Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 101

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  101  
7.4. Критичната стойност на изменение за 
възел на дадено средство за измерване на тер-
мална енергия е равна на съответната абсолютна 
стойност на МДГ, приложима за възела съгласно 
т. 7.1, 7.2 или 7.3.
7.5. Означения върху възлите
Преобразува-
тел на разход:
Клас на точност
Граници на разхода
Температурни граници
Номинален коефициент на пре-
образувателя на разход (напр. 
литър/импулс) или съответния 
изходен сигнал
Означение на посоката на потока
Двойка пре-
образуватели 
на темпера-
тура:
Означение на типа (напр. Pt 100)
Температурни граници
Граници на температурната раз-
лика
Калкулатор:
Тип на преобразувателите на 
температура
– граници на температурата
– граници на температурната 
разлика
– номинален коефициент на пре-
образувателя на разход (напр. 
литър/импулс) или съответен 
входящ сигнал от преобразува-
теля на разход
– място на монтиране на прео-
бразувателя на разход – на входа 
или на изхода на топлообменната 
верига
8. Пускане в действие:
а) измерването за битова употреба се извършва 
със средства за измерване от клас 3;
б) измерването за търговска употреба и/или 
за употреба в леката промишленост се извършва 
със средства за измерване от клас 2;
в) лицето, което доставя термална енергия, 
или лицето, което е законово оправомощено да 
монтира средството за измерване, определя ха-
рактеристиките от изискванията по т. 1.1 – 1.4, 
като гарантира, че средството за измерване е 
подходящо за точно измерване на консумацията, 
която е предвидена или се предвижда.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
B + F или B + D или H1.
Приложение № 5 
към чл. 2
Измервателни системи за непрекъснато и ди-
намично измерване на количества течности, 
различни от вода 
(MI-005)
Съответните съществени изисквания на 
приложение № 10, специфичните изисквания на 
настоящото приложение и процедурите за оценя-
ване на съответствието, изброени в настоящото 
приложение, се прилагат към измервателни 
системи, предназначени за непрекъснато и дина-
мично измерване на количество (обем или маса) 
течности, различни от вода. Когато е приложимо 
в настоящото приложение, термините „обем“ и 
„L“ може да се четат като „маса“ и „kg“.
Определения
Р а з х о д о -
мер
Средство за измерване, което е пред-
назначено да измерва непрекъснато, 
да запаметява и да показва коли-
чеството течност, преминало през 
измервателния преобразувател в 
затворен пълен тръбопровод при 
условията на измерване.
К а л к у л а-
тор
Част от разходомера, която по-
л у ча ва изход н и т е си г на л и о т 
измервателния(те) преобразувател(и) 
и евентуално от спомагателни сред-
ства за измерване и показва резул-
татите от измерване.
С п о м а -
г а т е л н о 
с р е д с т в о 
за измер-
ване
Средство за измерване, което е свър-
зано към калкулатора, за да измерва 
определени величини, които се явя-
ват характеристики на течността, с 
оглед да се извърши корекция и/или 
преобразуване.
Пр ео бра-
зуващо ус-
тройство
Част от калкулатора, която, като от-
чита характеристиките на течността 
(температура, плътност, т.н.), изме-
рени със спомагателни средства за 
измерване или записани в паметта, 
автоматично преобразува: 
 – обема на течността, измерена при 
условията на измерване, в обем при 
базовите условия и/или в маса, или 
 – масата на течността, измерена 
при условията на измерване, в обем 
при условията на измерване и/или в 
обем при базовите условия. 
Преобразуващото устройство включ-
ва съответните спомагателни сред-
ства за измерване.
Базови ус-
ловия
Зададените условия, към които се 
преобразува количеството течност, 
измерена при условията на измерване.
Измерва-
телна сис-
тема
Система, която се състои от разходо-
мер и всички устройства, необходими 
за осигуряване на правилното измер-
ване, или които са предназначени 
за улесняване на измервателните 
операции.
Колонка за 
течни го-
рива
Измервателна система, предназначе-
на за презареждане с течно гориво на 
моторни превозни средства, малки 
лодки и малки самолети.
С и с т е м а 
за самооб-
служване
Система, която позволява на клиен-
та да използва дадена измервателна 
система с цел да получи някакво 
количество течност за собствени 
нужди.