Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 49

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
рението за одобрен тип трябва да се придружава
от един или повече чертежи, показващи услови-
ята на сглобяване в мястото на употреба;
2. измервателни системи, използвани към
автоцистерни за транспорт и доставка на теч-
ности с вискозитет, по-малък или равен на
20 mPa.s, с изключение на питейни течности,
съхранявани при атмосферно налягане;
3. измервателни системи за втечнени газове
под налягане, използвани към автоцистерни;
4. измервателни системи за приемане на
мляко;
5. измервателни системи, използвани при
автоцистерни.
Чл. 413. (1) Неопределеността на измерва-
не от методите на калибриране на използва-
ните при изпитването работни еталони не
трябва да надвишава една пета от максимал-
но допустимата грешка за изследваната из-
мервателна система.
(2) При изпитването на разходомера се оп-
ределя кривата на грешките като функция на
разхода, като се използва достатъчно голям
брой измервателни точки между минимална-
та и максималната стойност на разхода и ши-
рочината на обхвата на грешките на разходо-
мера в зоната. Разположението на кривата на
грешките по отношение на нулевата линия е
несъществено.
(3) Може да се извърши изпитване и извън
допустимите граници на разхода.
(4) Изпитването се извършва по възможност
при максимална и минимална температура на
течността и при зададените стойности на вис-
козитета, както и за минималното доставено
количество.
(5) С изключение на изпитването за мини-
малното доставено количество изследваният
обем трябва да се избира достатъчно голям, така
че стойността на грешката от скалата на показ-
ващото устройство да не е по-голяма от една
трета от максимално допустимата грешка.
Чл. 414. (1) Ако разходомерът и неговите
допълнителни устройства са от одобрен тип, е
необходимо да се изследва дали характеристи-
ките на разходомера и на измервателната сис-
тема са съвместими в задоволителна степен.
(2) В случай че измервателната система от-
говаря на изискването по ал. 1, не е необходимо
разходомерът да преминава други изпитвания,
при условие че минималното доставено коли-
чество на измервателната система се определя
в съответствие с чл. 286, ал. 2.
(3) Ако характеристиките на разходомера са
несъвместими с характеристиките на измерва-
телната система или ако разходомерът и него-
вите допълнителни устройства не са от одобрен
тип, на изпитване за одобряване на типа се
подлага цялата измервателна система за съот-
ветствие с изискванията на този раздел и с изис-
кванията към разходомери за течности, различ-
ни от вода, и изискванията към допълнителни-
те устройства към тях.
Чл. 415. (1) При изпитване на сепаратора на
въздух или газове трябва да се установи съот-
ветствие с изискванията на чл. 338, 339 и 345.
(2) Когато се използват сепаратори на га-
зове и специални екстрактори на газове, не-
прекъснатото отстраняване на газовете тряб-
ва да се контролира чрез сравняване на резул-
татите от измерването чрез подходящ обемен
разходомер, поставен след сепаратора (спе-
циалния екстрактор), със или без добавяне на
въздух или газ.
(3) Когато се използват специални екстрак-
тори, се изпитва и пълното изпразване на ре-
зервоара при възможност с подходяща течност.
При изпитване на макети или модели по скала,
различна от скалата на действителното оборуд-
ване, трябва да се вземат под внимание методи-
те на подобие, отнасящи се до вискозитета, гра-
витацията и повърхностното налягане.
Чл. 416. Изпитването на измервателни сис-
теми за течни горива включва:
1. изпитване на разходомера, на допълни-
телните устройства и определяне влиянието на
тези устройства (ценообразуващо показващо
устройство, печатащо устройство, устройство
за предварително установяване и др.);
2. изпитване на устройството за отстранява-
не на газове;
3. проверка на постоянството на обема на
маркуча;
4. специален контрол с цел проверка за пра-
вилното движение на ценообразуващото показ-
ващо устройство (неправилно движение може
да се получи при първия компонент на показва-
щото устройство за цена чрез внезапно затва-
ряне на вентила за доставяне на течността).
Чл. 417. (1) Изпитването на измервателни
системи за втечнен газ включва:
1. проверка от чертежите на ефективния
обхват и конструкцията на сепараторите на
газове;
2. изпитване работата на устройството за
отстраняване на газове (регулатор на ниво),
което може да се вгради в сепаратора на газове;
3. проверка на устройството за регулиране
на налягането по чертежите, като при необхо-
димост лабораторията може да изиска и изпит-
ване на даден образец.
(2) При измервателни системи за течни го-
рива и стационарни измервателни системи или
при измервателни системи, използвани към
автоцистерни за измерване на втечнен газ под
налягане, с изключение на криогенните теч-
ности, типът може да се одобри по чертежи и
диаграми, ако те съответстват на изисквания-
та за измервателни системи, използвани при
автоцистерни.
Чл. 418. (1) Първоначалната проверка на
системи за течности, различни от вода, може да
се извърши в един или в два етапа.
(2) Първоначалната проверка се извършва
в един етап, когато системата е изцяло произ-
ведена от един производител, може да се тран-