Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
(3) При последваща проверка след ремонт 
на разходомерите за газ среднопретеглени 
грешки трябва да бъдат в границите на:
1. за клас на точност 1,5: ± 0,6 %;
2. за клас на точност 1,0: ± 0,4 %.
Чл. 157. Максималните допустими греш­
ки на коригиращите устройства за обем при 
проверка са:
1. 0,5 % при температура на заобикалящата 
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикаля­
щата среда 60 % RH ± 15 % RH, номинална 
стойност на захранващото напрежение;
2. 0,7 % за Т-коригиращи устройства при 
условия на функциониране;
3. 1,0 % за други коригиращи устройства 
при условия на функциониране.
Чл. 158. При определяне на максималните 
допустими грешки на коригиращите устрой­
ства не се взема под внимание грешката на 
разходомера за газ.
Чл. 159. (1) Срокът на валидност на послед­
ващата проверка на партида разходомери за 
газ, използвани за битова, търговска употреба 
и за употреба в леката промишленост, може 
да бъде удължен, ако са налице условията 
за прилагане на метода за статистически 
контрол и при проверка на извадка от пар­
тидата са постигнати критериите съгласно 
приложение № 2.
(2) Методът за статистически контрол може 
да бъде приложен, ако срокът на валидност 
на предходната проверка на разходомерите 
за газ не е изтекъл и са налице условията за 
групиране на разходомери за газ в партида.
(3) Разходомерите за газ могат да бъдат 
групирани в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип 
или модификация или допълнение на типа 
съгласно ЕС сертификата за изследване на 
типа/проекта;
2. годината на производство на средствата 
за измерване не се различава с повече от 
една година;
3. се използват при еднакви работни условия 
и условия на заобикалящата среда;
4. датата на предходната проверка за всички 
средства за измерване се различава най-много 
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането 
на разходомерите за газ от извадката трябва 
да бъдат взети подходящи организационни и 
технически мерки, които да възпрепятстват 
всяка намеса, водеща до промяна на техните 
технически и метрологични характеристики. 
Независимо от големината на извадката пе­
риодът на демонтаж и транспортиране тряб­
ва да е възможно най-кратък и общо да не 
надвишава един месец.
(5) Разходомерите за газ от извадката се 
продухват с въздух или с инертен газ и входът 
и изходът им трябва да се запечатат непосред­
ствено след демонтажа им.
Чл. 160. Стойностите на разхода, при които 
се определя максималната допустима грешка 
на разходомерите за газ и на коригиращите 
устройста на обем на газ от одобрен тип, и 
максималните допустими грешки са опреде­
лени в приложение № 16.
Раздел ХІII
Средства за измерване на природен газ или 
пара, които работят със стандартизирано 
стесняващо устройство – бленда
Чл. 161. Средствата за измерване на при­
роден газ или пара, които работят със стан­
дартизирано стесняващо устройство – бленда, 
измерват разхода на природен газ или пара в 
затворен тръбопровод с кръгло сечение.
Чл. 162. Изискванията на този раздел се 
отнасят за:
1. разходомери с променлив пад на наляга­
не, конструирани на принципа на измерване 
на разликата в налягането преди и след стан­
дартизирано стесняващо устройство – бленда 
с концентричен отвор, поставена при използ­
ване на определен метод в кръгли тръби с 
определени геометрични параметри;
2. преобразуватели на температура, които 
преобразуват измерената температура в стан­
дартизиран аналогов или цифров изходящ 
сигнал, предназначени да измерват темпера­
турата на природния газ или парата;
3. преобразуватели на налягане, които 
преобразуват измереното налягане в стан­
дартизиран аналогов или цифров изходящ 
сигнал, предназначени да измерват налягането 
на природния газ или парата;
4. калкулатор, предназначен да предоставя 
информация за количеството на преминалия/
преминалата през разходомер със стандар­
тизирано стесняващо устройство – бленда, 
природен газ или пара чрез автоматична об­
работка на получените сигнали от отделните 
измервателни преобразуватели на налягане, 
диференциално налягане, барометрично на­
лягане и температура.
Чл. 163. Разходомерите с променлив пад 
на налягане измерват разхода на природен газ 
или пара, протичащ през първичен измервате­
лен преобразувател, който е стандартизирано 
стесняващо устройство – бленда, в затворен 
тръбопровод с кръгло сечение при условията 
на измерване.
Чл. 164. Основната конструкция на раз­
ходомерите с променлив пад на налягане се 
състои от стандартизирано стесняващо устрой­
ство – бленда, с концентричен отвор, изводи за 
диференциално налягане, стабилизиращ прав 
участък от тръба с обща дължина до 10 D 
преди блендата и стабилизиращ прав участък 
от тръба с обща дължина 2 D след блендата.
Чл. 165. Основни характеристики на раз­
ходомерите с променлив пад на налягане са: