Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 98

СТР.  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
 
6. Максимална 
разделителна 
способност на 
изобразяващата 
система - 
възпроизводимост  
1, 2 
веднъж 
на 6 
месеца 
Промяна от базовата 
стойност с повече от 2 
групи на тестовия обект  
Промяна от базовата 
стойност с повече от 3 
групи на тестовия обект  
7. Гранична 
нискоконтрастна 
визуализация 
1 
веднъж 
на 6 
месеца 
≤ 4 %  
 
8.Възпроизводимос
т на ниско-
контрастната 
визуализация 
1, 2 
веднъж 
на 6 
месеца 
Промяна от базовата 
стойност с повече от 2 
нива на контраст на 
тестовия обект тип Leeds  
Промяна от базовата 
стойност с повече от 3 
нива на контраст на 
тестовия обект тип Leeds  
Оценява 
се 
визуално 
по
образите върху TV монитора
в автоматичен режим на
обекти с различен контраст,
вградени във фантом, напр.
тип Leeds 
9. Таймер за 
отчитане на 
интегралното време 
на скопия 
1 
веднъж 
годишно 
 
Таймерът да прекъсва 
експонацията при 
изтичане на време, не по-
голямо от 10 min с 
включване на 
предупредителен звуков 
сигнал 30 s преди 
изтичането му 
 
10. Точност на 
автоматичното 
блендиране на 
лъчевото поле 
1 
веднъж 
годишно 
Отношението на площите 
на лъчевото поле и на 
образа трябва да е по-
малко от 1,15 
Лъчевото поле излиза 
извън външните размери 
на кожуха на 
преобразувателя 
Измерва се с 
рентгенография върху 
касета с размер, по-голям 
от размера  на 
преобразувателя. 
 
11. Калибровъчен 
коефициент на 
вградения 
дозиметър за 
измерване на 
произведение 
керма-площ (КАР-
метър)  
1 
веднъж 
годишно 
 
± 35% от стойността по 
сертификат 
Измерва се с дозиметър с 
валиден калибровъчен 
сертификат. 
При уредби с тръба, 
разположена под масата, 
измерването се прави без 
отчитане на отслабването 
от масата. 
Таблица 4. Изпитвания на уредбите за компютърна томография 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност 
Минимална  
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа 
Граници на 
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. Точност на 
анодното 
напрежение U 
1 
Пусково 
изпитване 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената:  
до  6% при U <100 kV и 
до ± 6 kV при U > 100 kV. 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената:  
до  10% при U <100 kV и 
до ± 10 кV при U > 100 kV 
2. Повторяемост на 
анодното 
напрежение U 
1 
Пусково 
изпитван
е 
Отклонение до  2% на 
всяка измерена стойност 
от средната стойност при 
най-малко 3 измервания 
при повторяеми условия  
Отклонение до  5% на 
всяка измерена стойност 
от средната стойност при 
най-малко 3 измервания 
при повторяеми условия 
Измерва се средната 
пикова стойност на 
напрежението по 
неинвазивен метод с уред, 
поставен в лъчевия сноп, 
без допълнителни 
формиращи филтри. 
3. Слой на 
полуотслабване и 
обща филтрация на 
рентгеновото 
лъчение 
1 
Пусково 
изпитван
е 
 
Слоят на полуотслабване в 
алуминий трябва да е най-
малко: 
3,4 mm при U = 110 kV, 
3,8 mm при U = 120 kV, 
4,2 mm при U = 130 kV, 
4,6 mm при U = 140 kV. 
Измерва се при стойност 
на анодното напрежение, 
най-често използвана 
клинично.  
4. Съвпадение на 
светлинната 
индикация с 
равнината на среза 
1 
веднъж 
месечно 
По-добро от 2 mm 
По-добро от 5 mm 
 
5. Точност на 
локализацията на 
равнината на среза 
от топограмата 
1 
Веднъж 
на 6 
месеца 
По-добро от 2 mm 
 
 
6. Стойности на 
хаунсфийлдовите 
числа 
1 
Пусково 
изпитван
е 
Разлика между измерените 
и действителните 
Хаунсфийлдови числа за 
вода до  4 HU  
Разлика между измерените и 
действителните 
Хаунсфийлдови числа за 
вода до  10 HU  
Определя се с водния 
фантом към уредбата