Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 11

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
(2) Изпитването на метрологичните харак-
теристики на средствата за измерване се про-
вежда по време или след въздействието на вли-
яещата величина в зависимост от условията,
отговарящи на нормалното работно състояние
на средството за измерване.
(3) Средството за измерване се изпитва на
влияние на влажна топлина при установени
условия (без кондензация) или се подлага на
циклично изпитване на влажна топлина (с кон-
дензация) в зависимост от климатичните усло-
вия на околната среда, в които е предназначено
да се използва.
(4) Циклично изпитване на влажна топлина
се извършва, когато кондензацията е влияещ
фактор или когато проникването на водните
пари се ускорява в резултат на дишането, а из-
питване на влажна топлина при установени
условия се извършва, когато влажността без
кондензация е влияещ фактор.
Чл. 14. Измерването на една и съща вели-
чина на различни места или от различни пот-
ребители, когато всички останали условия са
едни и същи, трябва да води до близки резул-
тати от последователните измервания, като
разликата между резултатите от измерване
трябва да е по-малка от максималната допус-
тима грешка.
Чл.15. Измерването на една и съща величи-
на при еднакви условия на измерване трябва да
води до близки резултати от последователните
измервания, като разликата между резултати-
те от измерване трябва да е по-малка от макси-
малната допустима грешка.
Чл. 16. Средството за измерване трябва да
има достатъчна чувствителност, като прагът на
чувствителност трябва да е съобразен с предви-
деното използване.
Чл. 17. Средството за измерване трябва да е
проектирано по такъв начин, че да поддържа
стабилност на метрологичните характеристи-
ки за период от време, определен от производи-
теля, когато се монтира, поддържа и използва
в съответствие с инструкцията на производите-
ля и при условията на околната среда, за които
е предназначено.
Чл. 18. Средството за измерване трябва да е
проектирано по такъв начин, че да се намали
влиянието на всеки дефект, който би довел до
неточен резултат от измерване, освен ако нали-
чието на такъв дефект е явно.
Чл. 19. (1) Средството за измерване не тряб-
ва да има характеристики, които улесняват
възможността за измама при неговото използ-
ване, като възможностите за неправилна не-
умишлена употреба трябва да бъдат сведени до
минимум.
(2) Средството за измерване трябва да бъде
подходящо за предвиденото му използване при
действителните условия на работа и не трябва
да затруднява потребителя да получи точен
резултат от измерване.
(3) Грешките на средство за измерване, из-
ползвано при доставка на електрическа енергия,
газ, топлинна енергия или вода, не трябва да имат
голямо отместване за стойности на разхода или
на тока извън контролирания обхват.
(4) Когато средството за измерване е проек-
тирано да измерва постоянни във времето стой-
ности на дадена величина, то трябва да е нечув-
ствително към малките изменения на тези стой-
ности или да може да открива и показва такива
изменения.
(5) Средството за измерване трябва да има
устойчива конструкция и материалите, от кои-
то е конструирано, трябва да са подходящи за
условията, при които е предназначено да се
използва.
(6) Средството за измерване трябва да е
проектирано по такъв начин, че да позволява
контрол на измервателните му характеристи-
ки след пускане на пазара и пускане в дейст-
вие. Когато е необходимо специално оборуд-
ване или софтуер за контрол, те трябва да
бъдат част от средството за измерване, като
процедурата за контрол се описва в инструк-
цията за експлоатация.
(7) Когато към средството за измерване има
софтуер, който осигурява и други функции ос-
вен измервателните, частта от софтуера, която
е определяща за метрологичните характерис-
тики, трябва да може да се идентифицира и да
не се влияе от него.
Чл. 20. (1) Метрологичните характеристики
на средството за измерване не трябва да се вли-
яят от свързването на друго устройство към него,
от характеристиките на свързаното устройство
или от устройство, което е свързано дистанци-
онно с него.
(2) Всеки механичен или електронен компо-
нент, който е определящ за метрологичните
характеристики, трябва да е конструиран по
такъв начин, че да може да бъде защитен, като
предвидените мерки за защита трябва да дават
доказателство за намеса.
(3) Софтуерът, който е определящ за метро-
логичните характеристики, трябва да се иден-
тифицира като такъв, идентификацията му да
се извършва лесно, да е защитен и да съхранява
доказателство за евентуална намеса.
(4) Данните от измерване, софтуерът по ал. 3
и данните за метрологичните характеристики,
които се съхраняват или предават, трябва да
бъдат защитени срещу случайна или умишле-
на намеса.
(5) Показващото устройство на средствата
за измерване, използвани при доставка на елек-
трическа енергия, газ, топлинна енергия или
вода, не трябва да дават възможност при изпол-
зването им да се настройва показанието за об-
щото доставено количество или за изчислява-
нето му, когато въз основа на него се извършва
плащане.