Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 9

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
13. максималният обхват на добавената тара,
означен с “Т = + ...”;
14. максималният обхват на изваждащата
тара, означен с “Т =—...”.
(2) За автоматични сортиращи везни допъл-
нително се нанасят:
1. допусковият интервал за зададена номи-
нална стойност във вида: “± ... g” или “± ... %”;
2. скоростта на устройството за придвижва-
не на товара във вида: “ ... m/s”.
(3) За автоматичните гравиметрични доза-
тори допълнително се нанасят:
1. идентификацията на материала, който
може да бъде дозиран;
2. средният брой на товарите/дозите;
3. максималната стойност на дозата;
4. минималната скорост на дозиране;
5. налягането на работната течност във вида:
“.... kPa”.
Чл. 61. Нормалните условия, за които са
предназначени автоматичните везни, се опре-
делят, като се вземат предвид:
1. обхватът на измерване на везната по от-
ношение на максималната и минималната му
стойност;
2. границите на стойностите на влияещите
величини, като температура и електрическо
захранване, или характеристиките на продук-
та, който се измерва—размер на частиците,
плътност на насипния материал, вискозитет или
други определящи характеристики;
3. режимът на работа на везната, свързан с
продължителността на измерване, максимал-
ната скорост на придвижване на материала,
максималната скорост на придвижване на лен-
тата, максималната производителност и необ-
ходимият междинен контрол.
Чл. 62. (1) Когато не е определен друг тем-
пературен обхват, автоматичните везни трябва
да запазват метрологичните си характеристи-
ки в границите от минус 10 °С до 40 °С.
(2) Температурният обхват за везни от клас
на точност Х(х) и У(у) трябва да е най-малко:
1. за подклас на точност “специален”—5 °С;
2. за подклас на точност “висок”—15 °С;
3. за подклас на точност “обикновен”—30 °С.
(3) Показанията на везна без товар или по-
казанията за товари, близки до нулата, не тряб-
ва да се променят с повече от едно проверочно
скално деление при промяна на температурата
на околната среда с 1 °С—за везни Х(х) и У(у)
от подклас на точност “специален”, и с 5 °С за
всички останали подкласове.
Чл. 63. (1) Автоматичните везни, които се
захранват от мрежата, трябва да запазват мет-
рологичните си характеристики при промяна
на напрежението в нормални граници.
(2) Автоматичните везни, които се захран-
ват от батерии, трябва да сигнализират, когато
напрежението се понижи под необходимия
минимум, за да продължат да работят правил-
но, или да се изключват автоматично.
Чл. 64. (1) Автоматичните везни, които в
процеса на работа могат да се денивелират и не
притежават показващо устройство за дениве-
лация, трябва да запазват метрологичните си
характеристики при денивелация 5 %.
(2) Автоматичните везни, комплектувани с
показващо устройство за денивелация, трябва
да запазват метрологичните си характеристи-
ки при денивелация по-малка или равна на 1 %.
Чл. 65. (1) Автоматичните везни трябва да
дават повторяеми и възпроизводими резултати
от измерване на един и същ товар независимо
от използваните показващи устройства или
методи за уравновесяване.
(2) Резултатите от измерване на автома-
тичната везна не трябва да зависят от поло-
жението на товара върху устройството за при-
емане на товара.
Чл. 66. (1) Автоматичните сортиращи везни
се разделят на два основни класа на точност в
зависимост от предназначението им при упот-
реба, означавани чрез Х(х) или У(у).
(2) Автоматичните сортиращи везни, изпол-
звани при производството на предварително
опаковани количества продукти, са от клас на
точност Х(х).
(3) Всички останали автоматични сортира-
щи везни като пресмятащи цената/етикетира-
щи, везни за колетни и транспортни пратки и
везни, които измерват единични товари от на-
сипен материал, са от клас на точност У(у).
(4) Коефициентът (х) или (у) е стойността
на проверочното скално деление, което се оп-
ределя от производителя и е от реда 1 Ч 10k,
2 Ч 10k или 5 Ч 10k единици за маса, където k е
цяло число или нула.
(5) Всеки от основните класове Х(х) и У(у)
може да се раздели на четири подкласа, съот-
ветстващи на класовете на точност на везните
с неавтоматично действие “специален”, “ви-
сок”, “среден” и “обикновен” със съответните
обозначения.
(6) При изпитвания на влияещи величини се
използва изходен клас на точност Ref(х), който
съвпада с класа на точност на везната при из-
мервания в статичен режим.
(7) Характеристиките на класовете на точ-
ност са определени в приложение № 5.
Чл. 67. Минималният товар на везните се
определя от производителя и не може да е по-
малък от:
1. за везни от клас на точност У(у), подклас
“специален”—100е;
2. за везни от клас на точност У(у), подклас
“висок”—20е и 50е—при стойност на провероч-
ното скално деление по-голяма от 0,1 g;
3. за везни от клас на точност У(у), подклас
“среден”—20е;
4. за везни от клас на точност У(у), подклас
“обикновен”—10е;
5. за везни за транспортни тарифи и колетни
пратки—5е.