Държавен вестник, бр. 31, 2006 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
2. използващи оптично включване или изключване или ядрена прецесия (протон/
Оверхаузер), имащи „ниво на шума (чувствителност)“, по-ниско (по-добро) от 20 pT
(rms)  на квадратен корен от Hz;
3. използващи fluxgate технология, имащи „ниво на шума (чувствителност)“, по-ниско
(по-добро) от 10 pT (rms)  на квадратен корен от Hz при честота 1 Hz.
Техническа бележка.
В 6A006.а.3 fluxgate технология означава технология за инструменти, използвани да измерват силата
и направлението на земното магнитно поле.
4. „Магнитометри“ с индукционни намотки, имащи „ниво на шума (чувствителност)“, по-
ниско (по-добро) от което и да е от изброените:
a.
0,05 nT (rms )/квадратен корен от Hz при честоти, по-малки от 1 Hz;
b.
1 Ч 10-3 nT (rms )/квадратен корен от Hz при честоти 1 Hz или по-големи, но
ненадхвърлящи 10 Hz; или
c.
1 Ч 10-4 nT (rms )/квадратен корен от Hz при честоти над 10 Hz;
5. „Магнитометри“ с оптични влакна, имащи „ниво на шума (чувствителност)“, по-ниско
(по-добро) от 1 nT (rms )на квадратен корен от Hz;
b.
Подводни сензори, използващи електрическо поле, имащи „ниво на шума
(чувствителност )“, по-ниска (по-добра) от 8 нановолта на метър за квадратен
корен от Hz, когато е измерена при 1 Hz.
c.
„Магнитни градиометри“, както следва:
1.
„Магнитни градиометри“, използващи множествените „магнитометри“, контролирани
от 6A006.а;
2.
„Вътрешни магнитни градиометри“ с оптични влакна, имащи полево „ниво на шума
(чувствителност)“ на магнитния градиент, по-ниско (по-добро) от 0,3 nT/m (rms) на
квадратен корен от Hz;
3.
„Вътрешни магнитни градиометри“, използващи „технологии“, различни от
технологии, използващи оптични влакна, имащи полево „ниво на шума
(чувствителност)“ на магнитния градиент, по-ниско (по-добро) от 0,015 nT/m (rms)
на квадратен корен от Hz;
d.
Компенсационни системи за магнитни или подводни сензори на базата на
електрическо поле, водещи до производителност, равна или по-добра, отколкото
контролираните параметри от 6A006.a, 6A006.b или 6A006.c.
6A007
Измерватели на земното притегляне (гравиметри) и градиометри за земното притегляне, както следва:
ВАЖНО. ВИЖ СЪЩО 6A107
a.
Измерватели на земното притегляне, проектирани или модифицирани за наземно използване, със
статична точност по-малка (по-добра) от 10 мgal.
Бележка.
6A007.а не поставя под контрол наземни гравиметри от кварцов елементен
(Worden) тип.
b.
Измерватели на земното притегляне, проектирани за мобилни платформи, имащи всички изброени
характеристики:
1.
Статична точност, по-малка (по-добра) от 0,7 мgal; или
2.
Точност при работа (оперативна), по-малка (по-добра) от 0,7 мgal, с време на достигане на
стабилно състояние по-малко от 2 минути при всякакво съчетание на обслужващите коригиращи
компенсации и влияние от движение;
c.
Градиометри за земното притегляне.
6A008
Радарни системи, оборудване и модули, имащи някои от изброените по-долу характеристики, и специално
проектирани компоненти за тях:
ВАЖНО. ВИЖ СЪЩО 6A108
Бележка.
6A008 не контролира:
a. РЛС за вторична радиолокация (РВР/SSR);
b. Автомобилни РЛС, предназначени за избягване на катастрофи;
c.
Дисплеи или монитори, използвани за ръководство на въздушното движение (УВД/
ATC), разполагащи с не повече от 12 разрешими елемента на mm;
d. Метеорологични (за времето) РЛС.
a.
Работещи при честоти от 40 GHz до 230 GHz и имащи средна мощност на изход над 100 mW;
b.
Имащи регулираща се ширина на честотната лента над ± 6,25 % от „централната оперативна
честота“;
Техническа бележка.
„Централната оперативна честота“ е равна на половината на сбора от най-високата и най-
ниската определена оперативна честота.
c.
Способни да работят едновременно на повече от две носещи честоти;