Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
5. липса на повреда.
Чл. 640. Уредите и системите за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда трябва
да имат поне един изход за дистанционно отчи-
тащо устройство и възможност за включване
на едно или няколко от следните устройства:
1. галванометър;
2. записващ потенциометър;
3. лентово записващо устройство;
4. печатащо устройство;
5. устройство за обработка и съхраняване на
данни.
Чл. 641. Уредите и системите за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда трябва
да имат устройства, които да позволяват пери-
одично да се проверява изправността им. Тези
устройства могат да бъдат вградени в уреда или
в системата.
Чл. 642. (1) Устройствата за управление и
измерване на уредите и системите за контрол
на радиоактивни емисии в околната среда трябва
да включват:
1. захранващо устройство;
2. измервателно устройство;
3. дисплей;
4. устройства за подаване на предупредите-
лен и алармен сигнал.
(2) Устройствата по ал. 1 могат да са конст-
руирани да се свързват и управляват от центра-
лен пулт.
Чл. 643. (1) Устройствата за подаване на
алармен сигнал трябва да са подходящи за цел-
та на измерването. Сигналът трябва да е пре-
къснат, светлинен и звуков и да управлява поне
два релейни изхода.
(2) Уредите и системите трябва да позволя-
ват включване на външна аларма.
(3) Всички устройства за подаване на алар-
мен сигнал трябва да могат да се проверяват за
работоспособност от оператора. В случай че
алармата се настройва, трябва да има възмож-
ност за проверка извън обхвата на алармата.
(4) Устройствата за подаване на алармен сиг-
нал трябва да запазват състоянието си до подава-
не на специален нулиращ сигнал или да се нули-
рат автоматично, когато причината за аларма
изчезне. Всеки уред или измервателна система
трябва да има поне два режима на аларма.
(5) Работната точка на всяко алармено уст-
ройство не трябва да се променя извън грани-
ците 80 %Х и 120 %Х, където Х е номиналното
ниво на аларма за период 500 h работа.
Чл. 644. (1) Обхватът на измерване на уреди-
те и системите за контрол на радиоактивни еми-
сии в околната среда с линейна скала трябва да
е между 10 % и 100 % от обхвата на показанията.
(2) Обхватът на измерване на уредите и сис-
темите за контрол на радиоактивни емисии в
околната среда с логаритмична скала трябва да
е между една трета от най-малката декада и
пълния обхват на показание.
(3) Обхватът на измерване на уредите и сис-
темите за контрол на радиоактивни емисии в
околната среда с цифрова индикация трябва да
е между втората най-малка декада и пълния
обхват на показание.
Чл. 645. (1) При нормални условия на упот-
реба трябва да се определи калибровъчен (пре-
давателен) коефициент за установяване на връз-
ка между показанията на средството за измер-
ване и активността на еталонен радиоактивен
източник, както и да се посочи неопределеност-
та, с която е определен.
(2) При работни условия и когато система е
настроена съгласно указанията на производи-
теля, основната грешка не трябва да надвишава
20 % за целия измервателен обхват.
(3) При предписаните условия и когато сис-
тема е настроена съгласно указанията на про-
изводителя, линейността на показанията не
трябва да надвишава 10 % за целия измервате-
лен обхват.
Чл. 646. (1) Измервателната система трябва
да дава показания над края на най-грубия об-
хват, когато е поставена активност, 10 пъти по-
голяма от активността, предизвикваща показа-
ние в края на скалата.
(2) Системата трябва да работи правилно
след отстраняване на претоварването.
Чл. 647. Флуктуациите на показанието по-
ради случайния характер на радиоактивността
трябва да са:
1. за линейна скала—не повече от 10 % за
активност, даваща показание, съответстващо
на една трета от скалата на най-чувствителния
обхват;
2. за логаритмична и цифрова скала—не
повече от 10 % за активност, даваща показа-
ние, съответстващо на най-младшата значеща
декада или цифра.
Чл. 648. Показанията от даден радиоакти-
вен източник след един час работа на система-
та не трябва да се променят с повече от 10 % от
края на скалата за всеки обхват (при линейна
скала) или от показанието (при цифрова скала)
за следващите 500 h.
Чл. 649. (1) Във всички случаи производи-
телят посочва достижимата минимална детек-
тируема активност в зависимост от външния
гама-фон.
(2) Необходимата минимална детектируема
активност се установява във всеки конкретен
случай и зависи от предназначението на средс-
твото за измерване.
Чл. 650. Уредите и системите за контрол
на радиоактивни емисии в околната среда се
пускат на пазара и/или в действие след първо-
начална проверка и подлежат на последващи
проверки.
Чл. 651. (1) Първоначалната проверка на
уредите и системите за контрол на радиоактив-
ни емисии в околната среда включва: