с точност не по-ниска от 
0,10 mGal. За специални приложения, изиск­
ващи определяне на стойности на силата на 
тежестта с по-висока точност, това се указва 
в съответното техническо задание.
(5) Данните от измерванията и обработ­
ката се оформят в съответни формуляри за 
крайни стойности на гравиметрични разлики 
и оценка на точността им.