Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 103

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  103  
б) Условие 2 – Emin се получава по формулата: 
Emin = (2МИК) × (A/100), където МИК е мини-
малното измервано количество, A е числената 
стойност, определена в ред А на таблица 2.
2.4.2. За минимални измервани количества, 
по-малки от 2 литра, се прилага условие 1 и Emin 
е два пъти стойността, посочена в таблица 3 и 
отнесена към ред А на таблица 2.
2.5. Преобразувани показания
При преобразувани показания МДГ са равни 
на тези в ред А на таблица 2.
2.6. Преобразуващи устройства
МДГ на преобразуващите устройства са 
равни на ± (A – В), като A и В са стойностите, 
определени в таблица 2.
Частите на преобразуващите устройства, които 
могат да бъдат изпитвани отделно, са:
а) калкулатор
МДГ, положителни или отрицателни, на по-
казанията за количествата течност, използвани 
при изчисленията, са равни на една десета от 
МДГ, определени в ред А на таблица 2;
б) спомагателни средства за измерване
Спомагателните средства за измерване тряб-
ва да имат точност поне колкото стойностите, 
определени в таблица 4.
Таблица 4
МДГ на из-
мерванията
Класове на точност на измерва-
телната система
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
Температу-
ра
± 0,3 °C
± 0,5 °C
± 1,0 °C
Налягане
По-малко от 1 MPa: ± 50 kPa
От 1 до 4 MPa: ± 5 %
Над 4 MPa: ± 200 kPa
Плътност
± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 
Тези стойности се отнасят за показанията на 
величините, характеризиращи течността, пока-
зани от преобразуващото устройство.
в) точност на изчислителната функция
МДГ при изчисляване на всяка величина, 
характеризираща течността, положителна или 
отрицателна, е равна на две пети от стойността, 
посочена в буква „б“.
2.7. Изискването на т. 2.6, буква „а“ се при-
лага за всички изчисления, а не само за прео-
бразуването.
2.8. При измервателните системи не се допуска 
използване на МДГ за системно облагодетел-
стване на която и да е от страните, участващи 
в сделката.
3. Максимално допустимо влияние на сму-
щения
3.1. Въздействието на дадено електромагнитно 
смущение върху измервателната система трябва 
да е едно от следните:
а) изменението на резултата от измерването 
да е не по-голямо от критичната стойност на 
изменение, определена в т. 3.2, или
б) показанието на резултата от измерването да 
показва моментно изменение, което не може да 
се тълкува, запаметява или предава като резултат 
от измерване; в случай на прекъсваема система 
това също може да означава невъзможност да се 
извърши каквото и да е измерване, или
в) изменението на резултата от измерване-
то да е по-голямо от критичната стойност на 
изменение, като в този случай измервателната 
система трябва да допуска извличане на резул-
тата от измерването, точно преди да се получи 
критичната стойност на изменение, както и 
спиране на потока.
3.2. Критичната стойност на изменение е 
по-голямата стойност от МДГ/5 за определено 
измервано количество или Еmin.
4. Издръжливост
След провеждане на подходящо изпитване, 
при което се взема под внимание периодът от 
време, определен от производителя, трябва да е 
изпълнен следният критерий:
Изменението на резултата от измерване след 
провеждане на изпитване за издръжливост, срав-
нен с резултата от първоначалното измерване, не 
трябва да надвишава стойността за разходомери, 
определена в ред В на таблица 2.
5. Пригодност
5.1. За всяка измервана величина, отнасяща 
се за едно и също измерване, показанията, оси-
гурявани чрез различни устройства, не трябва 
да се различават едно от друго с повече от едно 
скално деление, когато устройствата са с еднакви 
скални деления. Когато устройствата са с раз-
лични скални деления, отклонението не трябва 
да е повече от най-голямото скално деление.
При използване на система за самообслужване 
обаче скалните деления на основното показващо 
устройство на измервателната система и скалните 
деления на устройството, работещо на самооб-
служване, трябва да са еднакви и резултатите 
от измерването не трябва да се различават един 
от друг.
5.2. Не трябва да е възможно отклоняване на 
измерваното количество при нормални условия на 
работа, освен ако това не се вижда съвсем явно.
5.3. Наличието на какъвто и да е процент 
въздух или газ, който не би могъл лесно да се 
открие в течността, не трябва да води до вари-
ация на грешката, по-голяма от:
а) 0,5 % за течности, различни от питейни 
течности, и за течности с вискозитет не по-висок 
от 1 mPa.s, или
б) 1 % за питейни течности и за течностите 
с вискозитет, по-висок от 1 mPa.s.
Допустимата вариация обаче никога не трябва 
да е по-малка от 1 % от МИК. Тази стойност се 
прилага при въздушни или газови възглавници.
5.4. Средства, предназначени за извършване 
на пряка продажба
5.4.1. Измервателна система, предназначена 
за извършване на пряка продажба, се оборудва 
с устройства за нулиране на дисплея. Не трябва 
да е възможно отклоняване на измерваното 
количество.
5.4.2. Показанието върху дисплея за количе-
ството, на което се основава сделката, трябва 
да бъде постоянно, докато всички страни по 
сделката приемат резултата от измерването.
5.4.3. Измервателните системи, предназначени 
за извършване на пряка продажба, трябва да са 
прекъсваеми.