Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
1. означението на единицата “m3” трябва да
се показва върху кръговата скала или в непо-
средствена близост до цифровото показание;
2. най-бързо движещият се и визуално чет-
лив градуиран елемент—контролният елемент,
чието скално деление се нарича “проверочно
скално деление”, трябва да се движи непрекъс-
нато; контролният елемент може да е постоя-
нен или временно поставян чрез прибавяне на
разглобяеми части, които не трябва да оказват
съществено влияние върху метрологичните ха-
рактеристики на водомера.
Чл. 253. (1) Дължината на проверочното
скално деление трябва да е не по-малка от 1 mm
и не по-голяма от 5 mm.
(2) Скалата трябва да се състои:
1. от линии с еднаква дебелина, която не
превишава една четвърт от разстоянието меж-
ду осите на две последователни линии и се раз-
личава само по дължина, или
2. от контрастни ленти с постоянна широчи-
на, равна на дължината на скалното деление.
Чл. 254. Показващото устройство при измер-
ване с водомера при номинален разход и с про-
дължителност поне 1999 часа трябва да регис-
трира обем, изразен в кубични метри, без да
преминава през нулата.
Чл. 255. (1) Големината на проверочното
скално деление се определя по формулите:
1 Ч 10n или 2 Ч 10n, или 5 Ч 10n.
(2) При проверка големината на провероч-
ното скално деление трябва да е:
1. достатъчно малка, така че грешката на
измерване да е не по-голяма от 0,5 %, което да
позволява възможна грешка от отчитане не по-
голяма от половината от дължината на най-
малкото скално деление;
2. достатъчно малка, така че при минима-
лен разход изпитването да не отнема повече от
1Ѕ часа.
(3) За да се покаже движението на измерва-
телното устройство, преди това да е видимо от
показващото устройство, се допуска да се при-
бави допълнително устройство (звезда, диск със
сравнителен знак и др.).
Чл. 256. (1) Водомерите могат да са снабде-
ни с устройство за настройване, което да про-
меня зависимостта между показвания обем и
действително преминалия обем.
(2) Водомерите, които използват действие-
то на скоростта на водата върху въртенето на
движещата се част, задължително трябва да
имат допълнително устройство за регулиране.
(3) На входа на водомера трябва да е монти-
ран механичен филтър.
(4) Не се разрешава използване на ускорява-
що устройство за увеличаване скоростта на
водомера при разход под Qmin.
(5) Водомерът за топла вода може да включ-
ва импулсно-генериращо устройство, при усло-
вие че то не въздейства значително върху него-
вите метрологични характеристики.
(6) За да се извърши автоматична проверка
на водомера, се монтират допълнителни уст-
ройства, ако това е указано в удостоверението
за одобрен тип.
Чл. 257. (1) Върху водомерите трябва да е
поставена по четлив и незаличим начин след-
ната информация, отделно или групирана заед-
но, върху корпуса, върху показващата скала или
върху показващата плоча:
1. наименованието или търговската марка
на производителя;
2. типът на водомера;
3. класът на точност и номиналният разход
Qn, изразен в кубични метри за час;
4. годината на производство и индивидуал-
ният сериен номер;
5. една или две стрелки, показващи посоката
на движение на потока;
6. знакът за одобрен тип;
7. максималното работно налягане, изра-
зено в барове, в случаите, когато то превиша-
ва 10 bar;
8. максималната работна температура:
“90 °С” за водомерите за топла вода;
9. буквата “V” или “H” в случаите, когато
водомерът може да работи правилно съответ-
но само във вертикална или в хоризонтална
позиция.
(2) Знаците, които удостоверяват резултати-
те от проверката, се поставят върху основната
част на водомера, обикновено върху корпуса,
така че да са видими, без да е необходимо раз-
глобяване.
Чл. 258. Водомерите трябва да имат защит-
ни устройства, които могат да се запечатват чрез
пломбиране така, че след пломбиране, преди и
след правилно монтирания водомер, да не поз-
воляват разглобяване или промяна на водоме-
ра или на неговото устройство за настройване
без разрушаване на пломбите.
Чл. 259. (1) Максимално допустимата греш-
ка на водомерите за студена вода трябва да е:
1.  ± 5 % в долната зона при Qmin І Q < Qt;
2.  ± 2 % в горната зона при Qt І Q І Qmax.
(2) Максимално допустимата грешка на во-
домерите за топла вода трябва да е:
1.  ± 5 % в долната зона при Qmin І Q < Qt;
2.  ± 3 % в горната зона при Qt І Q І Qmax.
Чл. 260. Класът на точност на водомерите
се определя в зависимост от стойностите на Qmin
и Qt и съгласно таблиците в приложение № 20.
Чл. 261. Водомерите се пускат на пазара и/или
в действие след одобряване на типа и първо-
начална проверка и подлежат на последващи
проверки.
Чл. 262. (1) Броят на водомерите, които тряб-
ва да се изпитат за целите на одобряването на
типа, трябва да e:
1. за водомери за студена вода:
а) десет при номинален разход, Qn , до 5 m3/h;
б) шест при номинален разход, Qn, от 5 m3/h
до 50 m3/h включително;