Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 17

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  17  
на съставящите ги компоненти и е равна на 
аритметичната сума от техните грешки в 
проценти.“
§ 34. Член 166 се отменя.
§ 35. Член 167 се изменя така:
„Чл. 167. (1) Топломерите, пуснати на пазара 
и/или в действие след оценено и удостоверено 
съответствие със съществените изисквания, 
определени по реда на Наредбата за същест­
вените изисквания за оценяване на съответ­
ствието на средствата за измерване, подлежат 
на последващи проверки.
(2) Топломерите, пуснати на пазара 
и/или в действие по реда на § 3 от преходните 
и заключителните разпоредби на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на средства за измерване, 
подлежат на последващи проверки.“
§ 36. Членове 168 – 170 се отменят.
§ 37. Член 171 се изменя така:
„Чл. 171. (1) При първоначална проверка 
на топломери по чл. 167, ал. 2 се установява 
съответствието на топломера с изискванията 
за максималните допустими грешки.
(2) Топломерите и компонентите им се 
проверяват в работни условия, в екстремните 
точки и в точки, намиращи се в средите на 
обхватите на измерване.
(3) Компонентите на делимите или хи­
бридните топломери се монтират в същата 
комплектност, с която са преминали първо­
начална или последваща проверка.
(4) При последваща проверка на топломери 
се установява съответствието на топломера 
с изискванията за максималните допустими 
грешки.
(5) При делими или хибридни топломери 
съответствието по ал. 4 се установява, като се 
сравнява сумата от грешките на компонентите 
с максималните допустими грешки.“
§ 38. Член 172 се отменя. 
§ 39. В чл. 172а се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „комунални цели“ се 
заменят с „битова, търговска употреба и за 
употреба в леката промишленост“.
2. В ал. 3, т. 1 след думите „одобрен тип“ 
се добавя „или съгласно ЕО-сертификата за 
изследване на типа/проекта“.
§ 40. Наименованието на раздел IX се 
изменя така:
„Раздел IX
Апарати за кръвно налягане (сфигмомано­
метри)“.
§ 41. Член 173 се изменя така:
„Чл. 173. (1) Апаратите за кръвно наля­
гане (сфигмоманометри), пуснати на пазара 
и/или в действие след оценено и удостоверено 
съответствие със съществените изисквания, 
определени по реда на ЗМИ и наредбите по 
чл. 18 ЗМИ, подлежат на последващи проверки 
по реда на наредбата, когато се използват в 
медицината за целите на лекарското наблю­
дение, диагностиката и лечението.
(2) Апаратите за кръвно налягане, пуснати 
в употреба по реда на глава четвърта от ЗИ 
до 12 юни 2007 г., подлежат на последващи 
проверки по реда на тази наредба, когато се 
използват за приложенията, определени в ал. 1.
(3) Последващата проверка се извършва за 
установяване на съответствието с максимално 
допустимите грешки съгласно БДС EN 1060.“
§ 42. Членове 174 – 188 се отменят.
§ 43. В чл. 189, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 44. В чл. 191 ал. 2 се отменя.
§ 45. В чл. 195, ал. 2 думите „и вакуумме­
трите“ се заличават.
§ 46. В чл. 198, ал. 2, т. 1 думите „и ваку­
умметри“ се заличават.
§ 47. Раздел XII се отменя.
§ 48. Член 242 се изменя така:
„Чл. 242. (1) Изискванията на този раздел 
се прилагат само към водомери, които работят 
изцяло на механични принципи и използват 
обемни камери с подвижни стени или дейст­
вието на скоростта на водата върху скоростта 
на въртене на подвижна част (радиална или 
аксиална турбина, ротор и др.).
(2) Изискванията на раздела се отнасят 
за първоначална и последваща проверка за 
водомерите по ал. 1.“
§ 49. Членове 244 – 246 се отменят.
§ 50. Член 248 се отменя. 
§ 51. Членове 253 – 256 се отменят.
§ 52. Член 261 се изменя така:
„Чл. 261. (1) Водомерите, пуснати на пазара 
и/или в действие след оценено и удостоверено 
съответствие със съществените изисквания, 
определени по реда на Наредбата за същест­
вените изисквания за оценяване на съответ­
ствието на средствата за измерване, подлежат 
на последващи проверки.
(2) Водомерите, пуснати на пазара и/или 
в действие по реда на § 3 от преходните и 
заключителните разпоредби на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на средства за измерване, 
подлежат на последващи проверки.“
§ 53. Член 262 се изменя така:
„Чл. 262. Водомерите се проверяват инди­
видуално или по такъв начин, че да покажат 
индивидуалните си характеристики.“
§ 54. Член 264 се изменя така:
„Чл. 264. Лабораторията, която извършва 
проверката, трябва да осигури:
1. разширената неопределеност на дейст­
вителния обем да не превишава 1/5 от при­
ложимата максимална допустима грешка при 
първоначална и последващи проверки;
2. неопределеността при измерване на 
налягането да бъде в рамките на ± 5 % от 
измерената стойност;